Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 2021, del 11-05-1993 (1993/827923)

DECRET 44/1993, de-22 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula el transport sanitari terrestre a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estat**DEROGADA**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/1993/03/22/44**

### Versions

 08/10/2014 - Actualitat  Text inicial: 11/05/1993 - 07/10/2014 

### Dades del document

Número de DOGV
:   2021

Data del DOGV
:   11-05-1993

Secció del DOGV
:   DISPOSICIONS GENERALS

Número del document
:   1993/827923

CVE


Data del document
:   22-03-1993

Organisme emissor
:   Conselleria de Sanitat i Consum

Tipus de document
:   Decret

Anàlisi jurídica

![](assets/imgs/icones/ico_informacio.svg)

Els textos consolidats de les normes són de caràcter informatiu i no tenen valor jurídic.

TEXT CONSOLIDAT

**Disposició derogada 08.10.2014**

**Decret 44/1993, de 22 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula el transport sanitari terrestre a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.**

**[(DOCV núm. 2021 de 11.05.1993)](http://www.docv.gva.es/datos/1993/05/11/pdf/1993_827923.pdf) Ref. 1032/1993**

El transport sanitari facilita a l´usuari l'accés a l'assistència sanitària que requereix, i la continuïtat d'aquesta assistència, i constitueix un recurs important del dispositiu d'atenció sanitària d'urgència en la mesura que de les seues característiques, dotació i disponibilitat depenen les condicions de celeritat i la qualitat de l'assistència.

Cal, doncs, ordenar el transport sanitari que transcorre íntegrament pel territori de la Comunitat Valenciana, i classificar i definir les característiques tècnico- sanitari es de les ambulàncies destinades a aquesta finalitat.

L'article 33.8 de la Llei 5/1982, d´1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Generalitat Valenciana l'execució de la legislació de l´Estat en matèria d'ordenació del transport de mercaderies i de viatgers que tinga el seu origen i la seua destinació dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Per tant, i dins del marc legal previst en les lleis 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, i en el Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, que desplega aquesta, a proposta dels consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de Sanitat i Consum, i amb l'acord previ del Govern Valencià, en la reunió del dia 22 de marg de 1993,

DECRETE

**Article primer**

La finalitat d'aquest decret és la regulació del transport sanitari terrestre, tant urbà com interurbà, que transcorre íntegrament per l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i establir les característiques tècnico- sanitàries dels vehicles destinats a aquesta finalitat.

**Article segon**

El transport sanitari és el que es fa per al desplaçament de persones malaltes, accidentades o per una altra raó sanitària, en vehicles especialment condicionats per a això i que reben la denominació genèrica d'ambulàncies.

Les ambulàncies són recursos mobilitzables pels poders públics en casos d'emergències o catàstrofes i, en qualsevol cas i règim de servei en què estiguen, s'atendran al que disposa el Pla Director d'Urgències de la Generalitat Valenciana.

**Article tercer**

El règim de servei del transport sanitari regulat en aquest decret, siga quina siga la seua modalitat i capacitat, podrà ser:

- Públic.

- Privat.

- Oficial.

**Article quart**

Són serveis de transport sanitari públics els que presta el propietari d'una ambulància, per compte d'altri, mitjançant retribució i amb intenció de lucre o sense ella.

**Article cinquè**

Són serveis de transport sanitari privats els que es presten per al trasllat de persones accidentades o malaltes, amb ambulàncies i personal propis de les entitats prestatàries, amb aquesta única finalitat i sense percebre una retribució independent pel servei de transport.

**Article sisè**

Són serveis de transport sanitari oficials els que fan directament els organismes públics.

**Article setè**

Les ambulàncies destinades al transport terrestre de malalts poden ser de tres tipus:

1. Ambulàncies de trasllat individuals, tipus TI: vehicles destinats al trasllat individual de malalts estabilitzats que no requeresquen assistència sanitària durant el trasllat.

2. Ambulàncies de trasllat col·lectives, tipus TC: vehicles destinats al trasllat conjunt de malalts per indicació facultativa, no afligits per una malaltia transmissible, el trasllat dels quals no tinga caràcter d'urgent i que no requeresquen assistència sanitària en ruta.

3. Ambulàncies assistencials, tipus AA: vehicles destinats al trasllat de malalts o persones accidentades d'alt risc i que permeten aportar mesures bàsiques de transport vital al pacient.

**Article vuitè**

Les característiques tècnico- sanitàries i la dotació, tant de personal com de material sanitari, dels diferents tipus d'ambulàncies són les que s'estableixen en l'annex I d'aquest decret.

**Article novè**

Per a l'obtenció de les autoritzacions corresponents de transport sanitari, caldrà complir els següents requisits:

1. Autoritzacions de transport públic:

a) Disposició de mitjans que permeten la immediata localització de les ambulàncies les vint-i-quatre hores del dia.

b) A poblacions de més de vint mil habitants, disposició d'un local obert al públic, amb nom o títol registrat.

c) Estar en possessió de tres ambulàncies com a mínim, amb les seues autoritzacions corresponents.

2. Autoritzacions de transport privat:

Les ambulàncies hauran de ser propietat del titular de l'autorització o arrendades en règim de leasing, i el transport haurà de fer-lo personal propi.

3. Autoritzacions de transport oficial:

Les ambulàncies hauran de ser de titularitat pública i el transport haurà de fer-se amb personal propi o mitjançant prestació social.

**Article deu**

Totes les ambulàncies, tant si són de transport públic com privat o oficial, hauran de tenir la certificació sanitària corresponent com a requisit previ per a l'obtenció de l'autorització per a la realització de transport sanitari.

**Article onze**

Per al lliurament de la certificació sanitària, caldrà que les ambulàncies complesquen els requisits tècnico- sanitaris i de personal que per a cada tipus s'estableixen en l'annex I d'aquest decret i l'empresa titular haurà de complir els requisits específics que estableix l'article 9 d'aquest decret.

**Article dotze**

La certificació sanitària serà concedida pel Secretari General de la Conselleria de Sanitat i Consum.

**Article tretze**

El Secretari General de la Conselleria de Sanitat i Consum podrà delegar per a les competències a què fan referència els articles 12 i 18 els òrgans territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum.

**Article catorze**

Les sol·licituds de certificació sanitària hauran d'adreçar-se al Secretari General de la Conselleria de Sanitat i Consum o, si escau, a l´òrgan que haja estat delegat per a la competència de la concessió, a través de les direccions territorials de Sanitat i Consum, que tramitaran els expedients.

**Article quinze**

Caldrà adjuntar a les sol·licituds de certificació sanitària la següent documentació:

- Document que acredite la personalitat jurídica de qui sol·licita i, si s'escau, la representació que hom detinga.

- Acreditació de la propietat i la dependència jurídica del vehicle de què es tracte.

- Memòria descriptiva de les característiques tècnico- sanitàries i d'equipament del vehicle.

- Llista dels noms de les persones que hi prestaran serveis, i còpies compulsades de les seues titulacions i dels seus permisos de conducció.

- Documentació que justifique que l´empresa titular de l'ambulància compleix els requisits que estableix l'article 9.

**Article setze**

Després d'haver examinat la documentació presentada i d'haver comprovat el compliment dels requisits tècnico- sanitaris que estableix l'annex I d'aquest decret, els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum elevaran una proposta de resolució a l'òrgan administratiu competent, el qual resoldrà sobre la concessió o la denegació de la certificació sol·licitada.

**Article disset**

La certificació sanitària, a partir que s'acomplesca el segon any d'antiguitat del vehicle, haurà de ser renovada anualment, després d'una inspecció, duta a terme pels serveis territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum, dels requisits tècnico- sanitaris, l´equipament i el personal de l'ambulància. A més de la inspecció anual a l´efecte de renovació, els òrgans sanitaris competents podran realitzar les inspeccions que consideren oportunes i procediran segons els articles 31.2 i 37 de la Llei General de Sanitat en el cas que aquestes resultaren desfavorables.

**Article divuit**

La certificació sanitària serà revocada, després d'haver-hi fet un expedient, si es produeixen alteracions de les característiques tècnico- sanitàries del vehicle que impliquen l´incompliment manifest dels requisits que s'estableixen en l'annex I d'aquest decret per al tipus d'ambulància corresponent.

**Article dinou**

Per a la realització de qualsevol modalitat de transport sanitari caldrà la prèvia obtenció de l'autorització administrativa, atorgada per la Direcció General de Transports de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i referida a cada vehicle en concret.

**Article vint**

Les autoritzacions de transport sanitari s'atorgaran per un període de cinc anys, que podrà ser prorrogable per dos anys més segons l'estat tècnic del vehicle.

**Article vint- i- u**

La suspensió o retirada de la certificació sanitària comportarà automàticament la suspensió o retirada de l'autorització de transport sanitari. A tal efecte, els òrgans competents de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de la Conselleria de Sanitat i Consum actuaran coordinadament.

**Article vint-i-dos** ****[1]****

**Article vint-i-tres**

Les autoritzacions de transport sanitari hauran d'especificar el tipus d'ambulància, d'acord amb el que disposa l'article 7 d'aquest decret.

**Article vint-i-quatre**

Per al lliurament de l'autorització de transport sanitari caldrà presentar-ne la sol·licitud als serveis territorials de Transport de la demarcació competent, acompanyada de la documentació següent:

a) DNI o codi d'identificació fiscal de qui sol·licita.

b) Permís de circulació dels vehicles a què fa referència l'autorització.

c) Fitxa d'Inspecció Tècnica dels Vehicles en què conste que està vigent el reconeixement periòdic legal o, si no n'hi ha, certificació acreditativa d'aquest requisit.

d) Rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques corresponent o, si s'escau, justificant de l'exempció.

e) Certificació sanitària prevista en l'article 10 d'aquest decret.

**Article vint-i-cinc**

Aquestes autoritzacions seran visades anyalment per l´òrgan que les haurà lliurades.

Per a la realització del visat, caldrà aportar documentació anàloga a la indicada en l'article 24 i també l'autorització visada corresponent al període immediatament anterior.

**Article vint-i-sis**

El cessament d'activitats de les ambulàncies, a les quals haja estat lliurada l'autorització corresponent, haurà de ser comunicat abans que es produesca, a la Direcció General de Transports, la qual ho farà saber a la Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum. Si, per causes fortuïtes, això no fóra possible, s'haurà de fer en un termini màxim de quinze dies comptadors des d'aquell en, què tinga lloc el cessament.

**Article vint-i-set**

1. Les infraccions contra aquest decret relatives al transport sanitari seran sancionades d'acord amb la legislació vigent en matèria de règim de sancions del transport per carretera.

2. L'incompliment de les previsions d'aquesta disposició pel que fa a la certificació sanitària podrà causar, amb la instrucció prèvia de l'oportú expedient, l'aplicació del règim de sancions que estableix el Decret 44/1992, de 16 de març, del Govern Valencià, pel qual se determinen el procediment, les sancions i la competència sobre sancions en relació amb les infraccions sanitàries.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

**Primera**

Qualsevol ambulància assistencial que posseesca l'autorització administrativa preceptiva, podrà ser objecte de conversió en ambulància assistida destinada al trasllat de malalts crítics que requeresquen suport vital avançat i cures intensives.

