Çeşitli kanal boyu ölçme yöntemlerinin endodontik tedaviler üzerindeki başarısının irdelenmesi
An evaluation of some methods of root canal length measurement on the success of endodontic treatments.
Yazar: SEÇİL BALABAN
Danışman: PROF. DR. RAİF ERİŞEN
İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Endodonti Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2007
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry

Özet:
Bu in vitro çalısmanın amacı, üç modern elektronik kök kanal uzunlugu ölçücü cihazın aynıdiste major apikal forameni belirlemedeki güvenilirligini karsılastırmaktır.Arastırmada kökolusumu tamamlanmıs 40 tek köklü çekilmis insan disi kullanılmıstır.Giris kavitesihazırlandıktan sonra her bir disin uzunlugu 15 numaralı bir K-file kullanılarak ×30 büyütmelibir stereomikroskop altında egenin ucu apikal foramenden görünene kadar ilerletilerekölçülmüstür.Ölçümler üç kere tekrarlanmıs ve ortalamalar her bir dis için gerçek uzunlukolarak kaydedilmistir.(GU).Sonra disler bir in vitro modele aktarılarak Propex,Raypex 4 veRaypex 5 ile elektronik ölçümler yapılmıstır.Bu ölçümler de üç kere tekrarlanmıs veortalamalar PU,R4 ve R5 uzunlugu olarak kaydedilmistir.Her bir elektronik kök kanaluzunlugu ölçücü cihaz ile ölçülen uzunluklar, birbirleri ile ve gerçek uzunluklar ilekarsılastırılmıstır.Sonuçların analizleri, cihazların major apikal forameni belirlemedekigüvenilirliklerini, ±0,5 mm tolerans içinde degerlendirildiginde Propex için % 95, Raypex 4için % 95 ve Raypex 5 için % 95 olarak göstermektedir.PU, R4 ve R5 arasında istatikselolarak anlamlı bir fark bulunamazken, (p> 0,05); GU ve R5 arasındaki fark anlamlı bulunmusve R5'in major apikal foramenden anlamlı olarak kısa ölçümler verdigi saptanmıstır. Buçalısmanın sonuçları, Propex, Raypex 4 ve Raypex 5 `in majorapikal foramen tespitinde dogru ve güvenilir cihazlar oldugunu göstermistir.

Abstract:
The objective of this in vitro study was to compare the accuracy of three modern electronicapex locators in locating the major apical foramen. Forty extracted single-rooted human teethwith mature apices were used.After access preparation, the root canal length of each tooth wasmeasured placing a #15 K-file until the tip was visible at the apical foramen under a ×30stereomicroscope.The measurements were repeated three times and the mean values werecomputed and recorded as the actual length (AL).Electronic measurements were made withPropex, Raypex 4 and Raypex 5.The measurements were repeated three times and the meanvalues were recorded as PL,R4 and R5 lengths.The results obtained with each electronic apexlocator compared with the corresponding actual length and each other..The analysis of theresults showed the reliability in detecting the major apical foramen to 95 % for the Propex, 95% for the Raypex 4 and 95 % for the Raypex 5, taking the tolerance of ±0.5 mm intoaccount.Although there was no significantly difference between PL,R4 and R5; when theelectronic measurements were compared with the actual lengths, Raypex 5 had significantlyshorter readings from the major apical foramen.The results of this study indicate that Propex,Raypex 4 and Raypex 5 are useful and accurate devices for the major apical foramen location.