BUHAR-DAMITMA METODU İLE AMONYUM VE NİTRAT TAYİNİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
BUHAR-DAMITMA METODU İLE AMONYUM VE NİTRAT TAYİNİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Yazar: Sağlam, M. Turgut
Dergi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 7 No. 2, 2010

ÖZETBu araştırmanın gayesi: buhar:damıtma metodukuUanılarak amonyum ve nitrat azotunu tayin etmektır,Bu maksatla, orijinal buhar-damıtma dhazır:ıa benzerve aynı prensibe dayanan bir buhar-damıtma, cihazıyapılmış ve ne ölçüde çalıştığı araştırılmıştır. Öteyandan, nitratn amonyağa indirgen.mesinde demir sülfatınkullanılma imkanları qenem-eye alınmıştır.Kurulan cihaz yardımıyla yapılan analizlerde, sistemeilave-edilen amonyum azotunun % 92.7-99.8 oranındageri alınabildiği tesbit edilmiştir. İlave edil~1tamohyum azotu ile geri alınan amonyum azot:u arasındakikorrelasyon katsayısı 0.99 olarak önemli bulunmuştur.Buna karşılık, ilave edilen nitrat azotunun tamolarak geri alınamadığı ve ilave edilen nitrat azotununmiktarı arttıkça, geri alınan miktarların azaldığı gö~rülmüştür. Bu durum, Devarda alloy yerine nitratın in- _dirgenmesi için kullanılan demir sülfatın başarısızlığınaatfe.dilmiştir. indirgeyici olarak demir sülfat kullanılmasıhalinde, nitrat azotu tam olarak amonyağa çevrilememekteve 5-10 ppm den daha fazla: nitrat azotumevcudiyetinde~ hatalı sonuçlar elde f'!dilmektedir. Buhusw;, literatürde verilenler He uygunFuk halinde değildir.Toprak örnegi kullanılarak yapılan analizlerde,amonyum azotu için başarılı sonuçlar elde edilmiş vetopraktaki değişebilir amonyumun doğru olarak tayinedilebileceği sonucuna varılmıştır. Toprakta mevcutnitrat azotunun tayininde, yine benzer zorlukların m~1)&middot;cut olduğu tesbit edilrr;ı.iş ve 5-10 ppm den daha fazlanitrat azotunun tam olarak tayin edilemeyeceği anlaşılmıştır.Bu tip bir cihaz kolaylıkla yapılabilmektedir~ Me&middot;todun uyuuZanması ise, son derece basit ve hızlıdır.Günde en az 50 örneğin amonyum ve nitrat azotunu tayinetmek imkan dahilindedir.SUMMARYAn Investigatlon on Determination of Ammonium and Nitrateby Steam&middot;pistillation MethodThe purpose of this experimentis to determine ammoniumand nltrate nitrogen by using steam&middot;distiltation apparatus which isbased on the same principle andsimilar to original was designed.The check up of this apparatus wasinvestigated. On the other hand,posslbilities of reductron of nltrateto ammonia by ferrous sulfatewas tested.lt was found that recovery ofammonium nitrogen added to thesystem waş 92.7-99.8 % by thedeslgned apparatus. Correlationcoefficient that is 0.99 between addedammonlum nitrogen and rocoVerywas found to be significantstatistically. Whereas nitrate nitrogenadded to the system was notfully recovered. Recevery of nitratenıtrogen is deereased with increments of added nitrate nitrogenThe phenomenon has been attri&middot;buted to inefficiency of ferrous sulfateused for reduction of nitrateInstead of Devarda alloy- Whenferrous suJfate iS used for reducti&ocirc;ri of nitrate, nitrata- niUagen touldnot be canverted to ammonia.For this reason. the solutions containingmore than 5-10 ppm. nitratenitrogen have giverl erroneousresults. These findings are notin accordance with literature.Analyses of soil samples haveshown that exchangeable 'ammoniumnitrogen courd be determinedby this method successfully. Determinatianof nitrate nitrogen insalı has given similar difficulties.According to the results obtainedby this experiment. ıt ıs not possibleto determine nitrate nitrogeneompletely in soils which containmore than 5-10 ppm nitrate nit rogen.This kind of apparatus can beassembled simply. On the otherhand, applic-ation of the method isvery simple and fast.lt is at leastpossible to analyse ammoniumand nitrate nitrogen of 50 samplesper day.

