İki farklı tip tahribatsız portatif klorofil metre kullanarak Artvin’de yayılış gösteren sapsız meşede (Quercus, Fagaceae) klorofil tahmini
Estimation of chlorophyll in sessile oak (Quercus, Fagaceae) naturally distributed in Artvin province using two different types of non-destructive portable chlorophyll meter
Yazar: Demiralay, Mehmet; Sadıklar, Murat Sabri; Tilki, Fahrettin
Dergi: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Vol. 20 No. 1, 2018
Anahtar kelimeler: Aseton,CCM-300,Klorofil floresans,Sapsız meşe,SPAD-502Plus ; Acetone,CCM-300,Chlorophyll fluorescence,Sessile oak,SPAD-502Plus

Bu çalışmada, SPAD-502Plus ve CCM-300 adlı optik klorofiliçerik ölçer cihazlarından elde edilen klorofil içerik değerleri ile %80 asetonile klorofil ekstraksiyon metodundan elde edilen klorofil içerik değerleriarasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışma, sapsız meşenin, Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.subsp. iberica (Steven ex Bieb.)Krassiln. alt türü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Rakımı 889 m olan öncedenbelirlenmiş bir alandan benzer özelliklere sahip 11 ağaç seçilmiş, sağlıklıtoplam 44 yaprak üzerinde ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapraklara ait SPAD,CFR (klorofil floresans) değerleri ve %80 aseton ile klorofil ekstraksiyonudevamında yapılan spektrofotometrik okumalar sonucunda elde edilen bulgularayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ölçümler sonucunda, her üç ölçüm tipi (SPAD, CFRve %80 aseton metodu) sonuçlarının kuvvetli ilişki sergilediği tespitedilmiştir. Elde edilen SPAD ve CFR değerlerinin %80 aseton ile ekstraksiyonmetodundan elde edilen verilere dönüştürülmesi amacıyla regresyon analizleriile çeşitli eşitlikler oluşturulmuştur. Bu eşitlikler kullanılarak, SPAD ve CFRdeğerlerinin, kimyasal metodla tespit edilmiş klorofil içerik değerlerinedönüşümü mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, bu meşe türü için, birim alanbaşına yaprak toplam klorofil konsantrasyonu, SPAD (R2=0.9367) veCFR (R2 = 0.8702) okumaları arasındaki ilişkinin, taze ağırlıkbaşına yaprak toplam klorofil konsantrasyonuna göre (SPAD (R2 =0.8264) ve CFR (R2 = 0.7847)) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.Bu sonuçlara göre, bu optik cihazları kullanarak, tercihen birim alan başına(mg cm-2), yaprak toplam klorofil içeriği çok kısa sürede vekolaylıkla yapraklara zarar vermeden belirlenebilir.

In thisstudy, it was aimed to determine the relationship between the chlorophyllcontent values obtained from SPAD-502Plus and CCM-300 optical chlorophyllcontent meters and the chlorophyll content values obtained from the chlorophyllextraction method using 80% acetone. This study was carried out on a subspeciesof the sessile oak (Quercus petraea(Mattuschka) Liebl. subsp. iberica(Steven ex Bieb.) Krassiln.). 11 trees with similar characteristics were selected from a predefinedarea with an altitude of 889 m and measurements were made on a total of 44healthy leaves. The leaf SPAD values, CFR (chlorophyll fluorescence) values and the results obtainedfrom the spectrophotometric readings of the chlorophyll extraction with 80%acetone were evaluated separately. As a result of themeasurements, it was determined that the results of all three measurement types(SPAD, CFR and 80% acetone method) showed a strong correlation. Various equations were formed by regressionanalyses in order to convert the obtained SPAD and CFR values to the valuesobtained from the 80% acetone method. Using these equations, it is possible to convert SPAD and CFR values intochlorophyll content values determined by chemical method. In this study,for this type of oak, the relationship between the leaf total chlorophyllconcentration per unit area and SPAD (R2 = 0.9367) and CFR (R2= 0.8702)  readings was found higher thanthe leaf total chlorophyll concentration per fresh weight (SPAD (R2= 0.8264) and CFR (R2 = 0.7847)). According to these results, by using these optical devices,preferably per unit area (mg cm-2), the leaf total chlorophyll contentcan be determined in a very short time and easily without damaging the leaves.