Farklı preparasyon genişliklerinde iki elektronik apeks bulucu cihazın doğruluğunun değerlendirilmesi
Evaluation of the accuracy of two electronic apex locator devices at different preparation sizes
Yazar: Demir, Ecehan; Sağlam, Baran; Koçak, Sibel; Koçak, Mustafa; Aktemur Türker, Sevinç
Dergi: Acta Odontologica Turcica, Vol. 32 No. 2, 2014
Anahtar kelimeler: Health Care Administration ; Sağlık Kurumları Yönetimi ; Diş apeksi,endodonti,kök kanalını hazırlama ; Endodontics,root canal preparation,tooth apex

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı iki farklı apeks bulucu cihazın farklı preparasyon çaplarındaki doğruluğunun karşılaştırılmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma için çekilmiş 14 adet insan alt keser dişi kullanıldı. Dişlerin kronları mine-sement birleşiminden kesilerek uzaklaştırıldı. Kök kanalı içerisinde 10 numaralı bir K-tipi eğe apikalden görülünceye kadar ilerletildi ve elde edilen boy bir kumpas yardımıyla ölçüldü. Gerçek çalışma boyu için bu ölçümden 0.5 mm çıkarıldı ve kaydedildi. Dişler periodonsiyumu taklit etmek amacıyla aljinat içerisine gömüldü. Propex II ve Root ZX mini elektronik apeks bulucu cihaz ile ilk ölçümler (preparasyon öncesi) yapıldı ve kaydedildi. Daha sonra dişler ProTaper döner eğe sistemi ile F1 çapına kadar genişletildi. Elektonik apeks bulucu cihazlar ile tekrar ölçüm yapıldı. Son olarak kök kanalları F3 çapına kadar genişletildi ve çalışma boyları cihazlar ile bir kez daha ölçüldü. Elde edilen bütün apeks bulucu cihaz verilerinin gerçek boylarla olan farkları hesaplandı. Gerçek boy ile preparasyon öncesi değerler ve sonrası değerler farkları hem elektronik apeks bulucu cihazlar için kendi içerinde ve hem de birbirleriyle t-testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. BULGULAR: Preparasyon öncesi ve diğer iki preparasyon çaplarında, Propex II ve Root ZX Mini elektronik apeks bulucu cihazlar arasında ve kendi içlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0.01).SONUÇ: Propex II ve Root ZX mini elektronik apeks bulucu cihazların kök kanal tedavisi başlangıcında ve farklı preparasyon çaplarında birbirleri ile uyumlu sonuçlar verdiği görüldü.

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the accuracy of two electronic apex locator devices after root canal preparation at different sizes.MATERIALS AND METHOD: Fourteen extracted mandibular incisors were used in this study. Crowns were removed at the cementoenamel junction. The actual canal length was determined by introducing a size 10 K-file into the canal until the file tip became visible at the apical foramen and then subtracting0.5 mm from the measured length. The teeth were embedded in alginate model. Initial (pre-operative) root canal length measurements were performed by using Propex II and Root ZX mini electronic apex locators. Then, the root canals were prepared by using ProTaper rotary system to size F1. Working lengths were measured again by using the two electronic apex locators. Finally, the root canals were prepared to size F3 and the working lengths were measured once more by using the same devices. Differences between the actual working length values and the electronic apex locator values (initial values and values obtained after F1 and F3 preparation sizes) were calculated and compared statistically using t-test. Comparisons were done both between the two devices and within each device.RESULTS: No statisticall significant difference was found between and within the readings of the Propex II and Root ZX mini electronic apex locator devices for measurements performed at the different stages (p>0.01)CONCLUSION: Propex II and Root ZX Mini electronic apex locator devices exhibited comparable results at the beginning of the root canal treatment and at different preparation sizes.