**Segona**

Per a la conversió d'una ambulància assistencial en assistida, aquesta haurà de complir els requisits següents:

1. Inclusió d'un equip addicional de medicació amb les característiques que s'especifiquen en l'annex IV d'aquest decret.

2. Assistència durant el trasllat d'un metge o d'un ATS o diplomat en Infermeria amb experiència en medicina d'urgències i transport sanitari.

**Tercera**

Les ambulàncies assistides, definides en les disposicions addicionals anteriors, tindran la consideració de centres sanitaris i, com a tals, requeriran una autorització de funcionament, la concessió o denegació de la qual serà competència de la Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum. El procediment per a l´obtenció de la mencionada autorització es determinarà en les normes de desplegament d'aquest decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les ambulàncies que a l'entrada en vigor d'aquest decret tinguen autorització per a la realització de transport sanitari disposaran d'un termini de tres anys per a adaptar-se al que preveu aquesta disposició.

DISPOSICIONS FINALS

**Primera**

S'autoritza les conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de Sanitat i Consum perquè dicten les normes i prenguen les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquest decret.

**Segona**

S'autoritza el Conseller de Sanitat i Consum perquè modifique les característiques tècnico- sanitàries incloses en els annexos d'aquest decret per tal d'adequar-les als avanços que puguen produir-se després de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

**Tercera**

Per a la millor capacitació del personal encarregat del transport sanitari, els titulars d'aquest i la Conselleria de Sanitat i Consum disposen d'un termini de tres anys per a reciclar el personal esmentat, mitjançant cursos específics destinats a aquest fi.

València, 22 de març de 1993.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Sanitat i Consum,

JOAQUIN COLOMER SALA

El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,

 EUGENIO BURRIEL DE ORUETA

ANNEX I. Característiques tècnico-sanitàries de les ambulàncies

I Especificacions comunes per a tots els tipus d'ambulàncies:

I.A. Característiques mecàniques:

- Vehicle tipus furgó amb una potència mínima fiscal de 13 CV.

- Suspensió suau i eficaç en les condicions de càrrega en què el vehicle ha de treballar.

- Sistema de frens amb doble circuit i servofrè.

- Eixida del tub d'escapament per la part lateral esquerra del vehicle.

I.B. Característiques externes:

- Carrosseria pintada de color blanc, en la seua major part, amb inscripció de la paraula «AMBULANCIA» en les parts anterior i posterior amb pintura reflectora roja, de manera que la inscripció anterior puguen llegir-la per reflexió els vehicles que la precedesquen en la marxa, amb dues franges longitudinals a ambdós costats de l'ambulància amb pintura reflectora roja.

- Nom i adreça de l´empresa o entitat propietària del vehicle retolats en les parts laterals i número de telèfon retolat en la part posterior.

- Senyalitzacions: sirena i indicadors d'intermitència ambre (prioritaris), eficaços, segons el que disposa el codi de circulació vigent.

- Il·luminació posterior sobre la porta, interna o externa.

- Fars halògens i antiboira.

- Il·luminació auxiliar halogenada de llarg abast extensible i extraïble.

- Indicadors de llums de parada o avaria.

- Claraboia superior translúcida practicable sobre la cèl·lula sanitària, en les ambulàncies assistencials.

- Finestres de lluna translúcida de seguretat a ambdós costats del vehicle (tret de les ambulàncies assistencials) i en les portes posteriors pel que fa a la cèl·lula sanitària.

- Ventiladors extractors de les dimensions adequades perquè s'efectuen vint renovacions d'aire per hora sense produir turbulències en l´interior de l´habitacle.

- Dispositiu exterior annex a l´equip de radiotelèfon d'acord amb la normativa legal vigent.

- Portes d'accés i emergència:

\* Laterals en l´habitacle del conductor.

\* Posterior de doble fulla amb obertura mínima de 180 graus o porta gran única que, totalment oberta, no depasse l'altura màxima del vehicle.

\* Lateral que permeta un accés fàcil a la cèl·lula sanitària, situada en la part davantera dreta de la cèl·lula.

\* Totes les portes disposaran de sistema d'obertura i tancament des de l´exterior i l´interior.

- Indicador de portes obertes en la cabina de conducció.

I.C. Equipament general:

- Un extintor d'incendis homologat pel Ministeri d´Indústria i Energia.

- Una roda de recanvi.

- Eines per a l'atenció mecànica del vehicle en ruta.

- Un emissor- receptor de ràdio que complesca la normativa específica.

- Triangles de senyalització.

- Llibre de reclamacions oficial.

II. Característiques tècnico- sanitàries de les ambulàncies de trasllat col·lectives:

A més de les especificacions comunes per a tots els tipus d'ambulàncies, inclouran:

II.A. Condicions d'habitabilitat:

- L'habitacle del conductor complirà les condicions exigides per la normativa legal vigent. Tindrà comunicació amb el compartiment sanitari des de la zona del seient de l'acompanyant.

- El compartiment sanitari disposarà de calefacció, ventilació i il·luminació suficients i independents de les de la cabina del conductor.

- El pis disposarà d'un revestiment antilliscant, continu, fix, de material impermeable, inatacable i incombustible.

- Els revestiments de les parets seran llisos. Tots ells, rentables i resistents als desinfectants habituals.

- Hi haurà armaris per a material, com també una superfície o un tauler petits per a la preparació de material i un lavabo amb desguàs, dotat d'aigua corrent mitjançant una bomba alimentada per un dipòsit amb una capacitat almenys de 10 litres, i de dipòsit d'emmagatzemament d'aigua usada.

- El compartiment sanitari disposarà d'un màxim de 6 seients confortables i reclinables.

- La capacitat màxima del transport mai no superarà els 6 passatgers, a més del conductor i portalliteres.

- Disposarà d'una llitera abatible ó fixa en una part lateral del vehicle per a la seua utilització en cas de necessitat. La llitera serà de dimensions adequades per al transport d'un individu adult. L'amplària entre les rodes serà de 550 mm, el diàmetre de les rodes serà de 100 mm i l'amplària de les rodes serà de 32,5 mm com a màxim.

II.B. Equipament sanitari:

- Una bala d'oxigen amb capacitat entre 850 i 2000 litres, amb manòmetre, cabalímetre i vas humidificador.

- Joc de màscares de subministrament d'oxigen suplementari per a adult i xiquet.

- Dispositiu d'aspiració de secrecions.

- Sondes per a aspiració de secrecions.

- Una farmaciola sanitària que complesca el que específica l'annex II.

- Un cuny de plàstic i botella irrompible.

- Mantes i llençols segons les necessitats.

- Una cadira de rodes plegable.

III. Característiques tècnico- sanitàries de les ambulàncies de trasllat individuals:

A més de les especificacions comunes per a tots els tipus d'ambulàncies, inclouran:

III.A. Condicions d'habitabilitat:

- El vehicle disposarà de dos habitacles, la cabina de conducció i la cèl·lula sanitària, i hi haurà entre ambdós un envà de separació, amb esvorancs de comunicació en la part superior, amb llunes translúcides lliscants. Així mateix, disposarà d'intèrfon de comunicació entre ambdós.

- La cabina de conducció reunirà les condicions exigides per la normativa legal vigent.

- Les parets de la cèl·lula sanitària estaran dotades d'elements d'aïllament tèrmic i acústic i se n'haurà de garantir l´estanqueïtat.

- Ei pis disposarà d'un revestiment antilliscant, continu, fix, de material impermeable, inatacable i incombustible. Els revestiments de les parets seran llisos. Tots ells seran rentables i resistents als desinfectants habituals.

- La cèl·lula sanitària disposarà de sistemes de calefacció, ventilació i il·luminació suficients i independents dels de la cabina de conducció.

- Disposarà d'una presa de corrent en cada part superior de les parets de la cèl·lula, per a endoll tipus encenedor de 12 V.

- Dimensions de la cèl·lula sanitària:

\* Longitud: la longitud útil amidada entre l´envà de separació i les portes posteriors sobre l'eix longitudinal del vehicle i a 40 cm d'altura sobre el terra serà, almenys, de 240 cm.

\* Amplària: l'amplària útil amidada entre les parets esquerra i dreta del vehicle i a 40 cm del terra serà, almenys, de 160 cm.

\* Altura: l'altura útil amidada entre el terra i el sostre de la cèl·lula sanitària serà, almenys, de 130 cm.

III.B. Dotació de la cèl·lula sanitària:

- La cèl·lula sanitària disposarà d'un sistema eficaç per al suport, el lliscament i la fixació d'una llitera amb rodes.

- La llitera serà de dimensions adequades per al transport d'un individu adult. L'amplària entre les rodes serà de 550 mm, el diàmetre de les rodes serà de 100 mm i l'amplària de les rodes serà de 32,5 mm com a màxim.

- La llitera estarà proveïda de cinturons de subjecció que envolten el pit i les cames (amb canelleres, turmelleres i un arnés per al cap).

- La subjecció de la llitera serà per galets que encaixen sobre el sistema de lliscament i fixació.

- La llitera anirà situada en el sentit de la marxa.

- La cèl·lula sanitària, a més de l´espai necessari per a la llitera, disposarà d'un seient proveït de cinturó de seguretat, al costat de la capçalera, de manera que permeta una atenció còmoda al pacient.

- Hi haurà armaris per a material, i també una superfície o un tauler petits per a la preparació de material i un lavabo amb desguàs, dotat d'aigua corrent mitjançant una bomba alimentada per un dipòsit amb una capacitat almenys de 10 litres, i de dipòsit d'emmagatzemament d'aigua usada.

- Un dispositiu fix en què es puga penjar un flascó o una bossa de solució per a perfusió intravenosa.

- Plàstic per al matalàs de la llitera (envolupant i rentable).

- Dues mantes, dos llençols i un coixí.

Un llitera de tisora radiotransparent.

III.C. Equipament sanitari:

- Una bala o més d'oxigen, recanviables, amb una capacitat entre 850 i 200 litres, amb manòmetre, cabalímetre i vas humidificador.

- Joc de màscares d'un sol ús de subministrament d'oxigen suplementari per a adult i xiquet.

- Dispositiu d'aspiració de secrecions.

- Sondes per a aspiració de secrecions d'un sol ús.

- Ressuscitador manual de baló amb màscares d'adult i de xiquet.

- Cànules orofaríngies de Guedel, dels números 1, 3 i 5.

- Un collaret per a cervicals.

- Una farmaciola sanitària que complesca el que específica, l'annex II.

- Un cuny de plàstic i botella irrompible.

IV. Característiques tècnico- sanitàries de les ambulàncies assistencials:

A més de les especificacions comunes per a tots els tipus d'ambulàncies, hauran d'incloure:

IV.A. Equipament general:

A més de tots els elements especificats en l'apartat I.C, inclourà:

- Un equip emissor- receptor portàtil de ràdio.

