Girişimsel kardiyoloji incelemelerinde hasta dozlarının farklı yöntemlerle ölçümü
Patient dose measurement in interventional cardiological examinations with different techniques
Yazar: AYÇA ÇAĞLAN
Danışman: PROF.DR. DOĞAN BOR
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2006
Konu: Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Özet:
ÖZETYüksek Lisans TeziGİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ İNCELEMELERİNDE HASTADOZLARININ FARKLI YÖNTEMLERLE ÖLÇÜMÜAyça ÇAĞLANAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüFizik Mühendisliği Anabilim DalıDanışman : Prof. Dr. Doğan BORKardiyoloji incelemeleri doz ölçümü yönünden son derece karmaşıktır. Kullanılanprojeksiyon, diğer bir deyişle hastanın ışınlanan bölgesi sürekli değişir; ayrıca hastayatağının ve görüntü güçlendiricinin hareketleri nedeniyle ışınlama geometrisinindeğişimi önemli diğer bir faktördür. Işınlama sürekli (floroskopik) veya birbirini takipeden statik görüntüler şeklinde elde edilir. Bu ışınlamalarda sistemin kVp, mA veışınlama süresi hasta kalınlığına bağlı olarak sürekli değişir.Bu çalışmada amaç, kardiyolojik incelemeler sırasında hastanın maruz kaldığı dozu vebu incelemelerde hasta dozunun belirlenmesi için en etkin yöntemin hangisi olduğunusaptamaktır. Hasta dozu ölçümlerinde farklı teknikler kullanılmıştır. Deterministiketkiler dikkate alındığında cilt dozunun ölçümü gerekir ve bunun için TLD(Termolüminesans Dozimetre) ve Gafkromik film detektörleri kullanılmıştır. Cilt dozuveya DAP (Doz Alan Çarpımı) ölçümleri kullanılarak hesaplanan etkin dozdanyararlanarak Stokastik riskler hesaplanmıştır.İncelemeler 5 farklı sistem ve toplam 325 hasta kullanılarak gerçekleştirilmiştir.İncelemelerde 10 projeksiyon kullanılmış olup hastanın cilt dozu, M4KDK sistemininküçük iyon odası, TLD ve gafkromik film kullanılarak ölçülmüştür. Hastanın her birbölgesinin etkin dozu, GD ve DAP ölçüm değerlerinin, Monte Carlo dönüşümfaktörlerinin kullanıldığı PCXMC programına girilerek elde edilmiştir. Elde edilensonuçlar literatür değerleri ile karşılaştırılmıştır.2006, 88 sayfaAnahtar Kelimeler : Radyasyon dozu, doz-alan çarpımı,girişimsel kardiyoloji,termolümünesans dozimetre, giriş dozu, etkin doz, radyokromik filmi

Abstract:
ÖZETYüksek Lisans TeziGİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ İNCELEMELERİNDE HASTADOZLARININ FARKLI YÖNTEMLERLE ÖLÇÜMÜAyça ÇAĞLANAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüFizik Mühendisliği Anabilim DalıDanışman : Prof. Dr. Doğan BORKardiyoloji incelemeleri doz ölçümü yönünden son derece karmaşıktır. Kullanılanprojeksiyon, diğer bir deyişle hastanın ışınlanan bölgesi sürekli değişir; ayrıca hastayatağının ve görüntü güçlendiricinin hareketleri nedeniyle ışınlama geometrisinindeğişimi önemli diğer bir faktördür. Işınlama sürekli (floroskopik) veya birbirini takipeden statik görüntüler şeklinde elde edilir. Bu ışınlamalarda sistemin kVp, mA veışınlama süresi hasta kalınlığına bağlı olarak sürekli değişir.Bu çalışmada amaç, kardiyolojik incelemeler sırasında hastanın maruz kaldığı dozu vebu incelemelerde hasta dozunun belirlenmesi için en etkin yöntemin hangisi olduğunusaptamaktır. Hasta dozu ölçümlerinde farklı teknikler kullanılmıştır. Deterministiketkiler dikkate alındığında cilt dozunun ölçümü gerekir ve bunun için TLD(Termolüminesans Dozimetre) ve Gafkromik film detektörleri kullanılmıştır. Cilt dozuveya DAP (Doz Alan Çarpımı) ölçümleri kullanılarak hesaplanan etkin dozdanyararlanarak Stokastik riskler hesaplanmıştır.İncelemeler 5 farklı sistem ve toplam 325 hasta kullanılarak gerçekleştirilmiştir.İncelemelerde 10 projeksiyon kullanılmış olup hastanın cilt dozu, M4KDK sistemininküçük iyon odası, TLD ve gafkromik film kullanılarak ölçülmüştür. Hastanın her birbölgesinin etkin dozu, GD ve DAP ölçüm değerlerinin, Monte Carlo dönüşümfaktörlerinin kullanıldığı PCXMC programına girilerek elde edilmiştir. Elde edilensonuçlar literatür değerleri ile karşılaştırılmıştır.2006, 88 sayfaAnahtar Kelimeler : Radyasyon dozu, doz-alan çarpımı,girişimsel kardiyoloji,termolümünesans dozimetre, giriş dozu, etkin doz, radyokromik filmi