Üç farklı güncel döner alet sisteminin eğri kanallardaki şekillendirme etkinliğinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak karşılaştırılması
Comparison of the shaping efficacy of three current rotary systems in curved canals using cone beam computed tomography
Yazar: MERVE BABACAN ÖZAD
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ AHTER ŞANAL ÇIKMAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2020
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Dental aygıtlar = Dental instruments ; Dental pulpa boşluğu = Dental pulp cavity ; Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi = Cone-beam computed tomography ; Kök kanal tedavisi = Root canal therapy

Özet:
Amaç: Bu çalışmanın amacı TruNatomy, XP endo Shaper ve 2Shape NiTi döner alet sistemlerinin eğri kök kanallarında kullanılması sonucu kanal transportasyonu, merkezleme oranı ve uzaklaştırılan dentin hacmi yönünden şekillendirme etkinliklerini konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.
Materyal ve Metod: Alt 1. molar dişinin 20°-40° kanal eğimine ve 6 mm'den küçük eğrilik yarıçapına sahip 60 adet mezial kök kanalları enstrümantasyon tipine göre 3 gruba (n=20) ayrıldı. Üretici talimatlarına göre TruNatomy, XP endo Shaper ve 2Shape döner alet sistemleriyle şekillendirmeler yapıldı. CBCT görüntüleri şekillendirme öncesi ve sonrası aynı pozisyonda alınarak kanal transportasyonu ve merkezleme oranı hem BL hem de MD yönlerde apeksten 3, 6 ve 9 mm seviyelerinde hesaplandı. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi ve anlamlılık düzeyi P<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: 2Shape grubu anlamlı derecede en yüksek transportasyonu göstermiştir (P<0.001). TruNatomy ve XP endo Shaper gruplarının transportasyon değerleri arasındaki fark anlamlı değildir. Merkezleme oranları arasında anlamlı fark görülmemiştir (P>0.05). TruNatomy grubunda uzaklaştırılan dentin hacmi miktarı diğer gruplardan anlamlı derecede daha az bulunurken (P<0.001), XP endo Shaper grubu ve 2Shape grubu arasındaki fark anlamlı değildir.
Sonuç: Çalışmamızda kullanılan döner alet sistemleri arasında merkezleme oranları benzer olmakla birlikte transportasyon açısından XP endo Shaper ve TruNatomy grupları daha üstün performans sergiledi. Ayrıca TruNatomy grubu minimal invaziv endodontik yaklaşımı destekler nitelikte daha az dentin uzaklaştırdı.

Abstract:
Aim: The aim of this study was to evaluate and compare the shaping ability of TruNatomy, XP endo Shaper, and 2Shape NiTi rotary systems in terms of canal transportation, centering ratio, and removed dentine volume by cone beam computed tomography.
Material and Method: Sixty mesial root canals obtained from mandibular first molar teeth, with a curvature angle of 20°- 40° and a curvature radius of < 6 mm were divided into 3 groups (n = 20) according to instrumentation type. Instrumentation was performed by using the TruNatomy, XP endo Shaper, and 2Shape rotary systems in compliance with the manufacturer's instructions. Before and after instrumentation cone beam computed tomography images were obtained in the same position. Canal transportation and centering ratio were calculated at 3 mm, 6 mm, and 9 mm distance from the apex on both the BL and the MD axis. Data were statistically analyzed and the significance level was
accepted as P<0.05.
Results: The 2Shape group has shown significantly the highest transportation (P <0.001). The difference between the transportation values of the TruNatomy and XP endo Shaper groups was not significant. There were no significant differences in the centering ratios (P> 0.05). The volume of the removed dentine in the TruNatomy group was significantly lower compared to the other groups (P <0.001). The difference between the XP endo Shaper and the 2Shape was not significant.
Conclusion: Besides similar centering ratio among the rotary systems used in this study, XP endo Shaper and TruNatomy groups exhibited superior performance in terms of transportation. In addition, TruNatomy group removed less dentin, supporting the minimally invasive endodontic approach.