Polietereterketon materyalinin teleskobik tutucularda kullanımının incelenmesi
Investigation of the use of polyetereterketone material in telescopic retainers
Yazar: KIYMET ÇALIK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ IŞIL TURP
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2022
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Aşınma = Wear ; Dental bonding = Dental bonding ; Dental materyaller = Dental materials ; Dental çimentolar = Dental cements ; Polietereterketon = Polyetheretherketone

Özet:
Bu çalışmanın amacı Polietereterketon (PEEK) materyalinin teleskobik
tutucularda kullanımının uzun dönem tutuculuk değerlerini ve yüzey aşınmalarını in
vitro olarak incelemektir.
Çalışmada 2° konus açısı kullanılmış olup, farklı primer kuron ile sekonder
kuron materyalleri ile primer ve sekonder kuron arasında oklüzalde aralık
oluşturulması değerlendirilmiştir. Beş grup incelenmiştir; 1-Zirkonya primer kuronAltın sekonder kuron (elektroşekillendirme ile üretilmiş), oklüzalde aralık yok (ZA);
2-Zirkonya primer kuron-PEEK sekonder kuron, oklüzalde aralık yok (ZP); 3-
Zirkonya primer kuron-PEEK sekonder kuron, 100 µm oklüzal aralık (ZP100); 4-PEEK
primer kuron-PEEK sekonder kuron, oklüzalde aralık yok (PP); 5- PEEK primer
kuron-PEEK sekonder kuron, 100 µm oklüzal aralık (PP100) gruplarından toplam 50
örnek hazırlanmıştır (n=10). Tutuculuk ölçümleri başlangıç, 100, 500, 1000, 5000,
10,000 takma-çıkarma döngüsü sonrası değerlendirilen gruplara, 50 N ön yük
uygulanmıştır. Tüm takma-çıkarma deneyleri ve tutuculuk kuvveti ölçümleri yapay
tükürük içerisinde gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonunda her gruptan seçilen bir çift
primer ve sekonder kuron ile aynı gruba ait ve hiç deneye girmemiş bir çift primer ve
sekonder kuron, yüzeyindeki aşınmaları değerlendirmek için Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.
En yüksek tutuculuk değerleri başlangıçta ve 10,000 döngü sonrasında PP100
grubunda (36,04-35,73 N), en düşük değerler ise ZA (9,05-15,06 N) grubunda
saptanmıştır. Primer ve sekonder kuron arasında oklüzalde aralık oluşturulması, PEEK
primer kuron ve PEEK sekonder kuron materyal çifti için 10.000 döngü sonunda
tutuculuk değerlerini arttırmıştır. Deneyler sonrasında PEEK primer kuronlarda,
PEEK sekonder kuronlarda ve altın sekonder kuronlarda aşınmalar gözlenirken
zirkonya primer kuronlarda aşınma gözlenmemiştir. Çalışmadaki tutuculuk değerleri,
klinik olarak kabul edilebilir 5-10 N değerlerinden yüksek olup sadece ZA ve ZP100
gruplarında başlangıçta elde edilen değerler bu aralıktadır. PP100 grubunda, 10 yıllık
klinik kullanımı temsil eden süreç boyunca yeterli ve öngörülebilir tutuculuk kuvveti
değerleri elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Çift kuron, konus kuron, polietereterketon (PEEK),
oklüzal aralık, tutuculuk kuvveti, aşınma

Abstract:
The aim of this study is to evaluation the long-term retention values and surface
wear of the Polyetheretherketone (PEEK) material in telescopic retainers in vitro.
A conus angle of 2° was used, and the formation of an occlusal gap between
the primary and secondary crowns with different primary crown and secondary crown
materials was evaluated. Five groups were investigated; 1-Zirconia primary crownGold secondary crown (manufactured by electroforming), no occlusal gap (ZA); 2-
Zirconia primary crown-PEEK secondary crown, no occlusal gap (ZP); 3-Zirconia
primary crown-PEEK secondary crown, 100 µm occlusal gap (ZP100); 4-PEEK
primary crown-PEEK secondary crown, no occlusal gap (PP); 5-PEEK primary
crown-PEEK secondary crown, 100 µm occlusal gap (PP100). A total of 50 samples
were prepared from the groups (n=10). A preload of 50 N was applied when the
retention force measurements were measured initially and after 100, 500, 1000, 5000,
10,000 cycles of insertion-seperation cycles. All insertion-seperation cycles and
retention force measurements were carried out in artificial saliva. A pair of primary
and secondary crowns selected from each group and double crowns that were not
subjected to insertion-seperation cycles were examined by Scanning Electron
Microscopy (SEM) to evaluate the wear on their surface.
The highest retention values were estimated in the PP100 group (36.04-35.73 N)
at the beginning and after 10,000 cycles, and the lowest values were estimated in the
ZA (9.05-15.06 N) group. Formation of an occlusal gap between the primary and
secondary crowns increased the retention force values after 10,000 cycles for the
PEEK primary crown and PEEK secondary crown material couple. After the
experiments, wear was observed on PEEK primary crowns, PEEK secondary crowns
and gold secondary crowns, while no wear was observed on zirconia primary crowns.
The retention values in the study were higher than the clinically acceptable range of 5-
10 N values, and only the values initially obtained in the ZA and ZP100 groups were in
this range. In the PP100 group, adequate and predictable retention force values were
obtained throughout the period representing 10 years of clinical use.
Keywords: Double crown, conus crown, polyetheretherketone (PEEK),
occlusal gap, retention force, wear.