Görsel uyarılmışpotansiyel (GUP) ve elektroretinogram (ERG) testleri için ışık yayan diyot (LED) kullanımı
Use of light emitting diode (LED) for visual evoked potential (VEP) and electroretinogram (ERG) recordings
Yazar: SERKAN AKSU
Danışman: PROF. DR. SACİT KARAMÜRSEL
İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2015
Konu: Fizyoloji = Physiology
Dizin: Elektrofizyoloji = Electrophysiology ; Elektroretinografi = Electroretinography ; Görsel uyarılmış potansiyeller = Visual evoked potentials ; Işık yayan diyot = Light emitting diode ; Uyarılmış potansiyeller = Evoked potentials ; Uyarılmış potansiyeller-görsel = Evoked potentials-visual

Özet:
Görsel uyarılmışpotansiyel (GUP) kayıtlarında Zenon tipi flaşışık kaynağının yanarken 
"klik" sesi oluşturması flaşışık kaynağı kullanımının dezavantajlarından birisidir. 
Oluşan işitsel uyarılmışpotansiyel (İUP) bileşenleri zamansal olarak GUP'unkilerle 
örtüşmekte ve zıt polaritede olduklarından GUP yanıtını olumsuz etkilemektedir. 
Çalışmamızda yeni nesil LED (light-emitting-diodes) ışık kaynağı kullanılarak, elde 
edilen elektroretinogram (ERG) ve GUP yanıtlarında, flaşışık kaynağında uyaranla 
eşzamanlı oluşan sesin yanıtları kirletmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 
yaşları 21 ile 30 arasındaki 31 gönüllü denek katılmıştır. LED ı şık kaynağı ve 
geleneksel flaşuyarım kaynağımız olan Zenon ışıklı uyarıcı ile hem sağhem sol gözden 
ayrı ayrı ERG ve GUP kayıtları alınmıştır. ERG kayıtlarındaki "a", "b", ve GUP 
kayıtlarındaki N2, P2 dalgalarının latans ve genlikleri "paired-ttesti" ile 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, LED uyarımda "a" ve "b"dalgalarının 
latansları flaşuyarıma göre daha uzundur ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
değildir. "a" ve "b" dalgaları genlikleri LED uyarımda, flaşuyarıma göre azalmıştır 
(p<0,001). LED uyarımda N2, P2 dalgalarının latansları flaşuyarıma göre daha uzundur 
ancak bu uzunluk istatistiksel olarak anlamlı değildir. N2 dalgası genliği bakımından 
LED ve flaşuyarım arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak P2 
dalgası genliği LED uyarımda, flaşuyarıma göre azalmıştır (p<0,001). Flaşuyarıma 
eşdeğer  şiddeti sağlamak için probun yeniden dizaynı ve göz mesafesinin kısal tılması 
gibi düzenlemeler devam etmektedir.

Abstract:
The "click" sound created by Xenon type flash light sourcewhile flashing is one of the 
disadvantages of the use of flash light source for thevisual evoked potential (VEP) 
recordings. The resulting auditory evoked potential (AEP) components temporally 
overlap with those of VEPs and negatively affect VEP response due to their opposite 
polarity. In our study, we aimed to prevent the artifactscaused by simultaneously 
occurring clicks of flash light source used in electroretinogram (ERG) and VEP 
recordingsby replacing it by a new generation LED (light-emitting-diodes). 31 
volunteers participated in this study ages between 21 and 30. ERG and VEP responses 
were recorded from both left and right eyes separately, with LED light source and 
traditional Xenon light stimulator. Latencies and amplitudes of "a" and "b" 
componentsofERG responsesand N2 and P2 components offlashand LED VEP 
responseswere compared with "paired t test". According to  results, latencies of "a" and 
"b" componentsof LED stimulation were longer than those offlash stimulation, but the 
difference was not statistically significant. Amplitudes of "a"and "b" components of 
LED stimulationwere smaller than those of flash stimulation (p<0,001). WithLED 
stimulation, latencies of N2 and P2 componentswere longer than those of flash 
stimulation, but this difference was not statistically significant. There wasn't 
statistically significant difference in the amplitudes of N2 componentsbetween flash and 
LED VEP. However amplitude of P2 componentof LED stimulation was decreased 
(p<0,001) compared to flash stimulation. Adjustments, such  as re-designing the probe, 
optimizing the eye distance, to provide identical light intensity with flash stimulation 
werenot finished yet.