- Emissor- receptor de ràdio que complesca la normativa específica amb extensió per microtelèfon a la cèl·lula sanitària.

IV.B. Condicions d'habitabilitat:

A més de tots els elements especificats en l'apartat III.A, inclourà:

- Dimensions de la cèl·lula sanitària:

\* Longitud: la longitud útil amidada entre l´envà de separació i les portes posteriors sobre l´eix longitudinal del vehicle i a 40 cm d'altura sobre el terra serà d'almenys 300 cm.

\* Amplària: l'amplària útil amidada entre les parets esquerra i dreta del vehicle i a 40 cm del terra serà, almenys, de 160 cm.

\* Altura: l'alçària útil amidada entre el sòl i el sostre de la cèl·lula sanitària serà, almenys, de 180 cm.

- Sistema d'aire condicionat amb humidificador.

- Característiques de la instal·lació elèctrica:

Les instal·lacions elèctriques del vehicle i medico- assistencial han de ser totalment independents.

La instal·lació elèctrica del vehicle complirà els requisits del codi de circulació i alimentarà focus anti- boira, llums rotatoris d'advertiment, llums anti- col·lisió del sostre (llums de gàlib), sirena d'advertiment, radiotelèfon i els dispositius de climatització de la cabina de conducció i de la cèl·lula sanitària.

La instal·lació elèctrica medico- assistencial estarà alimentada per una bateria auxiliar de 12 V i 95 Ah recarregable durant la marxa del vehicle sense perjudici del seu rendiment òptim i també mitjançant un carregador de bateries incorporat.

Possibilitat d'incorporar-hi un grup electrogen (220 V de corrent altern i 12 V de corrent continu) que permeta la càrrega de la bateria mitjançant una connexió a la xarxa exterior.

Aquesta instal·lació ha d'alimentar tots els equips mèdics assistencials, i podrà fer-ho si cal a una incubadora mitjançant les preses adients.

A la cabina de coordinació hi haurà un interruptor que desconectarà la bateria auxiliar sense impedir la possibilitat de recarrega.

A la cabina assistencial hi haurà un indicador de càrrega de bateria auxiliar fàcilment visible.

Els circuits elèctrics seran fixos i estaran convenientment protegits per evitar-los agressions mecàniques o químiques.

Cada presa de 12 V de corrent continu de la cabina assistencial disposarà d'un fusible independent, tots els quals estaran agrupats en un quadre general fàcilment accessible.

A la cabina assistencial hi haurà un mínim de tres preses de 220 V de corrent altern mitjançant un circuit elèctric independent del de la bateria auxiliar i alimentat per una connexió a la xarxa externa o al grup electrogen.

Disposarà d'acumuladors que permeten disposar de corrent, durant almenys dues hores amb el vehicle parat.

IV.C. Dotació de la cèl·lula sanitària:

- El suport de la llitera principal tindrà les següents característiques:

\* Serà dotat de moviment d'elevació i descens, i podrà adoptar les posicions de Trendelemburg positiva i negativa fins a 30º.

\* Ha de permetre la col·locació i l´extracció de la llitera amb el pacient fàcils i segures fins a l´exterior del vehicle.

\* Podrà moure's lateralment cap a l´esquerra deixant espai per atendre-hi una altra llitera abatible que durà el vehicle situada al costat dret, de manera que quede un espai entre les dues lliteres per a l'atenció de dos malalts en situació crítica simultàniament (de 30 a 45 cm).

\* Amb el suport de la llitera en posició central es podrà atendre el malalt per tots els costats. Hi haurà d'haver un espai lliure de 45 cm almenys a la capçalera, amb un seient plegable que tindrà un cinturó de seguretat automàtic.

\* Els suports de les lliteres disposaran de carrils per a fixació i lliscament d'una llitera amb rodes.

- Suport abatible per a llitera al costat dret de la cèl·lula sanitària que permeta la col·locació, la fixació i el lliscament d'una altra llitera, la qual tindrà una longitud i una amplària idèntiques a les de la principal.

- Les lliteres seran de dimensions adequades per al transport d'un individu adult. L'amplària entre les rodes serà de 550 mm, el diàmetre de les rodes serà de 100 mm, i l'amplària de les rodes serà de 32,5 mm com a màxim.

- Les lliteres estaran proveïdes de cinturons de subjecció que envolten el pit i les carnes (amb canelleres, turmelleres i un arnés per al cap).

- Les lliteres estaran situades en el sentit de la marxa.

- Una llitera de tisora.

- A més del seient situat a la capçalera de la llitera principal, n'hi haurà almenys un altre d'abatible sobre la part lateral esquerre, dotat també de cinturó de seguretat automàtic.

- A la cèl·lula sanitària hi haurà armaris i calaixos per a material sanitari, amb capacitat almenys de 0,10 m3, etiquetats segons aquest codi de colors normalitzats:

\* Blau: sistema respiratori.

\* Roig: sistema circulatori.

\* Verd: material quirúrgic i divers.

\* Taronja: material pediàtric.

- Hom hi disposarà d'una superfície o d'un tauler de treball amb una àrea mínima de 0,60 m2 per a preparació de material de cures o medicació.

- Lavabo amb desguàs, dotat d'aigua corrent mitjançant una bomba alimentada per un dipòsit d'acer inoxidable amb una capacitat almenys de 10 litres, i de dipòsit d'emmagatzemament d'aigua usada.

- Penjador del sostre amb abraçadores per a dos flascons o bosses, com a mínim, de líquids de perfusió.

- Un carril normalitzat per a la subjecció de l´equip addicional, fixat rígidament a l´estructura del vehicle en la part lateral esquerre, a una altura aproximada de 130 cm del sòl del vehicle.

- Llum quirúrgic halogen de llum freda orientable.

- Un dispensador de tovallons junt al lavabo.

- Un dispensador de sabó líquid junt al lavabo.

- Una caixa fixa per a borses de fem amb tapa automàtica.

IV.D. Equipament sanitari:

1. Equip de reanimació

1.1. Equip d'oxigen: estació d'oxigen centralitzada, amb dues botelles d'una capacitat mínima de 1.500 litres cadascuna i amb vàlvula de reducció de pressió de 50 + 10 psi (3-4 barr).

L'estació d'oxigen estarà localitzada en un compartiment fàcilment accessible lliure de conduccions elèctriques i on no s'emmagatzeme cap altre tipus de material.

Conduccions d'oxigen de seguretat amb un mínim de quatre preses ràpides d'oxigen sobre les parts laterals, en color blanc i amb la inscripció de la paraula «Oxigen».

Dos cabalímetres d'alt flux (15 l/min) amb els seus corresponents vasos humidificadors.

Elements d'aplicació: emmagatzemats en un calaix identificats amb un rètol blau:

- Un ressuscitador manual de baló amb màscares transparents d'adult i de xiquet. Estarà dotat amb una vàlvula múltiple d'amissió d'oxigen amb regulació constant de sobrepressió, que compte amb un sistema de vàlvula unidireccional que permeta acoblar-hi una vàlvula de Peep de fins a 10 cm La unitat serà comprimible i no deformable.

- Tres jocs complets de màscares de ventilació (Ventimask) de concentració variable per a adult i xiquet.

- Dos jocs de cànules orofaríngies de Guedel dels números 1, 3 i 5.

- Un jaringoscopi.

- Un joc de pales de laringoscopi d'adult i de xiquet.

- Dues piles de recanvi per al laringoscopi.

- Una bombeta de recanvi per al laringoscopi.

- Dos jocs de tubs orotraqueals sense baló del 2,5; 3; 3,5 i 4,5 per a intubació.

- Dos jocs de tubs orotraqueals amb baló inflable de baixa pressió del 5; 6; 7; 7,5 i 8 per a intubació.

- Un fiador d'intubació endotraqueal per a adult i xiquet.

- Un joc de connexions per a tubs endotraqueals.

- Dues connexions en T per a connectar tubs endotraqueals al sistema respiratori.

- Un lubricant anestésic hidrosoluble.

- Una pinça de Magill per a adult i xiquet.

1.2 Equip de buit: la instal·lació de l´equip de buit ha de ser independent de la instal·lació d'oxigen que siga de tipus aspirador individual.

La bomba d'aspiració del sistema de buit ha de ser de tipus elèctric, amb alimentació a través del sistema elèctric del vehicle.

El sistema d'aspiració disposarà de regulació contínua del buit.

Comptarà amb un vas recollidor de 500 cc de capacitat, almenys.

El sistema estarà dotat de vàlvula antiretorn.

Elements d'aplicació: al calaix identificat amb el rètol blau s'emmagatzemaran 5 sondes estèrils d'aspiració de mides adaptades a adults i a xiquets.

1.3. Un equip d'oxigenoteràpia portàtil dotat del material següent, en un contenidor blau amb el rètol «Oxigenoteràpia»:

- Una bombona d'oxigen portàtil de 300 litres en condicions normals.

- Una vàlvula reductora que aporte 15 litres per minut.

- Un ressuscitador manual de baló amb màscares transparents d'adult i de xiquet.

- Un aspirador de secrecions pel sistema Venturi.

- Una sonda d'aspiració del 4 i una altra del 12.

- Un joc complet de màscares de ventilació per a adult i xiquet (Ventimask).

- Un joc de cànules orofaríngies de Guedel 1, 3 i 5.

- Un laringoscopi amb piles i llum.

- Un joc de pales per a laringoscopi, per a adult i per a xiquet.

- Un joc de tubs orotraqueals amb baló.

- Un fiador de tub endotraqueal.

- Una pinça de Magill.

2. Equip sanitari:

2.1. Una farmaciola sanitària que complesca el que específica l'annex II.

2.2. Una farmaciola d'ús mèdic exclusivament que complesca el que específica l'annex III.

2.3. Material d'immobilització: situat a l'interior d'un armari que tinga un rètol de color verd. Caldrà que hi haja el material següent:

- Un joc de dues fèrules inflables quadricamerals o de buit per al braç.

- Un joc de dues fèrules inflables quadricamerals o de buit per a la cama.

- Un collaret per a les cervicals.

2.4 Material de diagnòstic

- A la part lateral del vehicle i en el carril d'accessoris s'instal·larà un esfigmomanòmetre fix de tipus rellotge d'esfera de mida gran.

- En un calaix hi haurà aquest material:

\* Un esfigmomanòmetre portàtil.

\* Un fonendoscopi.

\* Tres termòmetres clínics.

\* Una llanterna d'exploració.

2.5. Instrumental quirúrgic: situat en un calaix amb un rètol de color verd. Hi haurà el següent material:

- Unes tisores corbes de 15 cm (de Metzenbaum).

- Unes tisores per a tallar roba.

- Una pinça de dissecció amb dents de 14 cm (estàndard).

- Una pinça de dissecció sense dents.

- Sis jocs de sutura cutània externa.

2.6. Material de cures: que estarà situat en un calaix amb un rètol de color verde hi haurà:

- Una capsa de 50 unitats de gases no estèrils.

- Dues capses de 10 unitats de gases estèrils.

- Dos paquets de 250 g de cotó hidròfil en bosses de plàstic tancades hermèticament.

