Kablolu ve kablosuz endodontik motorların tork değerlerinin karşılaştırılması
Comparison of the torque values of the wired and wireless endodontic motors
Yazar: NURGÜL TEMİZKAN ÇAKAR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FARUK ÖZTEKİN
Fırat Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2022
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Dental aygıtlar = Dental instruments ; Dental eğeler = Dental files ; Endodonti = Endodontics ; Kök kanal tedavisi = Root canal therapy ; Kırılma = Fracture ; Tork = Torque

Özet:
Teknolojinin ve metalürjinin gelişmesiyle birlikte endodontide de yenilikler olmuştur. Ancak bu yenilikler doğru kullanılmadığında cihaz arızalarına ve alet kırılmalarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, endodontik motorlaron tork değerlerini torkmetre ile ölçerek karşılaştırmayı amaçladık.
VDW Resiproc Gold, Dentsply Xsmart kablolu, VDW Connect, Dentsply IQ Smart endomotorları kullanıldı. Kanal eğesi olarak Scope Uni Gold serisinin F1 eğesi kullanıldı. Kanal eğesi 18 mm de endomotora sabitlendi. Endomotorlar daki en düşük hızda otoreverse hareketi yapana kadar rotasyon hareketi yaptırıldı. Tork metre de ki başlangıç değeri ve otoreverse hareketi yaptığı anda ki değerler kaydedildi. Bu işlemler 10 defa tekrarlandı. İstatiksel analiz olarak kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler Mann Whitney U testi, kategori sayısı ikiden fazla ise Kruskall Wallis testi kullanıldı.
Dizayn ettiğimiz laboratuar şartları altında VDW Connect drive 1Ncm, 2Ncm, 3Ncm gruplarında VDW Resiproc kabloluya göre daha fazla tork üretmiştir. Dentsply kablolu endomotor, kablosuz endomotora göre 1Ncm, 2Ncm, 3Ncm gruplarında daha fazla tork üretti. Dentsply ve VDW kablosuz endomotorların da  1Ncm, 2Ncm, 3Ncm arasında anlamlı farklılıklar gözlenmedi. Bu durumun endomotorların üretim şekillerinden kaynaklı olabileceğini düşünmekteyiz. 
Dönme miline bir sensörün sinyal iletimini ve güç kaynağı cihazını takmak zor olduğu için işlemin teknik hassasiyeti yüksektir. Klinisyenler endomotorun herhangi tork değerinde çalışırken kayıtlı torka güvenmemeli ve her zaman operasyonel torku artıracak uygulamalardan kaçınmalıdırlar. 

Anahtar Kelime: Alet Kırılması, Endomotor, Tork

Abstract:
With the development of technology and metallurgy, there have been innovations in endodontics. However, when these innovations are not used correctly, they cause device malfunctions and tool breakages. In this study, we aimed to compare different torque increases of endomotors by measuring them with a torquemeter. 
VDW Resiproc Gold, Dentsply Xsmart Plus, VDW Connect, Dentsply IQ Smart endomotors were used. F1 file of Scope ni golGd series was used as canal file. The canal file was fixed to the endomotor at 18 mm. Rotation movement was performed until the autoreverse movement was performed at the lowest speed in the endomotors. The initial value in the torque meter and the values at the moment of autoreverse movement were recorded. These processes were repeated 10 times. For statistical analysis, if the number of categories were two, the unrelated samples Mann Whitney U test was used, and if the number of categories were more than two, the Kruskall Wallis test was used. 
There are significant differences between all groups under the laboratory conditions we designed. VDW Connect drive produced more torque in 1Ncm, 2Ncm, 3Ncm groups than VDW Resiproc cable. Dentsply wired endomotor is more in 1Ncm, 2Ncm, 3Ncm groups than wireless endomotor. We think that this situation may be caused by the brand. 
The technical precision of the operation is high, as it is difficult to install the signal transmission of a sensor and the power supply device on the rotation shaft. Clinicians should not rely on recorded torque when operating at any torque value of the endomotor and should always avoid practices that increase operational torque. 

Key words: Fracture, Torque Control Motor, Torque