Radyoterapide kullanılan tedavi planlama sistemi için bağımsız "monitor unit" doğrulaması
Independent monitor unit verification for treatment planning system used in radiotherapy
Yazar: YILMAZ BİLEK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NINA TUNÇEL
Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2015
Konu: Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Onkoloji = Oncology

Özet:
Hasta bazlı kalite kontrol yöntemlerinden biri bağımsız MU doğrulamasıdır.
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik ABD'ında yapılan bu çalışmada CMS XIO
tedavi planlama sisteminde bulunan "XIO Standalone" bağımsız MU doğrulama
yazılımının kabul testleri yapılarak klinikte hasta bazlı kalite kontrol için kullanılması
amaçlandı. Kabul testlerinde kare açık, asimetrik açık ve kama filtreli kare alanlar için
TPS'ten hesaplanan doz, IBA marka blue phantom2 su fantomunda ölçülüp "XIO
Standalone" bağımsız MU doğrulama yazılımı ile hesaplandı. "XIO Standalone"
kullanılarak hesaplanan dozun ölçüm ve TPS ile uyumlu olduğu görüldü. Daha sonra
IBA I'mrt fantomunda 6 ve 15 MV foton enerjili altı alanlı konformal plan yapıldı. Bu
planlar için "XIO Standalone" kullanılarak demet başına doz hesaplandı. Planın her
demeti için I'mRT fantom ve FC65-P iyon odası kullanılarak ölçüm yapıldı. Tedavi
masasının altında kalan demetlerde "XIO Standalone" ile TPS'te hesaplanan dozların
ölçümden elde edilen dozlara göre farkları yüksek bulundu. Bu farkı ortadan kaldırmak
için CMS Monaco konturlama sisteminde bulunan iBeam evo hazır masa modeli plana
eklendi. Masa bileşenlerinin elektron yoğunluk değerleri sisteme girildi. XIO TPS'in
masayı hesaplamaya katması için masa dış kontura dahil edildi. Aynı MU'lar ile TPS'te
yeniden hesaplama yapıldı. Daha sonra "XIO Standalone" ile MU doğrulaması yapıldı.
Masa eklendikten sonra TPS'te hesaplanan dozlar ile ölçümden elde edilen dozlar
uyumlu bulundu. Ancak "XIO Standalone" yazılımının hesaplama ortamını su olarak
kabul etmesi nedeniyle MU doğrulamasının ölçüme göre farkı tolerans dışında bulundu.
Bu sorun için çözüm önerisi üretildi ve klinik kullanım için aksiyon seviyeleri
belirlendi.

Abstract:
Independent MU verification is one of the methods for patient based quality
control. This study was carried out at the Akdeniz University Faculty
of Science Department of Physics and was aimed to perform acceptance and
commissioning "XIO Standalone" independent MU verification software in CMS XIO
TPS. For acceptance tests the square open fields, asymmetric open fields and wedged
filter fields was created in the TPS. Than the calculated dose from "XIO Standalone"
was compared with obtained dose from TPS and measured dose by IBA blue phantom2
water phantom. The calculated dose from "XIO Standalone" was comparable with
measured dose and calculated dose from TPS. Later, six-field conformal plans were
generated for 6 and 15 MV photon beams for IBA I'mRT phantom. The dose was
calculated for each beam in "XIO Standalone". The dose of each beam was measured
by FC65-P ion chamber and I'mRT phantom. The calculated dose from "XIO
Standalone" didn't accordance with measured dose and calculated dose from TPS for
beams that located under the treatment table. The iBeam Evo ready model table top was
added in a created plan to eliminate this difference. The electron density value of table
top compositions was entered into the system. Table top was included to outer contour
for calculation in XIO. Recalculation was made with same MU in TPS. Then MU
verification was made in "XIO Standalone" again. The measured doses and calculated
doses from TPS were consistent after the table was added in the system. However,
"XIO Standalone" according to measurement dose difference increased because
Standalone hasn't inhomogeneity correction. The solution to this problem has been
produced and the action levels were determined for clinical use.