- Dues benes elàstiques de 7 x 10.

- 20 benes de gasa voretades de 5 x 5.

- 20 benes de gasa voretades de 10 x 5.

- 2 rotllos d'esparadrap de tela de 5 cm.

- 2 rotllos d'esparadrap antial·lèrgic de 2,5 cm.

2.7. Material quirúrgic general: en un calaix amb un rètol verd:

- 10 parells de guants estèrils d'un sol ús disposats en grups de dues unitats de mida mitjana.

- Un paquet de 20 màscares asèptiques d'un sol ús.

2.8. Material per al sistema circulatori: en un calaix amb un rètol roig:

- Dos compressors venosos d'elastòmer.

2.9. Material divers: en un armari, hi haurà:

- Una manta termoaïllant aluminitzada.

- Dues palanganes de tipus ronyonera o cuny.

- Una ampolla de sabó líquid antisèptic.

- Dos rotllos de tovallons de paper d'un sol ús.

- Vint bosses de fem de plàstic.

3. Medicaments: els medicaments que s'allisten tot seguit estaran distribuïts permanentment als calaixos de l'ambulància, que duran els codis de colors que s'indiquen:

- Solucions antisèptiques (calaix verd):

\* Polividona iodada al 10%, 125 cc.

\* Mercurocrom al 2%, 30 cc.

\* Alcohol de 90', 250 cc.

- Analgèsics (calaix verd): 20 comprimits d'àcid acetilsalicílic.

\* 20 comprimits de paracetamol.

\* 10 comprimits de dipirona magnésica.

- Espasmolítics (calaix verd):

\* 10 comprimits de N- butil bromur d'escopolapina.

- Vasoactius (calaix roig):

\* 5 comprimits de nitroglicerina de 0,4 mg.

- Antihistamínics (calaix verd):

\* 15 comprimits de dexclorfenirarnina de 2 mg.

- Col·liris oftàlmics (calaix verd):

\* Col·liri antisèptic sedant.

- Antiemètics i digestius (calaix verd):

\* 10 comprimits de metoclopramida clorhidrat.

\* Bicarbonat sódic, 100 gr.

- Sèrums (calaix roig):

\* 3 envasos de 500 ce de sèrum fisiològic.

\* 2 envasos de 500 cc de sèrum glucosat al 5%.

\* 1 envàs de 250 cc de sèrum bicarbonatat 1/6 Molar.

- Altres (calaix verd):

\* 1 tub de nitrofurazona pomada.

V. Dotació de personal de les ambulàncies:

1. Ambulàncies de trasllat individuals:

1.A. En transport urgent:

Dotació de personal obligatori quan estiga en servei:

- Conductor- portalliteres que tinga el permís de conducció establert per la normativa.

- Portalliteres.

1.B. En transport programat:

Dotació de personal obligatori quan estiga en servei:

- Conductor- portalliteres que tinga el permís de conducció establert per la normativa.

Dotació recomanable:

- Portalliteres: caldrà que n'hi haja un quan les característiques del pacient o del servei ho requeresquen.

Els conductors- portalliteres i els portalliteres hauran de posseir un certificat, lliurat per l'administració sanitària o per altres organismes públics o privats acreditats, que garantesca una formació sanitària adient per a exercir aquesta activitat.

2. Ambulàncies de trasllat col·lectives:

Dotació de personal obligatori quan estiga en servei:

- Conductor- portalliteres que tinga el permís de conducció establert per la normativa vigent.

Dotació recomanable:

- Portalliteres.

Els conductors- portalliteres i els portalliteres hauran de posseir un certificat, lliurat per l'administració sanitària o per altres organismes públics o privats acreditats, que garantesca una formació sanitària adient per a exercir aquesta activitat.

3. Ambulàncies assistencials:

Dotació de personal obligatori quan estiga en servei:

- Conductor- portalliteres que tinga el permís de conducció establert per la normativa vigent.

- Portalliteres.

Els conductors- portalliteres i els portalliteres hauran de posseir un certificat, lliurat per l'administració sanitària o per altres organismes públics o privats acreditats, que garantesca una formació sanitària adient per a exercir aquesta activitat.

Dotació recomanable:

- Metge o ATS o diplomat en Infermeria amb experiència en medicina d'urgència i en possessió del permís de conducció establert per la normativa vigent.

ANNEX II. Equipament de la farmaciola sanitària

En un contenidor de fàcil utilització i transport, fabricat en material lleuger i resistent als colps, a les temperatures extremes i a la humitat, i amb un rètol en l´exterior amb les paraules «Farmaciola sanitària» hi haurà el material que a continuació s'allista.

I Instrumental:

- Unes tisores rectes de 13 cm.

- Unes tisores per a roba de 15 cm.

- Unes pinces de cures de 13 cm.

- Funda per a tots aquests instruments.

II. Material de cures:

- 3 embenats a pressió.

- 2 benes amb apòsit de 6 x 8 cm.

- 2 benes amb apòsit de 10 x 15 cm.

- 5 apòsits per a cremats de 10 x 15 cm.

- 2 benes de gasa de 400 x 4 cm.

- 2 benes de gasa de 400 x 8 cm.

- 4 paquets de 5 unitats d'apòsits estèrils de gasa de 5 x 5 cm.

- 4 paquets de 5 unitats d'apòsits estèrils de gasa de 10 x 10 cm.

- 1 rotllo d'esparadrap microporós de 500 x 5 cm.

- 1 cala contínua de 50 x 6 cm.

- 3 multibenes triangulars.

- 12 agulles imperdibles.

- Un estoig per a comprimits d'àcid acetilsalicílic, paracetamol i cafinitrina.

- 100 cc de solució de polividona iodada.

- 4 paquets de dos parells mitjans de guants estèrils.

ANNEX III. Equipament de la farmaciola mèdica

En un contenidor de fàcil utilització i transport, fabricat en material lleuger i resistent als colps, a les temperatures extremes i a la humitat, i amb un rètol en l´exterior amb les paraules «Farmaciola mèdica», hi haurà el material que a continuació s'allista.

I Instrumental:

- Unes tisores rectes de punta fina de Mayo.

- Unes pinces de Kocher.

- Un mànec de bisturí gran.

- Dues fulles de recanvi per a bisturí del 21.

- Un portaagulles de Mayo- Hegar.

- Dos sistemes complets per a l'aplicació de sèrums.

- Tres brànules intravenoses per a catèter extern amb agulla del 18, i tres per a agulla del 14.

- Dues claus de tres vies per a perfusions.

- Cinc xeringues de 5 cc de plàstic d'un sol ús.

- Dues xeringues de 10 cc de plàstic d'un sol ús.

- Una xeringa de 50 cc de plàstic d'un sol ús.

- Dues xeringues d'insulina amb agulla d'un sol ús.

- Cinc agulles d'un sol ús de 40 x 0,8 rnm.

- Cinc agulles d'un sol ús de 40 x 0,9 mm.

- Cinc agulles d'un sol ús de 25 x 0,9 mm.

- Cinc agulles d'un sol ús de 25 x 0,7 mm.

Tot el material de perfusió amb cons de tipus Luer..

II. Material de cures:

- Dues sutures de seda amb agulla corba de 1'1

- Dues sutures de seda amb agulla corba del 0.

- Dues sutures de seda amb agulla triangular corba 3/0.

- Dues sutures de seda amb agulla triangular corbi 4/0.

- Dues sutures de seda amb agulla triangular corba 6/0.

- Dos portaagulles estèrils de Mayo. Hegar.

- Una caixa de 25 gases no estèrils.

- Cine borses de 5 gases estèrils.

- Una bena triangular.

- Una bena elàstica de 7 x 10.

- Tres benes de gasa voretades de 7 x 5.

- Tres benes de gasa voretades de 10 x 10.

- Un rotllo d'esparadrap microporós.

- Un rotllo d'esparadrap de tela gran.

- Quatre paquets de dos parells mitjans de guants estèrils.

III. Medicaments: en un estoig per a ampul·les hi haurà:

\* Solucions antisèptiques:

\* Alcohol de 90º, 250 cc.

\* Polividona iodada, solució al 10%, 125 cc.

\* Mercurocrom, 30 cc.

- Analgèsics- espasmolítics:

\* 5 ampul·les de dipirona magnèsica.

\* 3. ampul·les de noramidopirinometansulfonat.

\* 3. ampul·les de 900 mg de lisina acetilsalicilat.

\* 3. ampul·les de N- butil bromur d'escopolapina.

- Anestèsics locals:

\* 2. ampul·les de 10 cc de mepivacaïna al 2%.

- Antiemètics:

\* 3. ampul·les de metoclopramida.

- Corticoides:

\* 3 vials de 125 mg d'acetat de 16- hidroximetilenprednisolona.

\* 1 vial de 500 mg d'acetat de 16- hidroximetilenprednisolona.

- Broncodilatadors:

\* 3. ampul·les d'aminofil·lina de 250 mg.

- Cardiotènics:

\* 3. ampul·les de digoxina de 0'25 mg.

- Vasoactius:

\* 3. ampul·les d'adrenalina d´1 mg.

\* 5 ampul·les de dopamina de 200 mg.

\* 5 comprimits de nitroglicerina.

\* 5 comprimits de nifedipina de 10 mg. Vagolftics:

\* 3. ampul·les d'atropina.

- Antiarítmics:

\* 2. ampul·les de propanolol de 5 mg.

\* 2. ampul·les d'amiodarona de 150 mg.

\* 2. ampul·les de verapamil de 5 mg.

\* 2. ampul·les de lidocaïna a 1'1% de 10 cc.

- Antagonistes d'analgèsics centrals:

\* 2. ampul·les de naloxona clorhidrat de 0,4 mg.

- Diürètics:

\* 3. ampul·les de 20 mg de furosemida.

- Insulina:

\* 2 vials de 10 ml d'insulina cristal·lina de 40 UI/ml.

- Glucosa:

\* 2. ampul·les de glucosa anhidra al 33%.

- Sèrums:

\* 1 envàs de sèrum fisiològic.

\* 1 envàs d'expansor de plasma.

- 1 envàs de sèrum glucosat el 5

ANNEX IV. Característiques tècnico-sanitàries de l’equip addicional de medicació

L'equip addicional de medicació, la finalitat del qual és la conversió d'una ambulància assistencial en ambulància assistida, estarà compost pels elements que a continuació s'allisten:

1. Monitor- desfibril·lador: de tipus portàtil amb autonomia, proveït de pales que servesquen com a elèctrodes d'ECG i per a desfibril·lar. Generador de marcapassos externs amb funcionament fix i segons la demanda, i amb possibilitat de regulació d'intensitat dels estímuls. L'enregistrador d'elèctrodes d'un sol canal amb possibilitat de connexió a monitors que permeten 12 derivacions.

Com a equip accessori s'instal·larà al calaix identificat amb un rètol de color roig:

- Un joc de cables de connexió per a ECG.

- Una bossa de 50 elèctrodes.

- Un tub de pasta de gel per a elèctrodes.

