Glikoz tespitinde nanoteknolojik tabanlı bir biyosensör önerisi
A nanotechnological based biosensor suggestion in glycose detection
Yazar: TUĞBA DİLEK
Danışman: PROF. DR. KEMAL AKKILIÇ
Dicle Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2024
Konu: Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Özet:
Biyosensör teknolojisi incelendiğinde nanoteknolojiden etkilendiği görülmektedir. Bu
çalışmanın amacı bu karışıma benzer kararlı yüksek hassasiyetli bir biyosensörün kendi
laboratuvar koşullarında gerçekleştirebilmek ve literatüre kazandırabilmektir. Bizde
çalışmamızda elektrik sinyallerinin daha kararlı olması için, enzimlerin yüzeye homojen
dağılımları için çapraz bağlanma yöntemini tercih ettik. Alınan sinyal ölçümlerinin standart
olması ve enzimlerin yüzeye homojen dağılımının sağlanması için reaktif maddeler olarak
gelatin, glutaraldehit çözeltileri ile eser miktarda ferrosiyanür kullanıldı. Bu karışım ilk önce
Voltametrrik teste tabi tutularak artan şeker konsantrasyonuna hassasiyeti gözlemlendi. Şeker
ölçümleri için uygun bir karışım olduğu tespit edilerek test şeritleri ve elektrotları hazırlandı.
Test çubukları serigrafi tekniğiyle hazırlanan kalıplar üzerinden plastik tabaka üzerine iletken
grafit boyalar ile hazırlandı. İletken mürekkep (Bare Conductive Paint) hazırlanan kalıp
vasıtası ile PVC kâğıt üzerine serigrafi tekniği ile Grafit tabanlı elektrotlar oluşturuldu.
Elektrotların ortalama Direnci 17-20 kilohm civarında ölçüldü. Hazırlanan test şeritleri
üzerindeki elektrotlar üzerine mikropipet ile damlatıldı. Deneylerde kullanılan standart şeker
çözeltileri D (+) glikozun fosfat tamponunda hazırlandı. Standartlar 50mg/dL ile 600 mg/dL
arasında 50 şer artırımlı şekilde hazırlandı. Ölçümlemelerde amperometrik yöntem
kullanılmıştır. Yapılan ölçümlemelerde kendi hazırladığımız ve ticari olarak satılan test
şeritleri kullanılarak ölçümler kıyaslandı. Yapılan ölçümlemelerde artan şeker konsantrasyonu
ile doğrusal bir korelasyon gözlendi. Kan şekeri ölçümlemelerinde alternatif bir biyosensör
özelliği kanıtlanmış oldu.

Anahtar Kelimeler: Glikoz, Test Stiribi, Biyosensör, Amperometrik Ölçüm, Voltametri

Abstract:
When biosensor technology is examined. The aim of this study is to develop a stable, highsensitivity biosensor similar to this mixture under laboratory conditions and introduce it to the
literature. In our study, we preferred the cross-linking method for more stable electrical signals
and for homogeneous distribution of enzymes on the surface. Gelatin, glutaraldehyde solutions
and trace amounts of ferrocyanide were used as reagents to standardize the signal
measurements and ensure homogeneous distribution of the enzymes on the surface. This
mixture was first subjected to Voltametric testing to observe its sensitivity to increasing sugar
concentration. It was determined that it was a suitable mixture for sugar measurements and
test strips and electrodes were prepared. Test rods were prepared with conductive graphite
paints on a plastic layer using molds prepared with the screen printing technique. Graphitebased electrodes were created by screen printing technique on PVC paper, using a mold
prepared with bare conductive paint. The average Resistance of the electrodes was measured
around 17-20 kilohms. It was dropped onto the electrodes on the prepared test strips with a
micropipette. Standard sugar solutions used in the experiments were prepared in phosphate
buffer of D (+) glucose. Standards were prepared in 50 increments between 50mg/dL and 600
mg/dL. Amperometric method was used in measurements. The measurements were compared
using test strips that we prepared ourselves and commercially available test strips. A linear
correlation was observed with increasing sugar concentration in the measurements. An
alternative biosensor feature has been proven in blood sugar measurements.

Keywords: Glucose, Test Stirrup, Biyosensor, Amperometric Measurement, Voltammetry