Normal işiten bireylerde kontralateral supresyon testinin uyaran türü ve süresi cinsinden standardizasyonun yapılması
Standardization of the contralateral suppression test in terms of stimulus type and duration in individuals with normal hearing
Yazar: BAHTİYAR ÇELİKGÜN
Danışman: DOÇ. DR. EMİNE UFUK DERİNSU
Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı / Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2021
Konu: Kulak Burun ve Boğaz = Otorhinolaryngology (Ear-Nose-Throat)
Dizin: Otoakustik emisyonlar = Otoacoustic emissions ; Teşhis testleri = Diagnostic tests ; Uyarılmış potansiyeller-işitsel = Evoked potentials-auditory ; İşitme = Hearing ; İşitme testleri = Hearing tests

Özet:
Amaç: Çalışmamızın amacı, klinikler tarafından efferent sistemin değerlendirilmesini 
sağlayacak, standart bir uygulama prosedürüne sahip, kontralateral TEOAE supresyon 
test yöntemi ve uyaran-gürültü parametrelerinin elde edilmesidir.
Gereç ve yöntem: Çalışma, 2 aşamada ve 2 farklı katılımcı grubu ile yürütülmüştür. 
İlk aşamada, 18-32 yaş arası normal işiten 20'si kadın 9'u erkek olan 29 birey
çalışmaya dahil edilmiştir. ILO 292-II çift proplu otoakustik emisyon cihazı 
kullanılarak 60, 65, 70, 75 ve 80 dB peSPL uyaran şiddetleri ve 65 dB SPL geniş bantlı 
gürültü kullanılarak maksimum supresyonun elde edildiği değerler araştırılmıştır. 
Çalışmanın ikinci aşamasında ise, 19-34 yaş arası normal işiten 16'sı kadın 5'i erkek 
olan 21 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Bu aşamada, çalışmanın ilk aşamasında elde 
edilen uyaran ve gürültü şiddetleri kullanılarak ideal kontralateral gürültü sunma şekli 
(süre veya trase cinsinden) ve süresi/trase sayısı araştırılmıştır. 
Bulgular: Çalışmanın ilk aşamasında, istatistiksel anlamlılığa sahip olmasa da 
maksimum supresyon, 65 dB peSPL click uyaran ve 65 dB SPL geniş bant gürültü 
kullanılarak elde edilmiştir. İkinci aşamada, süre cinsinden kontralateral maskeleme 
yapılması ve sürenin de 30 saniye olarak ayarlanması, maksimum supresyona erişmeyi 
sağlamıştır.
Sonuç: ILO 292-II otoakustik emisyon cihazının orijinal kontralateral supresyon 
yazılımında; lineer uyarım modu, 65 dB peSPL click uyaran ve 65 dB SPL geniş bant 
gürültü kullanımı önerilmektedir. Ayrıca, süre cinsinden maskeleme ve 30 saniye 
maskeleme süresi seçilmelidir.
Anahtar kelimeler: Kontralateral supresyon parametreleri, efferent sistem, otoakustik 
emisyon, kontralateral supresyon

Abstract:
Objective: Determine the contralateral TEOAE suppression test method and stimulusnoise parameters that have a standard application procedure and will enable the 
efferent system to be easily evaluated in clinics.
Material and Methods: To achieve maximum TEOAE contralateral suppression, the 
study was conducted in two stages with two different groups of participants. In the 
first stage, the signal-to-noise ratio at which maximum suppression obtained was 
investigated with 29 participants. In the second stage, the contralateral noise 
presentation method and its duration/number of the sweep were examined with 21 
participants. 29 young adults aged 18–32, 20 females and 9 males with normal hearing 
were included in the first study. Also, 21 young adults aged 19–34 years, 16 females 
and 5 males with normal hearing were involved in the second stage.
Results: In the first stage, maximum suppression was achieved using 65 dB peSPL 
click stimulus and 65 dB SPL broadband noise. In the second stage, by performing 
contralateral masking in terms of "duration" and setting the time to 30 seconds, 
maximum suppression was obtained.
Conclusions: For standardized use in clinics, the original contralateral suppression 
software of the ILO 292-II otoacoustic emission device recommends the use of 65 dB 
peSPL click stimulus and 65 dB SPL broadband noise for the linear stimulation mode. 
Moreover, masking in terms of "time" and 30 seconds of masking time should be 
selected. 
Keywords: Contralateral suppression parameters, efferent system, otoacoustic 
emissions, contralateral suppression