Üç farklı nikel titanyum eğe sisteminin şekillendirme etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of shaping ability of THREE different nickel titanium file systems
Yazar: AYBÜKE KARACA SAKALLI
Danışman: DOÇ. DR. MÜGEM ASLI EKİCİ
Gazi Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2023
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry

Özet:
Bu çalışmanın amacı; üç farklı nikel titanyum eğe sisteminin şekillendirme etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada 66 adet j şekilli rezin blok kullanılmıştır. Rezin blokların kanal açıklıkları #10 K-tipi eğe ile kontrol edilerek rastgele olmak üzere 3 gruba ayrıldı (n=22): T-Endo MUST Grubu, WaveOne Gold Grubu, TruNatomy Grubu. Apikal eğim bölgesini içine alan iç duvar A yüzeyi, bu yüzeyin karşısında yer alan dış duvar B yüzeyi olarak adlandırıldı. Her yüzey için 11 olmak üzere toplam 22 adet ölçüm yapıldı. Bu ölçümlerden sonra, kanaldan uzaklaştırılan madde miktarı, eğe sistemlerinin merkezde kalma oranı, kanal transportasyonunun yönü, kanal transportasyonunun miktarı, şekillendirme hataları değerlendirildi. Ayrıca şekillendirme süreleri hesaplanmıştır Şekillendirme süresi verileri ANOVA ve Tamhane testi ile analiz edildi. Şekillendirme etkinliği verileri, iki yönlü ROBUST ANOVA ve üç yönlü ROBUST ANOVA ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak belirlendi. Şekillendirme süreleri karşılaştırıldığında tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). Uzaklaştırılan toplam madde miktarı karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). Rezin bloklarda uzaklaştırılan madde miktarının en yüksek ve en düşük gruplar sırasıyla WaveOne Gold ve TruNatomy grupları oldu. WaveOne Gold ve TruNatomy iç yüzeye doğru, T-Endo MUST ise eğriliğin dış yüzeyine doğru transportasyon yaptı. Toplam transportasyon miktarları için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0,05). T-Endo MUST ve WaveOne Gold gruplarının merkezde kalma oranı istatistiksel olarak TruNatomy grubundan daha yüksek bulundu (p<0,001). Şekillendirme süreleri karşılaştırıldığında tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0,001). En kısa şekillendirme süresine TruNatomy grubunun, en uzun şekillendirme süresine ise T-Endo MUST grubunun sahip olduğu bulundu. Rezin blokların sadece ikisinde şekillendirme hatası tespit edildi. Minimal invaziv endodontik yaklaşımı destekleyen TruNatomy en az maddeyi uzaklaştıran gruptu. Tüm eğe sistemleri benzer transportasyona sahipti ve orijinal kanal şeklini değiştirmedi. Merkezleme oranı resiprokal eğe gruplarında daha yüksekti. Tüm eğe sistemleri ihmal edilebilir prosedürel hatalara neden oldu.

Abstract:
The aim of this study was to compare of the shaping abilities of three different nickel titanium file systems. 66 j-shaped resin blocks were used in this study. The canal openings of the resin blocks were checked with a #10 K-file and randomly divided into 3 groups (n=22): Group 1: T-Endo MUST, Group 2: WaveOne Gold, Group 3: TruNatomy. The inner wall that includes the apical curvature region was called the surface A, and the outer wall opposite these surface was called the surface B. totally of 22 measurements were made, 11 for each surface. After these measurements, the amount of material removed from the canal, the centering ratio of the file systems, the direction of canal transportation, the amount of canal transportation, shaping errors were evaluated. Shaping times were calculated. Data of the shaping time were analyzed with ANOVA and Tamhane test. Data of the shaping ability were analyzed with two-way ROBUST ANOVA and three-way ROBUST ANOVA. The significance level was set at  p=0.05. Comparing the shaping time, the statistically significant difference was found between all groups (p<0.001). The shaping time was statistically shorter in TruNatomy and longer in T-Endo MUST group. In comparison of the total amount of substance removed, the statistically significant difference was found between the groups (p<0.001). The groups with the highest and lowest amount of removed material in resin blocks were WaveOne Gold and TruNatomy groups, respectively. WaveOne Gold and TruNatomy caused transportation towards to the inner surface, while T-Endo MUST caused transportation towards the outer surface of the curvature. For, total transport amounts, there was no statistically significant difference between the groups (p>0.05). The centering ratio of  T-Endo MUST and WaveOne Gold groups was statistically higher than the TruNatomy group (p<0.001). Shaping defect was detected in only two of the resin blocks. The least material was removed in TruNatomy group that supported the minimally invasive endodontic approach. All file systems caused similar transportation and did not change the original canal shape. The centering ratio was higher in reciprocal file groups. All file systems caused negligible procedural errors.