Farklı materyallerden üretilen hareketli bölümlü protez altyapı kroşelerinin tutuculuk ve mekanik özellikleri açısından karşılaştırılması
Comparison of retentive and mechanical properties of removable partial denture clasps made of different materials
Yazar: AYŞE ŞENER
Danışman: DOÇ. DR. AYŞEGÜL GÜLERYÜZ GÜRBULAK
Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2018
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Dental protezler = Dental prosthesis

Özet:
Amaç: Bu deneysel çalışmada termo-mekanik yaşlandırmanın, farklı kalınlıklarda üretilen Polietereterketon (PEEK) ve farklı üretim teknikleriyle hazırlanan Kobalt-Krom (Co-Cr) hareketli bölümlü protez altyapı kroşelerinin tutuculuk kuvvetlerine etkisini değerlendirme amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Lazer sinterleme yöntemi ile üretilen farklı andırkatlara sahip 96 adet Kobalt-Krom (Co-Cr) ve freze yoluyla hazırlanan 48 adet Zirkonya (ZrO2) dayanak kuron için tasarlanan kroşeler; freze yoluyla Polietereterketon (PEEK) diskten ve geleneksel döküm ile lazer sinterleme yöntemi kullanılarak Kobalt-Krom (Co-Cr) alaşımından elde edildi. Kroşe düzeneklerine 5 yıllık termo-mekanik yaşlandırma uygulanarak tutuculuk kuvvetleri mikrogerilme test cihazında ölçüldü.
Bulgular: Dayanak kuron tipi ve andırkat farklılığının tutuculuk kuvvetlerine etkisi tüm kroşe gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Farklı kroşe grupları arasında döngüler sırasında ve sonunda tutuculuk kuvvetleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu (p<0,05). Çalışma kapsamında testlerin bitiminde; sırasıyla Co-Cr 1 mm GD grubunda 4.07 ve 5.89 N, Co-Cr 1 mm LS gurubunda 6.82 ve 7.18 N,  PEEK 1 mm grubunda 3.70, 3.50 ve 3.37 N, PEEK 1,5 mm grubunda 4.15, 4.54, 4.07 ve 4.13 N ortalama tutuculuk kuvvetleri tespit edildi.
Sonuç: Çalışmanın sonucuna göre, PEEK kroşelerin tutuculuk kuvvetleri klinik olarak kabul edilebilir düzeye çok yakındır ve PEEK kroşelerin daha kalın hazırlanıp daha derin andırkatlarda kullanılması klinik şartlarda yarar sağlayacaktır.

Abstract:
Objective: The aim of the present in vitro study was to evaluate the effect of thermomechanical aging on retentive forces of PEEK clasps prepared with different thicknesses and Co-Cr clasps manufactured by particular methods. 
Method: Clasps were designed for 96 Co-Cr crowns manufactured by laser sintering and 48 ZrO2 crowns made up of milling with various undercuts. PEEK clasps were manufactured from milling disc and Co-Cr clasps were produced from alloy by conventional casting as well as laser sintering method. Thermomechanical aging composed of 5 year clinical simulation was performed for clasp assemblies and retention forces were measured by micro-tensile test machine.
Results: The effect of abutment crown type and various undercuts on retentive forces of clasps had no statistically difference. There was a statistically difference in average retention forces of periods and the end of thermomechanical aging (p<0,05). Within the scope of the study afterwards the tests, average retention force values were 4.07 and 5.89 N for Co-Cr 1 mm GD, 6.82 and 7.18 N for Co-Cr 1 mm LS, 3.70, 3.50 and 3.37 N for PEEK 1 mm, 4.15, 4.54, 4.07 and 4.13 N for PEEK 1,5 mm groups.
Conclusion: In conclusion, retention forces of PEEK clasps were adjacent to clinically acceptable values and enhancing thickness of both PEEK clasps and undercuts of abutment crowns were beneficial for clinical situations.