2. Respirador: de tipus volumètric que permeta l'adaptació de la freqüència respiratòria entre 10 i 40 cicles per minut.

La concentració d'oxigen ha de poder ajustar-se, com a mínim, al 50% i al 100%.

Serà dotat d'un cabalímetre i d'un manòmetre de control de pressió en les vies aèries. Haurà de comptar també amb una vàlvula de sobrepressió.

El respirador ha de ser sòlid i de dimensions reduïdes. Els tubs que componen la canalització de gasos no han d'aixafar-se en el seu ús normal, i els comandaments han de ser fàcils d'usar i no han de tenir sortints que puguen produir traumatismes. S'aconsella que l´energia emprada per al seu funcionament siga pneumàtica.

La unitat expiratòria no ha d'estar inclosa en l'aparell, per tal d'evitar que hi proliferen els gèrmens. Es preferible que siga d'un sol ús o, si això no és possible, que es puga esterilitzar.

Les característiques del respirador hauran d'adaptar-se a les normes de la Comissió 110 de l’Institut Espanyol de Normalització i Racionalització

3. Matalàs de buit: sobre la llitera principal o a la part lateral de l'ambulància s'ha de col·locar un matalàs de buit immobilitzador.

Al seu costat hi ha d'haver una bomba manual per a produir el buit, junt amb els seus tubs i connectors al matalàs.

4. Material sanitari general:

4.1. Material per al sistema respiratori. En un contenidor de color blau hi haurà:

\* Dos trocars toràcics del 16, dos del 20 i dos del 24.

\* Una sonda d'aspiració del 4, una del 6 i una del 14.

\* Dues sondes d'aspiració del 10 i dues del 12.

\* Sis vàlvules de Heimlich, 3 de simples i 3 de modificades.

4.2. Material per al sistema circulatori: en un contenidor roig hi haurà:

\* 12 sistemes complets per a l'aplicació de sèrums.

\* 2 sistemes de microdegotament adaptables als sistemes de perfusió.

\* 5 claus de tres vies per a perfusions.

\* 20 xeringues de 5 cc de plàstic d'un sol ús.

\* 10 xeringues de 10 cc de plàstic d'un sol ús.

\* 5 xeringues de 50 cc de plàstic d'un sol ús.

\* 5 xeringues d'insulina amb agulla.

\* 10 agulles d'un sol us de 40 x 0,8 mm.

\* 10 agulles d'un sol ús de 40 x 0,9 mm.

\* 10 agulles d'un sol ús de 25 x 0,9 mm.

\* 10 agulles d'un sol ús de 25 x 0,7 mm.

\* 5 brànules intravenoses per a catèter. extern amb agulla del 14.

\* 5 brànules intravenoses per a catèter extern amb agulla del 16.

\* 5 brànules intravenoses per a catèter extern amb agulla del 18.

\* 5 brànules intravenoses per a catèter extern amb agulla del 20.

\* Equips per a punció i cateterisme de vena central per via perifèrica per a adult i xiquet.

\* 10 equips per a punció i cateterisme de via subclàvia i jugular per a adult.

Tot el material de perfusió amb cons de tipus Luer per a permetre'n la interconnexió.

4.3. Material quirúrgic: en un contenidor de color verd hi haurà:

\* 5 sutures de seda amb agulla corba de l'1.

\* 5 sutures de seda ainb agulla corba del 0

\* 3 sutures de seda amb agulla triangular corba 3/0.

\* 3 sutures de seda amb agulla triangular corba 4/0.

\* 3 sutures de seda amb agulla triangular corba 6/0.

\* 2 portaagulles estèrils de Mayo- Hegar.

\* Sondes gàstriques del 10, 12, 14, 16 i 18, una de cada.

\* 3 sondes uretrals de Foley del 14.

\* 1 sonda de Foley del 16 i una del 18.

\* 1 tub de lubricant urològic.

\* 12 bosses de diüresi.

\* 1 tisora recta de puntes fines, de Mayo, de 10 cm.

\* 1 mànec de bisturí, i fulles del 15 i del 21.

\* 2 maquinetes d'afaitar d'un sol ús.

\* 2 pinces de Kocher.

\* 2 pinces de Halsted (de mosquit) corbes per a hemostàsia.

\* Unes pinces de Péan.

\* Unes pinces de dissecció amb dents.

\* 20 draps de camp estèrils.

\* 3 gorres asèptiques d'un sol ús.

4.4. Medicaments: convenientment distribuïts als contenidors de medicació hi haurà els medicaments següents:

- Estupefaents: en un compartiment segellat i que sols podrà obrir el metge (el qual, després, haurà de fer un informe de la seua utilització), hi haurà, en dosis individuals:

\* 4 ampul·les de 10 mg de clorur mòrfic.

\* 3 ampul·les de 100 mg de meperidina.

\* 5 ampul·les de 0,3 mg de buprenorfina.

- Tranquil·lizants:

\* 5 ampul·les de 10 mg de benzodiacepina.

\* 5 ampul·les de 15 mg de midazolam.

- Analgèsics- espasmolítics

\* 10 ampul·les de dipirona magnèsica.

\* 5 ampul·les de N- butil bromur d'escopolapina.

\* 5 ampul·les de noramidopirinometansulfonat.

\* 5 ampul·les de 900 mg de lisina acetilsalicilat.

- Anestèsics locals:

\* 5 ampul·les de 10 cc de mepivacaïna al 2%.

- Corticoides:

\* 10 vials de 125 mg d'acetat de 16- hidroximetilenprednisolona.

\* 5 vials de 500 mg d'acetat de 16- hidroximetilenprednisolona.

\* 10 ampul·les de 4 mg de dexametasona.

- Antiemètics:

\* 3. ampul·les de metoclopramida.

- Broncodilatadors:

\* 5 ampul·les d'aminofil·lina de 250 mg.

\* 5 ampul·les de salbutamol.

- Cardiotònics:

\* 5 ampul·les de digoxina de 0'25 mg.

- Vasoactius

\* 6 ampul·les d'adrenalina d´1 mg.

\* 10 ampul·les d'isoprenalina de 0'2 mg.

\* 10 ampul·les de dopamina de 200 mg.

\* 5 vials de 250 mg de dobutamina.

\* 10 ampul·les de 5 mg/ml de nitroglicerina.

\* 10 comprimits de nifedipina de 10 mg.

- Vagolítics:

\* 10 ampul·les d'atropina d´1 mg.

- Antiarítmics:

\* 3. ampul·les de propanolol de 5 mg.

\* 5 ampul·les d'amidarona de 150 mg.

\* 5 ampul·les de verapamil de 5 mg.

\* 5 ampul·les de lidoceïna a 1'1% de 10 cc.

\* 4 ampul·les de lidocaïna al 5% de 10 cc.

- Antagonistes d'analgèsics centrals:

\* 5 ampul·les de naloxona clorhidrat de 0,4 mg.

- Diürètics:

\* 5 ampul·les de 20 mg de furosemida.

- Insulina:

\* 5 vials d'insulina cristal·lina de 40 UI/ml.

- Glucosa:

\*5 ampul·les de glucosa anhidra al 33%.

- Sèrums:

\* 2 envasos de sèrum glucosat al 10%.

\* 1 envàs de sèrum bicarbonatat d´1 molar.

\* 5. envasos de sèrum fisiològic.

\* 5. envasos de sèrum glucosat al 5%

\* 5. envasos de lactat de Ringer.

\* 5. envasos d'expansor de plasma.

\*2 envasos de mannitol al 20%.

---

****[1]****Article 22: derogat pel **[Decret 298/1997, de 9 de desembre](http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&sig=4048/1997&url_lista=&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Decret&SOLO_NUMERO_DISPOSICION=289&ANYO_DISPOSICION=1997)**, del Govern Valencià, pel qual es deroga l'article 22 del Decret 44/1993, de 22 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula el transport sanitari terrestre a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 3142 de 15.12.1997) Ref. Base de dades 4048/1997.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Còpia Permalink ELI

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 2021, del 11-05-1993 (1993/827923)

DECRETO 44/1993, de 22 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el transporte sanitario terrestre en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado**DEROGADA**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1993/03/22/44**

### Versiones

 08/10/2014 - Actualidad  Texto inicial: 11/05/1993 - 07/10/2014 

### Datos del documento

Número DOGV
:   2021

Fecha DOGV
:   11-05-1993

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1993/827923

CVE


Fecha del documento
:   22-03-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad y Consumo

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

![](assets/imgs/icones/ico_informacio.svg)

Los textos consolidados de las normas son de carácter informativo y no tienen valor jurídico.

TEXTO CONSOLIDADO

**Disposición derogada 08.10.2014**

**Decreto 44/1993, de 22 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el transporte sanitario terrestre en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.**

**[(DOCV núm. 2021 de 11.05.1993)](http://www.docv.gva.es/datos/1993/05/11/pdf/1993_827923.pdf) Ref. 1032/1993**

El transporte sanitario facilita al usuario el acceso y la continuidad a la asistencia sanitaria requerida y constituye un recurso importante del dispositivo de atención sanitaria de urgencia, en la medida en que de sus características, dotación y disponibilidad dependen las condiciones de celeridad y calidad de la asistencia.

Se hace necesario, pues, proceder a la ordenación del transporte sanitario que transcurre íntegramente en el territorio de la Comunidad Valenciana, así como a la clasificación y definición de las características técnico-sanitarias de los vehículos ambulancia destinados a tal fin.

El artículo 33.8 de la Ley 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, atribuye a la Generalitat Valenciana la ejecución de la legislación del Estado en materia de ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tenga su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Valenciana.

En su virtud, y dentro del marco legal previsto en las leyes 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, así como el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que desarrolla esta última, a propuesta de los consellers de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 22 de marzo de 1993,

DISPONGO

**Artículo primero**

El presente decreto tiene por objeto regular el transporte sanitario terrestre, tanto urbano como interurbano, que transcurre íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, así como establecer las características técnico- sanitarias de los vehículos destinados a tal fin.

**Artículo segundo**

El transporte sanitario es aquel que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria, en vehículos especialmente acondicionados al efecto y que reciben la denominación genérica de ambulancias.

Las ambulancias son recursos movilizables por los poderes públicos ante casos de emergencias o catástrofes y, en cualquier caso y régimen de servicio de las mismas, se atendrán a lo que disponga el Plan Director de Urgencias de la Generalitat Valenciana.

**Artículo tercero**

El régimen de servicio del transporte sanitario regulado en este decreto, sea cual sea su modalidad y capacidad, podrá ser:

- Público.

- Privado.

- Oficial.

**Artículo cuarto**

Son servicios de transporte sanitario públicos los que presta el propietario de un vehículo ambulancia, por cuenta ajena, mediante retribución y con fin de lucro o sin él.

**Artículo quinto**

Son servicios de transporte sanitario privados los prestados para el traslado de accidentados o enfermos, con vehículos ambulancia y personal propios de las entidades prestatarias, a los únicos fines de las mismas y sin que se perciba una retribución independiente por el servicio de transporte.

