ELYAF İNCELİĞİ ÖLÇÜMÜNDE MİKROPROJEKSİYON VE AİR- FLOW ALETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
ELYAF İNCELİĞİ ÖLÇÜMÜNDE MİKROPROJEKSİYON VE AİR- FLOW ALETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Yazar: Tellioğlu, Saip; Emsen, Hakkı
Dergi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 8 No. 1, 2010

ÖZETBu çalışma bö}ümömüz yapağı laboratuvannda, elyafinceIikleriniölçmede kullanılan mikroprojeksiyon ve air-now aletlerini kullanmaksuretiyle elde edilen lal incelik ortalama değerleri için sarf edilen zamanı(dakika olarak) tesbit maksadıyla yapılmıştır.Conditiomng room (Rh=% 65&plusmn;2 ve sıcaklık 2l oC &plusmn;2 olan oda)koşuııannda, 50 yapağı preparatı nrlkroprojeksiyon ~e laboratuvardada deıişik nisbi rutubet (&b) ve sıcaklık fC) derecelerinde, air-flow ileayn ayn ölçüldükIerinde, kıl incelik ortalma de~erleri arasındaönemliolmayan bir farkın bulunduğu vecölçüm süresi bakımından air-flow'undaha kUllanışlı olduğu saptanmıştır. Air-flow ile elde edilen ortalmadeğer aletin diizeltme katsayılan ile düzeltildikten s.onra gerçek ortalama-değer elde edilmiştir.Bu araştırma neticesinde, air-flow -alet.inin, }apağıda tecanüsü dikkatealmayan müesseselerde, mikroprojeksiyonun ise bilimsel araştıımayapan kuruluşlarda kuUanılabileceği önerilir.SUMMMARYTHE PROPERTIES OF AIRFLOW And MICROPROJECTIONIN MEASURING FİIBER FINENESSThis recearch has been carried outin order to find out the difference betweenthe avarage finess values measuredby air- flow and misoroprojection,.The material used in this research ha sbeen taken from the mid side of the SOewes, agjng are years old and healyısheep raisedin Atatürk üniversity Farm.The difference between the avaragefineness values was detennined by statsticalmethods,When the fineness measurementsobtained by microprojection and airflowwere conpareCl the avarage fiberfineness values were determined as 22,362 micron by microprojection and22,142 micron by ait flo,w.The 0,22 micron differenee foundbetween ayarage fineness va1uses was5% insgnificantThe measurment period for fiberımeness;The measurement of 100 fibers wastaken 5 minutes by microprojection butthe ayarage fineneess va1ues of 2,5grcombed and scoured, wool was made in3 minutes.Becous of the abouve mentionedproperties, .air-flow have to bi used intehe woolen rnanifacturing laboratoriesthat does not care for uniformity andmicroproction must beused in tne organizationswhere the-scientifis researchiesaredone.

ÖZETBu çalışma bö}ümömüz yapağı laboratuvannda, elyafinceIikleriniölçmede kullanılan mikroprojeksiyon ve air-now aletlerini kullanmaksuretiyle elde edilen lal incelik ortalama değerleri için sarf edilen zamanı(dakika olarak) tesbit maksadıyla yapılmıştır.Conditiomng room (Rh=% 65&plusmn;2 ve sıcaklık 2l oC &plusmn;2 olan oda)koşuııannda, 50 yapağı preparatı nrlkroprojeksiyon ~e laboratuvardada deıişik nisbi rutubet (&b) ve sıcaklık fC) derecelerinde, air-flow ileayn ayn ölçüldükIerinde, kıl incelik ortalma de~erleri arasındaönemliolmayan bir farkın bulunduğu vecölçüm süresi bakımından air-flow'undaha kUllanışlı olduğu saptanmıştır. Air-flow ile elde edilen ortalmadeğer aletin diizeltme katsayılan ile düzeltildikten s.onra gerçek ortalama-değer elde edilmiştir.Bu araştırma neticesinde, air-flow -alet.inin, }apağıda tecanüsü dikkatealmayan müesseselerde, mikroprojeksiyonun ise bilimsel araştıımayapan kuruluşlarda kuUanılabileceği önerilir.SUMMMARYTHE PROPERTIES OF AIRFLOW And MICROPROJECTIONIN MEASURING FİIBER FINENESSThis recearch has been carried outin order to find out the difference betweenthe avarage finess values measuredby air- flow and misoroprojection,.The material used in this research ha sbeen taken from the mid side of the SOewes, agjng are years old and healyısheep raisedin Atatürk üniversity Farm.The difference between the avaragefineness values was detennined by statsticalmethods,When the fineness measurementsobtained by microprojection and airflowwere conpareCl the avarage fiberfineness values were determined as 22,362 micron by microprojection and22,142 micron by ait flo,w.The 0,22 micron differenee foundbetween ayarage fineness va1uses was5% insgnificantThe measurment period for fiberımeness;The measurement of 100 fibers wastaken 5 minutes by microprojection butthe ayarage fineneess va1ues of 2,5grcombed and scoured, wool was made in3 minutes.Becous of the abouve mentionedproperties, .air-flow have to bi used intehe woolen rnanifacturing laboratoriesthat does not care for uniformity andmicroproction must beused in tne organizationswhere the-scientifis researchiesaredone.