Kök kanal dolgusunun sökülmesi sonrasında kök yüzeyindeki sıcaklık değişiminin in vitro olarak incelenmesi
In vitro evaluation of the temperature change on the root surface after the removal of root canal filling
Yazar: MUHAMMED KAĞAN BAŞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ PARLA MEVA DURMAZPINAR
Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Endodonti Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2021
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Dental pulpa boşluğu = Dental pulp cavity ; Kök kanal dolgu materyalleri = Root canal filling materials ; Kök kanal tedavisi = Root canal therapy ; Sıcaklık değişimi = Temperature change ; Termal kamera = Thermal camera ; İn vitro = In vitro

Özet:
Amaç: Bu çalışmanın amacı; iki farklı kök kanal patı ile doldurulmuş kanallardaki dolgu materyallerinin resiprokal hareketle çalışan iki farklı döner eğe sistemiyle uzaklaştırılması sırasında kök yüzeylerinde ortaya çıkan sıcaklık değişimlerini karşılaştırmaktır. 
Gereç ve yöntem: Çalışmada kullanılan çekilmiş alt premolar dişlerin kemomekanik şekillendirmeleri yapıldıktan sonra deney gruplarının kök kanal dolumları güta perka ve AH Plus veya CeraSeal kanal dolgu patları kullanılarak; kontrol gruplarının kök kanal dolumları ise kanal patı kullanılmadan sadece güta perkayla yapılmıştır. Kanal dolgularının sökümü sırasında resiprokal hareketle çalışan VDW Resiproc ve WaveOne Gold döner eğe sistemleri kullanılmıştır. Söküm işlemi sırasında kök yüzeyinde orta ve apikal üçlüde oluşan sıcaklık değişimleri 15, 30, 45, 60, 75 ve 90. saniyelerde termal kamera ile kaydedilmiştir. Elde edilen veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatiksel olarak analiz edildi. 
Bulgular: Bütün grupların tüm saniyelerdeki sıcaklık değişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Aynı patla kanal dolumu yapılmış gruplar içerisinde; kök kanal dolguları sökülürken VDW Resiproc eğe sistemi kullanılan gruplarda 90. saniye sonunda kök yüzeyinde görülen sıcaklık artışı (Ortalama 11,9 ˚C) WaveOne Gold eğe sistemi kullanılan gruplarda görülenden (Ortalama 8,1 ˚C) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Retreatment sırasında kök yüzeyindeki sıcaklık artışı göz önünde bulundurulduğunda, WaveOne Gold döner eğe sisteminin VDW Reciproc döner sistemine göre daha güvenle kullanılabileceği söylenebilir. Buna karşın mevcut bulgulara göre patların kanal dolgusu sökümü sırasında sıcaklık artışına etkisiyle ilgili kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. 
Anahtar kelimeler: CeraSeal, AH Plus, resiprokal hareket, kanal dolgusu tekrarı, sıcaklık değişimi, termal kamera.

Abstract:
Objective: The aim of this study is to compare the temperature changes on the root surfaces during the removal of two different filling materials in the canals when used two different reciprocating file systems.
Materials and Methods: In this study, after the chemomechanical shaping of extracted lower premolar teeth, they were obturated using gutta-percha and AH Plus or CeraSeal as root canal sealers. The root canals of the control groups were obturated with only gutta-percha. During the filling removal procedure performing by VDW Resiproc or WaveOne Gold reciprocating file, temperature changes on the middle and apical-third of the root surfaces were recorded at the 15th, 30th, 45th, 60th, 75th and 90th seconds by using thermal camera. The data were statistically analyzed at p<0.05 significance level.  
Results: There was a statistically significant difference between the temperature changes of all groups at all periods (p<0,05). There was a significant difference in temperature changes in the groups that were obturated with the same canal sealer at the end of the 90th second during retreatment. In addition, temperature increase seen on root surfaces were found to be significantly higher in the groups when VDW Resiproc file system was used (mean 11.9 ˚C) than that observed when WaveOne Gold file system was used (mean 8.1 ˚C) (p<0,05).
Conclusion: When the temperature increase on root surface during retreatment is considered, it can be stated that WaveOne Gold reciprocating file system can be used more safely than VDW Reciproc file system. However, it is not possible to reach a definitive decision about the impact of the canal sealers on temperature increase during the canal filling removal process according to present findings. 
Keywords: CeraSeal, AH Plus, reciprocating motion, canal filling retreatment, temperature change, thermal camera.