In vıtro evaluatıon of deformatıons and the amount of stretchıng under force ın dıfferent fıxed lıngual reınforcement applıances
Farkli sabit lingual pekiştirme apareylerinin kuvvet altindaki deformasyonlarinin ve esneme miktarlarinin i̇n vitro olarak değerlendirilmesi
Yazar: NURSİMA GENÇ YAZICI
Danışman: DOÇ. DR. MERVE GÖYMEN
Gaziantep Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2024
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry

Özet:
Bu tez çalışmasında 5 farklı sabit retansiyon apareyinin bağlanma dayanımının, deformasyon miktarının ve ARI indeksinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 160 adet çekilmiş alt keser diş üzerinde yapılmıştır. Dişler ikişerli olarak akrilik bloklara gömülerek çalışma modelleri elde edilmiştir. Elde edilen 80 adet model kullanılan retansiyon apareyine göre 5 gruba ayrılmıştır (n=16). Grup 1'deki örnekler 7 sarımlı paslanmaz çelik, Grup 2; fiber destekli kompozit, Grup 3; CAD-CAM destekli üretilen nikel-titanyum, Grup 4; titanyum molibden, Grup 5 ise paslanmaz çelik zincir içeren sabit pekiştirme apareyinden oluşturulmuştur. Örneklerin bağlanma dayanımları analiz edilmiştir. Tarama cihazı ile modeller kuvvet uygulaması öncesinde ve sonrasında taranmış ve deformasyon miktarları karşılaştırılmıştır. Dişlerin üzerinde kalan yapıştırıcı artıklarının değerlendirilmesi amacıyla ARI indeksi kullanıldı.  En yüksek bağlanma dayanımı Grup 1'de, en düşük ise Grup 2'de gözlendi (p<0.05). Tarama cihazı kullanılarak oluşturulan görüntülerin çakıştırılması ile elde edilen ölçümlere göre Grup 1 en yüksek deformasyonu gösterirken, Grup 3 en düşük deformasyonu gösterdi (p<0.05). Grup 4'ün ARI skoru, Grup 1 ve Grup 3'ten anlamlı şekilde yüksek bulundu. Çalışmada kullanılan materyallerin ağız içi kuvvetler karşısında dayanımlarının yeterli olduğu görülmektedir. Bağlanma dayanıklılığı açısından Grup 1'in; mine kırılma riskini azaltması açısından Grup 2 ve 4'ün avantajlı olduğu düşünülebilir.

Abstract:
This study aimed to evaluate the bond strength, deformation amount and ARI index of 5 different fixed retention appliances. This study was conducted on 160 extracted lower incisor teeth. Study models were obtained by embedding teeth in acrylic blocks in two pairs. The 80 models obtained were divided into 5 groups according to the retention device used (n = 16). Samples in Group 1 was 7-strand stainless steel, Group 2; fiber-reinforced composite, Group 3; Nickel-titanium produced with CAD-CAM, Group 4; titanium molybdenum and Group 5 consists of fixed reinforcement apparatus containing stainless steel chain. The bond strength of the samples was analysed. The models were scanned with a scanning device before and after force application and amount of deformation were compared. The ARI index was used to assess the amount of adhesive remaining on the teeth. The highest bond strength was observed in Group 1, and the lowest was observed in Group 2 (p<0.05). According to the measurements obtained by overlapping the images created using the scanning device, Group 1 showed the highest deformation, while Group 3 showed the lowest deformation (p<0.05). The ARI score of Group 4 was found to be significantly higher than Group 1 and Group 3. It can be seen that the materials used in the study have adequate resistance to intraoral forces. In terms of bond strength, Group 1; and in terms of reducing the risk of enamel fracture Groups 2 and 4 could be considered advantageous.