**Artículo sexto**

Son servicios de transporte sanitario oficiales los que efectúan directamente los organismos públicos.

**Artículo séptimo**

Los vehículos ambulancia destinados al transporte terrestre de enfermos pueden ser de tres tipos:

1. Ambulancias de traslado individuales. Tipo TI: vehículos destinados al traslado individual de enfermos estabilizados, que no requieran de asistencia sanitaria durante el mismo.

2. Ambulancias de traslado colectivas. Tipo TC: vehículos destinados al traslado conjunto de enfermos por indicación facultativa y no aquejados de enfermedades transmisibles, cuyo traslado no revista carácter de urgencia y que no requieran de asistencia sanitaria en ruta.

3. Ambulancias asistenciales. Tipo AA: vehículos destinados al traslado de enfermos o accidentados de alto riesgo y que permiten aportar medidas básicas de soporte vital al paciente.

**Artículo octavo**

Las características técnico- sanitarias así como la dotación, tanto de personal como de material sanitario, de los distintos tipos de ambulancias son las que se establecen en el anexo I del presente decreto.

**Artículo noveno**

Para la obtención de las correspondientes autorizaciones de transporte sanitario deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Autorizaciones de transporte público:

a) Disposición de medios que permitan la inmediata localización de los vehículos ambulancia las veinticuatro horas del día.

b) En poblaciones de más de veinte mil habitantes, disposición de un local abierto al público, con nombre o título registrado.

c) Estar en posesión de tres vehículos ambulancia como mínimo, con sus autorizaciones correspondientes.

2. Autorizaciones de transporte privado:

Las ambulancias deberán ser de propiedad del titular de la autorización o arrendadas en régimen de leasing, y el transporte deberá realizarse por personal propio.

3. Autorizaciones de transporte oficial:

Las ambulancias deberán ser de titularidad pública y el transporte deberá realizarse por personal propio o mediante prestación social.

**Artículo diez**

Todas las ambulancias, ya fueren de transporte público, privado u oficial, deberán contar con la certificación sanitaria correspondiente, como requisito previo para la obtención de la autorización para la realización de transporte sanitario.

**Artículo once**

Para la expedición de la certificación sanitaria, las ambulancias deberán reunir los requisitos técnico- sanitarios y de personal que para cada tipo se establecen en el anexo I del presente decreto y la empresa titular deberá cumplir con los requisitos específicos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto.

**Artículo doce**

La certificación sanitaria será concedida por el Secretario General de la Conselleria de Sanidad y Consumo.

**Artículo trece**

El Secretario General de la Conselleria de Sanidad y Consumo podrá delegar las competencias a que hacen referencia los artículos 12 y 18 en los órganos territoriales de la Conselleria de Sanidad y Consumo.

**Artículo catorce**

Las solicitudes de certificación sanitaria deberán dirigirse al Secretario General de la Conselleria de Sanidad y Consumo o, en su caso, al órgano que tenga delegada la competencia para su concesión, a través de las direcciones territoriales de Sanidad y Consumo, que tramitarán los expedientes.

**Artículo quince**

Las solicitudes de certificación sanitaria deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

- Documento acreditativo de la personalidad jurídica del solicitante y, en su caso, de la representación que se ostente.

- Acreditación de la propiedad y dependencia jurídica del vehículo de que se trate.

- Memoria descriptiva de las características técnico- sanitarias y de equipamiento del vehículo.

- Relación nominal del personal que prestará los servicios, y copias compulsadas de su titulación y permisos de conducción.

- Documentación justificativa de que la empresa titular de la ambulancia cumple los requisitos que establece el artículo 9.

**Artículo dieciséis**

Vista la documentación presentada y una vez se haya procedido a la comprobación del cumplimiento de los requisitos técnico- sanitarios que establece el anexo I del presente decreto, los servicios territoriales de la Conselleria de Sanidad y Consumo elevarán propuesta de resolución al órgano administrativo competente, quien resolverá sobre la concesión o denegación de la certificación solicitada.

**Artículo diecisiete**

La certificación sanitaria, a partir de cumplirse el segundo año de antigüedad del vehículo, deberá ser renovada anualmente, previa inspección, llevada a cabo por los servicios territoriales de la Conselleria de Sanidad y Consumo, de los requisitos técnico- sanitarios, equipamiento y personal de la ambulancia. Además de la inspección anual a efectos de renovación, los órganos sanitarios competentes podrán realizar cuantas inspecciones estimen precisas y procederán conforme a los artículos 31.2 y 37 de la Ley General de Sanidad en el caso de que las mismas resultasen desfavorables.

**Artículo dieciocho**

La certificación sanitaria será revocada, previo expediente, en caso de producirse alteraciones de las características técnico- sanitarias del vehículo que impliquen el incumplimiento manifiesto de los requisitos que se establecen en el anexo I de este decreto para el tipo de ambulancia correspondiente.

**Artículo diecinueve**

Para la realización de cualquier modalidad de transporte sanitario será necesaria la previa obtención de la autorización administrativa, otorgada por la Dirección General de Transportes de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y referida a cada vehículo en concreto.

**Artículo veinte**

Las autorizaciones de transporte sanitario se otorgarán por un período de cinco años, que podrá ser prorrogable por dos años más en función del estado técnico del vehículo.

**Artículo veintiuno**

La suspensión o retirada de la certificación sanitaria comportará automáticamente la suspensión o retirada de la autorización de transporte sanitario. A estos efectos los órganos competentes de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de la Conselleria de Sanidad y Consumo actuarán coordinadamente.

**Artículo veintidós** ****[1]****

**Artículo veintitrés**

Las autorizaciones de transporte sanitario deberán especificar el tipo de ambulancias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del presente decreto.

**Artículo veinticuatro**

Para la expedición de la autorización de transporte sanitario será necesaria la presentación de la solicitud en los servicios territoriales de Transporte de la demarcación competente, acompañada de la documentación siguiente:

a) DNI o Código de Identificación Fiscal del solicitante.

b) Permiso de circulación de los vehículos a los que hace referencia la autorización.

c) Ficha de Inspección Técnica de los Vehículos en la cual conste que se encuentra vigente el reconocimiento periódico legal o, en su defecto, certificación acreditativa de este requisito.

d) Recibo del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente o, en su caso, justificante de la exención.

e) Certificación sanitaria prevista en el artículo 10 del presente decreto.

**Artículo veinticinco**

Estas autorizaciones serán visadas anualmente por el órgano que las expidió.

Para la realización del visado será necesario aportar análoga documentación a la indicada en el artículo 24 y también la autorización visada correspondiente al período inmediatamente anterior.

**Artículo veintiséis**

El cese de actividades de las ambulancias, a las cuales les ha sido expedida la autorización correspondiente, habrá de ser comunicado, antes de que se produzca, a la Dirección General de Transportes, la cual lo pondrá en conocimiento de la Secretaría General de la Conselleria de Sanidad y Consumo. Si por causas fortuitas ello no fuera posible, la comunicación deberá hacerse en un plazo máximo de quince días contados desde aquel en que tenga lugar el cese.

**Artículo veintisiete**

1. Las infracciones al presente decreto relativas al transporte sanitario se sancionarán de acuerdo con la legislación vigente en materia de régimen sancionador del transporte por carretera.

2. El incumplimiento de las previsiones de esta disposición en lo que hace referencia a la certificación sanitaria podrá dar lugar, con la instrucción previa del oportuno expediente, a la aplicación del régimen de sanciones que establece el Decreto 44/1992, de 16 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se determinan el procedimiento, las sanciones y la competencia sancionadora en relación con las infracciones sanitarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

**Primera**

Cualquier ambulancia asistencial en posesión de la preceptiva autorización administrativa podrá ser objeto de conversión en ambulancia asistida destinada al traslado de enfermos críticos que requieran de soporte vital avanzado y cuidados intensivos.

**Segunda**

Para la conversión de una ambulancia asistencial en asistida, ésta deberá cumplir los requisitos siguientes:

1. Inclusión de un equipo adicional de medicación con las características que se especifican en el anexo IV del presente decreto.

2. Asistencia durante el traslado de un Médico y/o un ATS o diplomado en Enfermería, ambos con experiencia en medicina de urgencias y transporte sanitario.

**Tercera**

Las ambulancias asistidas, definidas en las disposiciones adicionales anteriores, tendrán la consideración de centros sanitarios y como tales requerirán de una autorización de funcionamiento, cuya concesión o denegación será competencia de la Secretaría General de la Conselleria de Sanidad y Consumo. El procedimiento para la obtención de la mencionada autorización se determinará en las normas de desarrollo del presente decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las ambulancias que a la entrada en vigor del presente decreto cuenten con autorización para la realización de transporte sanitario dispondrán de un plazo de tres años para adaptarse a lo que prevé la presente disposición.

DISPOSICIONES FINALES

**Primera**

Se autoriza a las consellerias de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de Sanidad y Consumo para dictar las normas y tomar las medidas oportunas para el desarrollo y ejecución de este decreto.

**Segunda**

Se autoriza al Conseller de Sanidad y Consumo para la modificación de las características técnico sanitarias incluidas en los anexos del presente Decreto, para su adecuación a cuantos avances puedan producirse con posterioridad a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

**Tercera**

Para la mejor capacitación del personal encargado del transporte sanitario, los titulares del mismo y la Conselleria de Sanidad y Consumo disponen de un plazo de tres años para reciclar a dicho personal, mediante cursos específicos destinados a este fin.

Valencia, 22 de marzo de 1993.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Sanitat i Consum,

JOAQUIN COLOMER SALA

El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,

EUGENIO BURRIEL DE ORUETA

ANEXO I. Características técnico- sanitarias de las ambulancias

I.Especificaciones comunes para todos los tipos de ambulancias:

I. A. Características mecánicas:

- Vehículo tipo furgón con una potencia mínima fiscal de 13 CV.

- Suspensión suave y eficaz en las condiciones de carga en las que el vehículo debe trabajar.

- Sistema de frenos con doble circuito y servofreno.

- Salida del tubo de escape por la parte lateral izquierda del vehículo.

I. B. Características externas:

- Carrocería pintada en color blanco, en su mayor parte, con inscripción de la palabra «AMBULANCIA» en las partes anterior y posterior con pintura reflectante roja, de manera que la inscripción anterior pueda leerse por reflexión por los vehículos que la precedan en la marcha, con dos franjas longitudinales a ambos lados de la ambulancia en pintura reflectante roja.

- Nombre y dirección de la empresa o entidad propietaria del vehículo rotulados en las partes laterales y número de teléfono rotulado en la parte trasera.

- Señalizaciones: sirena e indicadores de intermitencia ámbar (prioritarios), eficaces, ateniéndose a lo dispuesto en el vigente Código de la Circulación.

- Iluminación posterior sobre la puerta, ya sea interna o externa.

- Faros halógenos y antiniebla.

- Iluminación auxiliar halógena de largo alcance extensible y extraible.

- Indicadores de luces de parada o avería.

- Claraboya superior traslúcida practicable sobre la célula sanitaria, en las ambulancias asistenciales.

