Ağız içi tarayıcıların farklı ortam aydınlatmalarında ve farklı ışık sıcaklıklarında doğruluk ve hassasiyetlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of accuracy and precision of intraoral scanners under different ambient lighting conditions and light temperatures
Yazar: MEHMET KARAKUZU
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA ZORTUK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı / Protetik Diş Tedavisi Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2024
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry

Özet:
Ağız İçi Tarayıcıların Farklı Ortam Aydınlatmalarında ve Farklı Işık Sıcaklıklarında Doğruluk ve Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Ağız içi tarayıcıların klinikteki şartlardan ne kadar etkilendiğini, ortam aydınlatmasının ve farklı renk sıcaklıklarının, ölçünün doğruluk ve hassasiyeti üzerine etkisinin olup olmadığını araştırıldı ve tarama süreleri değerlendirildi.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya; 4 farklı lüks değerine sahip ortam ve 3 farklı renk sıcaklığı dahil edilip, 12 farklı ortam oluşturuldu. Çalışmamızda, kısmi dişsiz alt çene modeline paralel yerleştirilen 2 adet implantın ve 3 ayaklı bir köprünün ağız içi tarayıcıyla farklı aydınlatma koşullarında ve renk sıcaklıklarında taramaları yapıldı ve sanal kronometre ile tarama süreleri kaydedildi. Taramalara her bir ortam için 10'ar dijital model elde edilene kadar devam edildi. Elde edilen dijital modeller üzerinde bir 3B analiz yapıldı. Veriler SPSS ile analiz edildi. Normal dağılıma uygunluk Shapiro Wilk testi ile incelendi. Renk ve lükse göre normal dağılıma uyan parametrelerin karşılaştırılmasında Genelleştirilmiş Lineer Modeller kullanıldı ve çoklu karşılaştırmalar Tukey Testi ile yapıldı. 
Bulgular: Lüksün, renk gruplarının ve tarama sürelerinin ana etkisi RMS verisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Lüks değerleri incelendiğinde; 0 lüks grubunda RMS ortalaması 0,0852, 500 lüks grubunda 0,0393, 1000 lüks grubunda 0,0419, 1500 lüks grubunda 0,0736'dır. Renk değerleri incelendiğinde; Beyaz renk grubunda RMS ortalaması 0,0658, mavi renk grubunda RMS ortalaması 0,0599, sarı renk grubunda RMS ortalaması 0,0544'tür. Süre ortalamaları incelendiğinde; 0 lüks grubunda süre ortalaması 260,5 sn, 500 lüks grubunda 259,4 sn, 1000 lüks grubunda 263,3 sn, 1500 lüks grubunda 283,6 sn'dir. Tüm renk gruplarında RMS ortalama değerleri farklılık göstermektedir. 
Sonuçlar: Farklı ortam aydınlatmalarının ve renk sıcaklıklarının ağız içi tarayıcının doğruluk ve hassasiyeti üzerine etkisi olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Ağız içi tarayıcı, Renk, Lüks

Abstract:
Evaluation of Accuracy and Precision of Intraoral Scanners under Different Ambient Lighting Conditions and Light Temperatures

Purpose: The study aimed to investigate the extent to which intraoral scanners are affected by clinical conditions, and whether ambient lighting and different color temperatures have an impact on the accuracy and precision of measurements, as well as to evaluate scanning times.
Materials and Methods: Twelve different environments were created by including four different lux values for ambient lighting and three different color temperatures. Scans of a partially edentulous mandibular model with two implants and a three-unit bridge were performed using an intraoral scanner under various lighting conditions and color temperatures, with scanning times recorded using a virtual stopwatch. Scans continued until 10 digital models were obtained for each environment. A 3D analysis was conducted on the acquired digital models, and the data were analyzed using SPSS. Normality of distribution was assessed using the Shapiro-Wilk test. Generalized Linear Models were used to compare parameters that conformed to normal distribution by color and lux, and multiple comparisons were made using the Tukey Test.
Results: Lux, color groups, and scanning times were found to have a statistically significant main effect on RMS data (p<0.001). When lux values were examined, the RMS average was 0.0852 in the 0 lux group, 0.0393 in the 500 lux group, 0.0419 in the 1000 lux group, and 0.0736 in the 1500 lux group. When color values were examined, the RMS average was 0.0658 in the white color group, 0.0599 in the blue color group, and 0.0544 in the yellow color group. When scanning time averages were examined, the average time was 260.5 seconds in the 0 lux group, 259.4 seconds in the 500 lux group, 263.3 seconds in the 1000 lux group, and 283.6 seconds in the 1500 lux group. RMS mean values differed across all color groups.
Conclusions: Different ambient lighting conditions and color temperatures were found to have an impact on the accuracy and precision of intraoral scanners.

Keywords: Intraoral scanner, Color, Lux