Rehber yol oluşturulmasını sağlayan farklı nikel-titanyum döner alet sistemlerinin eğri köklü dişlerde dentin çatlağı oluşmasındaki etkilerinin karşılaştırılması
Comprasion of The Effect of Different Glide Path Ni-Ti Rotary Systems onFormation of Dentinal Crack on Curved Root Canals
Yazar: DAMLA KIRICI
Danışman: PROF. DR. KEZBAN MELTEM ÇOLAK TOPCU
Atatürk Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2015
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry

Özet:
Amaç: Bu çalışmanın amacı rehber yol oluşturan farklı sistemlerin WaveOne
sistemi ile şekillendirme yapılmadan önce kullanılmasının dentinde çatlak oluşumu
üzerine etkisini değerlendirmektir.
 Materyal Metod: Bu çalışma için kök eğimleri 20°-40° olan 150 adet alt birinci
azı dişi seçildi. Azı dişleri furkasyon bölgesinden kesildi ve şekillendirme için meziobukkal
kanallar kullanıldı. Dişlerin kronları, düşük hızlı testere ile boyutları 15mm olacak şekilde
kesildi.15 diş herhangi bir işlem yapılmadan negatif kontrol grubu olarak ayrıldı. Diğer tüm
dişler rastgele her grupta 15 diş olacak şekilde 9 gruba ayrıldı. Grup 1: Kök kanalları 15 ve
20 numara K file eğeler ile rehber yol oluşturmak için genişletildi. Grup 2: Kök kanalları
rehber yol oluşturmak için Pathfile sistemi ile genişletildi. Grup 3: Kök kanalları rehber yol
oluşturmak için G file eğe ile şekillendirildi. Grup 4: Kök kanalları Proglider eğesi ile
rehber yol oluşturmak için genişletildi. Grup 5: Kök kanallarında PathFile sistemi ile rehber
yol oluşturulduktan sonra kanallar WaveOne Primary ile genişletildi. Grup 6: Kök
kanallarında G file sistemi ile rehber yol oluşturulduktan sonra kanallar WaveOne primary
ile genişletildi. Grup 7: Kök kanallarında Proglider eğesi ile ile rehber yol oluşturulduktan
sonra kanallar WaveOne Primary ile genişletildi. Grup 8: Kök kanallarında 15 ve 20
numaralı K tipi eğe ile rehber yol oluşturulduktan sonra kanallar WaveOne Primary ile
genişletildi. Grup 9: Kök kanallarının kök ucu açıklığı 10 numaralı K-tipi eğe ile kontrol
edildikten sonra rehber yol oluşturulmadan sadece WaveOne Primary ile genişletildi. Daha
sonra dişler apeksten 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 mm uzaklıkta olacak şekilde, su soğutması altında
düşük hızlı testere kullanılarak horizontal doğrultuda kesildi ve elde edilen örnekler stereo 
V
mikroskop altında x15 büyütmede dentin çatlağı varlığı açısından incelendi. Örneklerde
görülen dentin çatlağı varlığı ki-kare testi kullanılarak istatistiksel değerlendirmeye tabi
tutuldu.
 Bulgular: Kontrol, el eğesi ve Pathfile gruplarında hiç çatlak tespit edilmedi. En çok
dentin çatlağı WaveOne ve G file/WaveOne gruplarında tespit edildi. (p ˃.05) Kontrol, el
eğesi, ve Pathfile grupları ile diğer tüm gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık
vardı. En yüksek oranda dentin çatlağı yalnızca WaveOne Primary ile şekillendirme yapılan
grupta 9mm lik kesitte bulundu.
Sonuçlar: Bu çalışmanın sonucunda, WaveOne resiprokal sistemi kullanmadan
önce rehber yol oluşturmak için el eğesi, Proglider eğesi ve Pathfile sistemini kullanmak
eğri köklü dişlerde dentin çatlağı oluşumunu azalttığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Rehber Yol, Dentin Çatlağı, WaveOne

Abstract:
Comprasion of The Effect of Different Glide Path Ni-Ti Rotary Systems on
Formation of Dentinal Crack on Curved Root Canals
Aim: The aim of our study was to compare the effect of use of different glide path
systems before root canal preperation with WaveOne System on dentinal crack
devolopment.
Material and method: For this study one hundred fifty molars with mesial roots
curvatures of 20°-40° were selected. The molars were separated in the furcation and
mesiobuccal canals used for preparation. The crowns were removed with low speed saw to
obtain an equal length of 15 mm. 15 teeth left without any procedure was kept as a negative
control group. All the other teeth were divided randomly into 9 groups with 15 teeth in
each. Group 1: The root canals were instrumented with 15 and 20 K-files to create glide
path. Group 2: The root canals were instrumented with Pathfile system to create glide path.
Group 3: The root canals were instrumented with G file system to create glide path. Group
4: The root canals were instrumented with Proglider file to create glide path. Group 5: Glide
path was created with Pathfile system and canals were shaped with WaveOne Primary.
Group6: Glide path was created with G file system and canals were shaped with WaveOne
Primary. Group7: Glide path was created with Proglider file and canals were shaped with
WaveOne Primary. Group8: Glide path was created with 15 and 20 K file and canals were
shaped with WaveOne Primary. Group 9: Glide path was not performed and canals were
shaped with WaveOne Primary only. Then teeth were sectioned horizontally at 1, 2, 3, 4, 5,
6, and 9 mm levels and the samples were examined for identifying dentinal crack formation
with stereomicroscope at a X15 magnification. Dentinal crack formation in samples were
statistically analyzed using chi-square test.
VII
Results: The control, hand file, and Pathfile groups did not show any dentinal
cracks. WaveOne and Gfile/WaveOne groups led to highest rate of crack formation.(p
˃.05) There was a significant difference between the control/hand file/Pathfile groups
and the all other groups. (p ˃.05). The highest rate of crak formation was found at 9mm
level in WaveOne group.
Conclusion: Under the conditions of this study, the use of hand file, Proglider
file and Path file system to create glide path before WaveOne reciprocal system reduced
the incidence crack formation in curved root canal.
Key Words: Glide Path, Dentinal Crack, WaveOne