- Ventanas de luna traslúcida de seguridad a ambos lados del vehículo (salvo en las ambulancias asistenciales) y en las puertas traseras en lo que a la célula sanitaria se refiere.

- Ventiladores extractores de las dimensiones adecuadas para que se efectúen veinte renovaciones de aire por hora sin producir turbulencias en el interior del habitáculo.

- Dispositivo exterior anejo al equipo de radioteléfono de acuerdo con la normativa legal vigente.

- Puertas de acceso y emergencia:

\* Laterales en el habitáculo del conductor.

\* Trasera de doble hoja con apertura mínima de 180 grados o portón único que. totalmente abierto no sobrepase la altura máxima del vehículo.

\* Lateral que permita un fácil acceso a la célula sanitaria, situada en la parte delantera derecha de la célula.

\* Todas las puertas dispondrán de sistema de apertura y cierre desde el exterior e interior.

\* Indicador de puertas abiertas en la cabina de conducción.

I. C. Equipamiento general:

- Un extintor de incendios homologado por el Ministerio de Industria y Energía.

- Una rueda de repuesto.

- Herramientas para la atención mecánica del vehículo en ruta.

- Un emisor receptor de radio de acuerdo con la normativa específica.

- Triángulos de señalización.

- Libro de reclamaciones oficial.

II. Características técnico- sanitarias de las ambulancias de traslado colectivas:

Además de las especificaciones comunes para todos los tipos de ambulancias, incluirán:

II. A. Condiciones de habitabilidad:

- El habitáculo del conductor reunirá las condiciones exigidas por la normativa legal vigente. Tendrá comunicación con el compartimento sanitario desde la zona del asiento del acompañante.

- El compartimento sanitario dispondrá de calefacción, ventilación e iluminación suficientes e independientes de las de la cabina del conductor.

- El piso dispondrá de un revestimiento antideslizante, continuo, fijo, de material impermeable, inatacable e incombustible.

- Los revestimientos de las paredes serán lisos. Todos ellos lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.

- Existirán armarios para material, así como una pequeña superficie o tablero de preparación de material y un lavabo con desagüe, dotado de agua corriente mediante bomba alimentada por depósito con una capacidad igual o mayor de 10 litros y depósito de almacenamiento de agua usada.

- El compartimento sanitario dispondrá de un máximo de 6 asientos confortables y reclinables.

- La capacidad máxima del transporte nunca superará los 6 pasajeros, además del conductor y camillero.

- Dispondrá de una camilla abatible o fija en un lateral del vehículo para su utilización en caso de necesidad. La camilla será de dimensiones adecuadas para el transporte de un individuo adulto. La anchura entre ruedas será de 550 mm, el diámetro de las ruedas será de 100 mm y la anchura de las ruedas será de 32,5 mm como máximo.

II.B. Equipamiento sanitario:

- Una bala de oxígeno con capacidad entre 850 y 2000 litros, con manómetro, caudalímetro y vaso humidificador.

- Juego de máscaras de suministro de oxígeno suplementario para adulto y niño.

- Dispositivo de aspiración de secreciones.

- Sondas para aspiración de secreciones.

- Un botiquín sanitario según se específica en el anexo II.

- Una cuña de plástico y botella irrompible.

- Mantas y sábanas en función de las necesidades.

- Una silla de ruedas plegable.

III. Características técnico- sanitarias de las ambulancias de traslado individuales:

Además de las especificaciones comunes para todos los tipos de ambulancias, incluirán:

III. A. Condiciones de habitabilidad:

- El vehículo dispondrá de dos habitáculos, la cabina de conducción y la célula sanitaria, existiendo entre ambos un tabique de separación, con huecos de comunicación en la parte superior, con lunas traslúcidas deslizantes. Asimismo dispondrá de interfono de comunicación entre ambos.

- La cabina de conducción reunirá las condiciones exigidas por la normativa legal vigente.

- Las paredes de la célula sanitaria estarán dotadas de elementos de aislamiento térmico y acústico. Debiendo estar garantizada la estanqueidad de la misma.

- El piso de la célula sanitaria dispondrá de un revestimiento antideslizante, continuo, fijo, de material impermeable, inatacable e incombustible. Los revestimientos de las paredes serán lisos. Todos ellos serán lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.

- La célula sanitaria dispondrá de sistemas de calefacción, ventilación e iluminación suficientes e independientes de los de la cabina de conducción.

- Dispondrá de una toma de corriente en cada parte superior de las paredes de la célula, para enchufe tipo encendedor de 12 V.

- Dimensiones de la célula sanitaria:

\* Longitud: la longitud útil medida entre el tabique de separación y las puertas traseras sobre el eje longitudinal del vehículo y a 40 cm. de altura sobre el suelo será de al menos 240 cm.

\* Anchura: la anchura útil medida entre las paredes izquierda y derecha del vehículo y a 40 cm. del suelo será de al menos 160 cm.

\* Altura: la altura útil medida entre el suelo y el techo de la célula sanitaria será de al menos 130 cm.

III. B. Dotación de la célula sanitaria:

- La célula sanitaria dispondrá de un sistema eficaz para el soporte, deslizamiento y fijación de una camilla con ruedas.

- La camilla será de dimensiones adecuadas para el transporte de un individuo adulto. La anchura entre ruedas será de 550 mm, el diámetro de las ruedas será de 100 mm y la anchura de las ruedas será de 32,5 mm como máximo.

- La camilla irá provista de cinturones de sujeción que rodeen pecho y piernas (con muñequeras, tobilleras y un arnés para la cabeza).

- La sujeción de la camilla será por tetones que encajen sobre el sistema de deslizamiento y fijación.

- La camilla irá situada en el sentido de la marcha.

- La célula sanitaria, además del espacio necesario para la camilla, dispondrá de un asiento provisto de cinturón de seguridad, junto a la cabecera, situado de tal forma que permita una atención cómoda al paciente.

- Existirán armarios para material, así como una pequeña superficie o tablero de preparación de material y un lavabo con desagüe, dotado de agua corriente mediante bomba alimentada por depósito con una capacidad igual o mayor de 10 litros y depósito de almacenamiento de agua usada.

- Un dispositivo fijo en el que se pueda suspender un frasco o bolsa de solución para perfusión intravenosa.

- Plástico para colchón de la camilla (envolvente y lavable).

- Dos mantas, dos sábanas y una almohada.

- Una camilla de tijera radiotransparente.

III. C. Equipamiento sanitario:

- Una bala o más de oxígeno, recambiables, con una capacidad entre 850 y 2000 litros, con manómetro, caudalímetro y vaso humidificador.

- Juego de máscaras de suministro de oxígeno suplementario, desechables, para adulto y niño.

- Dispositivo aspirador de secreciones.

- Sondas para aspiración de secreciones, desechables.

- Resucitador manual de balón con máscaras de adulto y niño.

- Cánulas orofaríngeas de Guedel, números 1, 3 y 5.

- Un collarín para cervicales.

- Un botiquín sanitario según se específica en el anexo II.

- Una cuña de plástico y botella irrompible.

IV. Características técnico- sanitarias de las ambulancias asistenciales:

Además de las especificaciones comunes para todos los tipos de ambulancias, incluirán:

IV. A. Equipamiento general:

Además de todos los elementos especificados en el apartado I. C., incluirá:

- Un equipo emisor receptor portátil de radio.

- Emisor receptor de radio de acuerdo con la normativa específica con extensión por microteléfono en la célula sanitaria.

IV. B. Condiciones de habitabilidad:

Además de todas las especificaciones relacionadas en el apartado III. A., incluirá:

- Dimensiones de la célula sanitaria:

\* Longitud: la longitud útil medida entre el tabique de separación y las puertas traseras sobre el eje longitudinal del vehículo y a 40 cm de altura sobre el suelo será de al menos 300 cm.

\* Anchura: la anchura útil medida entre las paredes izquierda y derecha del vehículo y a 40 cm del suelo será de al menos 160 cm.

\* Altura: la altura útil medida entre el suelo y el techo de la célula sanitaria será de al menos 180 cm.

- Sistema de aire acondicionado con humidificador.

- Características de la instalación eléctrica:

Las instalaciones eléctricas del vehículo y la médico- asistencial deben ser totalmente independientes.

La instalación eléctrica del vehículo cumplirá los requisitos del Código de Circulación y alimentará focos antiniebla, luces rotatorias de advertencia, luces anticolisión del techo (luces de gálibo), sirena de advertencia, radioteléfono y los dispositivos de climatización, tanto de la cabina de conducción como de la célula sanitaria.

La instalación eléctrica médico- asistencial estará alimentada por una batería auxiliar de 12 V 95 Ah, recargable durante la marcha del vehículo, sin perjuicio de rendimiento óptimo del mismo y también mediante un cargador de baterías incorporado.

Posibilidad de incorporación de un grupo electrógeno (220 V CA y 12 V CC), que posibilite la carga de la batería mediante conexión a la red exterior.

Esta instalación debe alimentar todos los equipos médicos asistenciales, pudiendo hacerlo en su caso a una incubadora mediante las tomas adecuadas.

En la cabina de conducción existirá un interruptor que desconectará la batería auxiliar sin impedir la posibilidad de recarga.

En la cabina asistencial existirá un indicador de carga de batería auxiliar fácilmente visible.

Los circuitos eléctricos serán fijos y estarán convenientemente protegidos para evitar agresiones mecánicas o químicas.

Cada toma de 12 V CC de la cabina asistencial dispondrá de un fusible independiente, los cuales estarán agrupados en un cuadro general fácilmente accesible.

En la cabina asistencial existirán un mínimo de tres tomas de 220 V CA mediante circuito eléctrico independiente al de la batería auxiliar y alimentada mediante conexión a la red externa y/o al grupo electrógeno.

Dispondrá de acumuladores que permitan disponer de corriente, durante al menos 2 horas, con vehículo parado.

IV. C. Dotación de la célula sanitaria:

- Portacamillas principal central con las siguientes características:

\* Dotado de movimiento de elevación, descenso y posiciones de Trendelemburg, positivo y negativo de hasta 30 grados.

\* Debe permitir una fácil y segura colocación y extracción de la camilla con el paciente hasta el exterior del vehículo.

\* Podrá desplazarse lateralmente hacia la izquierda dejando espacio para atender una segunda camilla abatible de la que irá dotado el vehículo y situada en el lado derecho, dejando un espacio entre las dos camillas suficiente para la atención de dos enfermos en situación crítica de forma simultánea (de 30 a 45 cm).

\* Con el portacamillas en posición central podrá abordarse por todos los lados al enfermo, debiendo existir un espacio libre de al menos 45 cm. en la cabecera con asiento plegable con su correspondiente cinturón de seguridad automático.

\* Los portacamillas dispondrán de raíles para soporte, fijación y deslizamiento de una camilla con ruedas.

- Portacamillas abatible en lado derecho de la célula sanitaria que permita la colocación, fijación y deslizamiento de una segunda camilla, la cual tendrá una longitud y anchura idénticas a la camilla principal.

