KANAL TEDAVİLERİNDE UYGULANABİLEN ÜÇ FARKLI LASER SİSTEMLERİNİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMALI ARAŞTIRILMASI-COMPARISONS OF THE EFFECT OF 3 DIFFERENT LASERS OF ROOT CANAL PREPARATION
KANAL TEDAVİLERİNDE UYGULANABİLEN ÜÇ FARKLI LASER SİSTEMLERİNİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMALI ARAŞTIRILMASI-COMPARISONS OF THE EFFECT OF 3 DIFFERENT LASERS OF ROOT CANAL PREPARATION
Yazar: Önal, Banu
Dergi: Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, Vol. 25 No. 4, 2012

Anahtar sözcükler: Endodonti,Laserin diş dokulanna etkisi birçok araştırmacılar tarafından İncelenmiştir. Nd: YAG ve C02-laserleriLaser, in vitro, Nd: YAG-Laser, C02-Laser, Excimer-Laser, Kanal Tedavisi, Temparatür Ölçümleri, S.E.M. dental piyasada satışa çıkarılmış, Excimer-Laser ise henüz sadece tıp dallarında rutin olarak kullanılmaktadır. Bu üç farklı laser tipinin diş dokularındaki etkileri farklıdır. Nd: YAG ve C02-laserleri dokuyu buhar&icirc;aştırarak yok edebilirler. Excimer-Laserdokuda fotablasyon etkisiyle madde kaybına yol açar ki, bu olay diğerlerinin tersine termik bir reaksiyon değildir. Excimer-Laserbir gaz laseri olup  ışınlan kuvars fiberler (lifler) ile yönlendirilebilir. Işınlar sulu ortamda absorbeedilebildiğinden, bu tip laserle sulu ortamda çalışılabilir. Excimer-Laserile yapılan kanal genişletmelerinde meydana gelen temparatür ölçüldü ve değerlendirildi. Excimer-Laserin ışınlarımn meydana getirdiği ısının önemsenmeyecek kadar az olduğu saptandı. Temparatür diferans ortalamaları; Nd: YAG-La-serde 11,66&deg;C; C02-Laserde 5,68&deg;C ve Excimer-Laserde0,3&deg;C'dir. Her üç grubun aralarındaki farklar anlamlıdır (p<0.05; Mann Whitney-U-Test).Scanningelektronmikroskopik incelemelerde sadece Excimer-Laser ile ger çekleştirilen kanal genişletmelerinde pulpa dokusunun tüm olarak ortadan kaldırıldığı, dentin kanallarının açık olduğu, smeartabakasının görülmediği ve termik İritasyonlann meydana gelmediği izlendi. Key words: Endodontics- Laser - Nd: YAG  â–  Laser - in vitro - Root Canal Preparation - Temperature Measurement -S.E.M. &deg;C, C02 Laser 5,68 &deg;C and Excimer-Laser 0,3&deg;C. According to the Mann Whitney -U- Test the differences are significant (p<0.05). &icirc;t was observed high temperature rises by the radiation with infrared lasers (Nd: YAG and C02-Laserj. Radiation from an Excimer-Laser caused only slight temperature differences. The averages of the temperature increases are: Nd: YAG-Laser, 11,66&icirc;t was observed high temperature rises by the radiation with infrared lasers (Nd: YAG and C02-Laserj. Radiation from an Excimer-Laser caused only slight temperature differences. The averages of the temperature increases are: Nd: YAG-Laser, 11,66&deg;C, C02 Laser 5,68 &deg;C and Excimer-Laser 0,3&deg;C. According to the Mann Whitney -U- Test the differences are significant (p<0.05). 

Anahtar sözcükler: Endodonti,Laserin diş dokulanna etkisi birçok araştırmacılar tarafından İncelenmiştir. Nd: YAG ve C02-laserleriLaser, in vitro, Nd: YAG-Laser, C02-Laser, Excimer-Laser, Kanal Tedavisi, Temparatür Ölçümleri, S.E.M. dental piyasada satışa çıkarılmış, Excimer-Laser ise henüz sadece tıp dallarında rutin olarak kullanılmaktadır. Bu üç farklı laser tipinin diş dokularındaki etkileri farklıdır. Nd: YAG ve C02-laserleri dokuyu buhar&icirc;aştırarak yok edebilirler. Excimer-Laserdokuda fotablasyon etkisiyle madde kaybına yol açar ki, bu olay diğerlerinin tersine termik bir reaksiyon değildir. Excimer-Laserbir gaz laseri olup  ışınlan kuvars fiberler (lifler) ile yönlendirilebilir. Işınlar sulu ortamda absorbeedilebildiğinden, bu tip laserle sulu ortamda çalışılabilir. Excimer-Laserile yapılan kanal genişletmelerinde meydana gelen temparatür ölçüldü ve değerlendirildi. Excimer-Laserin ışınlarımn meydana getirdiği ısının önemsenmeyecek kadar az olduğu saptandı. Temparatür diferans ortalamaları; Nd: YAG-La-serde 11,66&deg;C; C02-Laserde 5,68&deg;C ve Excimer-Laserde0,3&deg;C'dir. Her üç grubun aralarındaki farklar anlamlıdır (p<0.05; Mann Whitney-U-Test).Scanningelektronmikroskopik incelemelerde sadece Excimer-Laser ile ger çekleştirilen kanal genişletmelerinde pulpa dokusunun tüm olarak ortadan kaldırıldığı, dentin kanallarının açık olduğu, smeartabakasının görülmediği ve termik İritasyonlann meydana gelmediği izlendi. Key words: Endodontics- Laser - Nd: YAG  â–  Laser - in vitro - Root Canal Preparation - Temperature Measurement -S.E.M. &deg;C, C02 Laser 5,68 &deg;C and Excimer-Laser 0,3&deg;C. According to the Mann Whitney -U- Test the differences are significant (p<0.05). &icirc;t was observed high temperature rises by the radiation with infrared lasers (Nd: YAG and C02-Laserj. Radiation from an Excimer-Laser caused only slight temperature differences. The averages of the temperature increases are: Nd: YAG-Laser, 11,66&icirc;t was observed high temperature rises by the radiation with infrared lasers (Nd: YAG and C02-Laserj. Radiation from an Excimer-Laser caused only slight temperature differences. The averages of the temperature increases are: Nd: YAG-Laser, 11,66&deg;C, C02 Laser 5,68 &deg;C and Excimer-Laser 0,3&deg;C. According to the Mann Whitney -U- Test the differences are significant (p<0.05).