ÖZETBu araştırmanın gayesi: buhar:damıtma metodukuUanılarak amonyum ve nitrat azotunu tayin etmektır,Bu maksatla, orijinal buhar-damıtma dhazır:ıa benzerve aynı prensibe dayanan bir buhar-damıtma, cihazıyapılmış ve ne ölçüde çalıştığı araştırılmıştır. Öteyandan, nitratn amonyağa indirgen.mesinde demir sülfatınkullanılma imkanları qenem-eye alınmıştır.Kurulan cihaz yardımıyla yapılan analizlerde, sistemeilave-edilen amonyum azotunun % 92.7-99.8 oranındageri alınabildiği tesbit edilmiştir. İlave edil~1tamohyum azotu ile geri alınan amonyum azot:u arasındakikorrelasyon katsayısı 0.99 olarak önemli bulunmuştur.Buna karşılık, ilave edilen nitrat azotunun tamolarak geri alınamadığı ve ilave edilen nitrat azotununmiktarı arttıkça, geri alınan miktarların azaldığı gö~rülmüştür. Bu durum, Devarda alloy yerine nitratın in- _dirgenmesi için kullanılan demir sülfatın başarısızlığınaatfe.dilmiştir. indirgeyici olarak demir sülfat kullanılmasıhalinde, nitrat azotu tam olarak amonyağa çevrilememekteve 5-10 ppm den daha fazla: nitrat azotumevcudiyetinde~ hatalı sonuçlar elde f'!dilmektedir. Buhusw;, literatürde verilenler He uygunFuk halinde değildir.Toprak örnegi kullanılarak yapılan analizlerde,amonyum azotu için başarılı sonuçlar elde edilmiş vetopraktaki değişebilir amonyumun doğru olarak tayinedilebileceği sonucuna varılmıştır. Toprakta mevcutnitrat azotunun tayininde, yine benzer zorlukların m~1)&middot;cut olduğu tesbit edilrr;ı.iş ve 5-10 ppm den daha fazlanitrat azotunun tam olarak tayin edilemeyeceği anlaşılmıştır.Bu tip bir cihaz kolaylıkla yapılabilmektedir~ Me&middot;todun uyuuZanması ise, son derece basit ve hızlıdır.Günde en az 50 örneğin amonyum ve nitrat azotunu tayinetmek imkan dahilindedir.SUMMARYAn Investigatlon on Determination of Ammonium and Nitrateby Steam&middot;pistillation MethodThe purpose of this experimentis to determine ammoniumand nltrate nitrogen by using steam&middot;distiltation apparatus which isbased on the same principle andsimilar to original was designed.The check up of this apparatus wasinvestigated. On the other hand,posslbilities of reductron of nltrateto ammonia by ferrous sulfatewas tested.lt was found that recovery ofammonium nitrogen added to thesystem waş 92.7-99.8 % by thedeslgned apparatus. Correlationcoefficient that is 0.99 between addedammonlum nitrogen and rocoVerywas found to be significantstatistically. Whereas nitrate nitrogenadded to the system was notfully recovered. Recevery of nitratenıtrogen is deereased with increments of added nitrate nitrogenThe phenomenon has been attri&middot;buted to inefficiency of ferrous sulfateused for reduction of nitrateInstead of Devarda alloy- Whenferrous suJfate iS used for reducti&ocirc;ri of nitrate, nitrata- niUagen touldnot be canverted to ammonia.For this reason. the solutions containingmore than 5-10 ppm. nitratenitrogen have giverl erroneousresults. These findings are notin accordance with literature.Analyses of soil samples haveshown that exchangeable 'ammoniumnitrogen courd be determinedby this method successfully. Determinatianof nitrate nitrogen insalı has given similar difficulties.According to the results obtainedby this experiment. ıt ıs not possibleto determine nitrate nitrogeneompletely in soils which containmore than 5-10 ppm nitrate nit rogen.This kind of apparatus can beassembled simply. On the otherhand, applic-ation of the method isvery simple and fast.lt is at leastpossible to analyse ammoniumand nitrate nitrogen of 50 samplesper day.