- Las camillas serán de dimensiones adecuadas para el transporte de un individuo adulto. La anchura entre ruedas será de 550 mm, el diámetro de las ruedas será de 100 mm y la anchura de las ruedas será de 32,5 mm como máximo.

- Las camillas irán provistas de cinturones de sujeción que rodeen pecho y piernas (con muñequeras, tobilleras y un arnés para la cabeza).

- Las camillas estarán situadas en el sentido de la marcha.

- Una camilla de tijera.

- Además del asiento situado a la cabecera de la camilla principal, se dispondrá de al menos otro asiento abatible sobre el lateral izquierdo, dotado asimismo de cinturón de seguridad automático.

- En la célula sanitaria existirán armarios y cajones para material sanitario con capacidad igual o mayor de 0,10 m3, etiquetados según código de colores normalizados:

\* Azul: sistema respiratorio.

\* Rojo: sistema circulatorio.

\* Verde: material quirúrgico y diverso.

\* Naranja: material pediátrico.

- Se dispondrá de una superficie o tablero de trabajo con un área mínima de 0,60 m2 para preparación de material de curas y/o medicación.

- Lavabo con desagüe, dotado de agua corriente mediante bomba alimentada por depósito de acero inoxidable con una capacidad igual o mayor de 10 litros y depósito de almacenamiento de agua usada.

- Colgador de techo con abrazaderas, para dos bolsas o frascos, como mínimo, de líquidos de perfusión.

- Un carril normalizado para la sujeción del equipo adicional, rígidamente anclado a la estructura del vehículo en el lateral interno izquierdo a una altura aproximada de 130 cm del suelo del vehículo.

- Lámpara quirúrgica halógena o de luz fría orientable.

- Un dispensador de servilletas junto al lavabo.

- Un dispensador de jabón líquido junto al lavabo.

- Una caja fija para bolsas de basura con tapa automática.

IV.D. Equipamiento sanitario:

1. Equipo de reanimación:

1.1. Equipo de oxígeno: estación de oxígeno centralizada, con 2 botellas con una capacidad mínima de 1500 litros cada una. Con válvula de reducción de presión de 50+10 psi (3-4 barr).

La estación de oxígeno estará localizada en compartimento fácilmente accesible libre de conducciones eléctricas y donde no se almacene ningún otro tipo de material.

Conducciones de oxígeno de seguridad con un mínimo de 4 tomas rápidas de oxígeno sobre laterales. En color blanco y con inscripción de la palabra «oxígeno».

Dos caudalímetros de alto flujo (15 litros/min.) con sus correspondientes vasos humidificadores.

Elementos de aplicación: almacenados en un cajón identificado con un rótulo azul:

- Un resucitador manual de balón con máscaras transparentes de adulto y niño. Estará dotado con válvula múltiple de admisión de oxígeno con regulación constante de sobrepresión, contando con un sistema de válvula unidireccional que permita el acoplamiento de una válvula de Peep de hasta 10 cm. La unidad será compresible e indeformable.

- Tres juegos completos de máscaras de ventilación (Ventimask) de concentración variable para adulto y niño.

- Dos juegos de cánulas orofaríngeas de Guedel de los números 1, 3 y 5.

- Un laringoscopio.

- Un juego de palas de laringoscopio de niño y de adulto.

- Dos pilas de repuesto para laringoscopio.

- Una bombilla de repuesto para laringoscopio.

- Dos juegos de tubos orotraqueales sin balón del 2,5; 3; 3,5 y 4,5 para intubación.

- Dos juegos de tubos orotraqueales con balón hinchable de baja presión del 5; 6; 7; 7,5 y 8 para intubación.

- Un fiador de intubación endotraqueal para adulto y niño.

- Un juego de conexiones para tubos endotraqueales.

- Dos conexiones en T para tubos endotraqueales a sistema respirador.

- Un lubricante anestésico hidrosoluble.

- Una pinza de Magill para adulto y niño.

1.2. Equipo de vacío: la instalación del equipo de vacío debe ser independiente de la instalación de oxígeno, siendo de tipo aspirador individual.

La bomba de aspiración del sistema de vacío debe ser de tipo eléctrico, con alimentación a través del sistema eléctrico del vehículo.

El sistema de aspiración dispondrá de regulación continua del vacío.

Contará con un vaso recolector de al menos 500 cm3 de capacidad.

El sistema estará dotado de válvula antirretomo.

Elementos de aplicación: en el cajón identificado con un rótulo azul, se almacenarán 5 sondas estériles de aspiración con tamaños ajustados para adultos y niños.

1.3. Un equipo de oxigenoterapia portátil dotado del material siguiente, en un contenedor azul y rótulo de «Oxigenoterapia»:

- Una bombona de oxígeno portátil de 300 litros en condiciones normales.

- Una válvula reductora que aporte 15 litros/minuto.

- Un resucitador manual de balón con máscaras transparentes de adulto y de niño.

- Un aspirador de secreciones sistema Venturi.

- Una sonda de aspiración del 4 y otra del 12.

- Un juego completo de máscaras de ventilación para adulto y niño (Ventimask).

- Un juego de cánulas orofaríngeas de Guedel 1, 3 y 5.

- Un laringoscopio con pilas y lámpara.

- Un juego de palas para laringoscopio, para adulto y niño.

- Un juego de tubos orotraqueales con balón.

- Un fijador de tubo endotraqueal.

- Una pinza de Magill.

2. Equipo sanitario:

2.1. Un botiquín de uso sanitario según se específica en el anexo II

2.2. Un botiquín de uso exclusivo médico según se específica en el anexo III.

2.3. Material de inmovilización: situado en el interior de un armario con un rótulo de color verde se encontrará el material siguiente:

- Un juego de dos férulas hinchables tetracamerales o de vacío para brazo.

- Un juego de dos férulas hinchables tetracamerales o de vacío para pierna.

- Un collarín para cervicales.

2.4. Material de diagnóstico:

- En el lateral del vehículo y en el carril de accesorios se instalará un esfigmomanómetro fijo de tipo reloj de esfera de gran tamaño.

- En un cajón se encontrará el material siguiente:

\* Un esfigmomanómetro portátil.

\* Un fonendoscopio.

\* Tres termómetros clínicos.

\* Una linterna de exploración.

2.5. Instrumental quirúrgico: en un cajón con rótulo de color verde se situará el material siguiente:

- Una tijera curva de 15 cm. (Metzenbaum).

- Una tijera para cortar ropa.

- Una pinza de disección con dientes de 14 cm. (Standard).

- Una pinza de disección sin dientes.

- Seis juegos de sutura cutánea externa.

2.6. Material de curas: en un cajón con un rótulo de color verde se ubicará el material siguiente:

- Una caja de 50 unidades de gasas no estériles.

- Dos cajas de 10 unidades de gasas estériles.

- Dos paquetes de 250 g de algodón hidrófilo en bolsas plásticas herméticamente cerradas.

- Dos vendas elásticas de 7 x 10.

- 20 vendas de gasa orilladas de 5 x 5.

- 20 vendas de gasa orilladas de 10 x 5.

- 2 rollos de esparadrapo de tela de 5 cm.

- 2 rollos de esparadrapo antialérgico de 2,5 cm.

2.7. Material general quirúrgico: cajón rótulo verde:

- 10 pares de guantes estériles desechables dispuestos en grupos de dos unidades de tamaño medio.

- Un paquete de 20 mascarillas asépticas desechables.

2.8. Material sistema circulatorio: cajón rótulo rojo:

- Dos compresores venosos de elastómero.

2.9. Material vario: en un armario se situará:

- Una manta termoaislante aluminizada.

- Dos palanganas de tipo riñonera o cuña.

- Una botella de jabón líquido antiséptico.

- Dos rollos de servilletas de papel desechables.

- Veinte bolsas de basura de material plástico.

3. Medicamentos: los medicamentos siguientes irán distribuidos permanentemente, en los cajones de la ambulancia, de acuerdo al código de colores que se indica: - Soluciones antisépticas (cajón verde):

\* Povidona yodada al 10 %, 125 cc.

\* Mercurocromo al 2 %, 30 cc.

\* Alcohol 90 grados, 250 cc.

- Analgésicos (cajón. verde):

\* 20 comp. Acido acetilsalicílico.

\* 20 comp. Paracetamol.

\* 10 comp. Dipirona magnésica.

- Espasmolíticos (cajón verde):

10 comp. N- Butil bromuro de hioscina.

- Vasoactivos (cajón rojo):

5 comp. Nitroglicerina 0,4 mg.

- Antihistamínicos (cajón verde):

15 comp. Dexclorfeniramina 2 mg.

- Colirios oftálmicos (cajón verde):

Colirio antiséptico sedante.

- Antieméticos y digestivos (cajón verde):

\* 10 comp. Metoclopramida clorhidrato.

\* Bicarbonato sódico 100g.

- Sueros (cajón rojo):

\*3 env. suero fisiológico 500 cc.

\* 2 env. suero glucosado 5% 500 cc.

\*1 env. suero bicarbonatado 1/6 Molar 250 cc.

- Varios (Cajón verde):

1 tubo nitrofurazona pomada.

V. Dotación de personal de las ambulancias:

1. Ambulancias de traslado individuales:

1.A: En transporte urgente:

Dotación de personal obligatoria durante el servicio:

- Conductor- Camillero, en posesión del permiso de conducción establecido por la normativa vigente.

- Camillero.

1.B: En transporte programado:

Dotación de personal obligatoria durante el servicio:

- Conductor- camillero, en posesión del permiso de conducción establecido por la normativa vigente.

Dotación recomendable:

- Camillero: será necesaria su presencia cuando las características que concurran en el paciente a trasladar o en el servicio así lo requieran.

El conductor- camillero y camillero deberán estar en posesión de un certificado expedido por la administración sanitaria o por otros organismos públicos o privados que se encuentren acreditados por la misma, que garantice en todo caso una formación sanitaria adecuada para el ejercicio de la actividad del transporte sanitario.

2. Ambulancias de traslado colectivas:

Dotación de personal obligatoria durante el servicio:

- Conductor- Camillero, en posesión del permiso de conducción establecido por la normativa vigente.

Dotación recomendable:

- Camillero.

El conductor- camillero y camillero deberán estar en posesión de un certificado expedido por la administración sanitaria o por otros organismos públicos o privados que se encuentren acreditados por la misma, que garantice en todo caso una formación sanitaria adecuada para el ejercicio de la actividad del transporte sanitario.

3. Ambulancias asistenciales:

Dotación de personal obligatoria durante el servicio:

- Conductor- camillero, en posesión del permiso de conducción establecido por la normativa vigente.

- Camillero.

El conductor- camillero y camillero deberán estar en posesión de un certificado expedido por la administración sanitaria o por otros organismos públicos o privados que se encuentren acreditados por la misma, que garantice en todo caso una formación sanitaria adecuada para el ejercicio de la actividad del transporte sanitario.

Dotación de personal recomendable:

- Médico y/o ATS o diplomado en Enfermería, con experiencia en medicina de urgencia y en posesión del permiso de conducción establecido por la normativa vigente.

ANEXO II. Equipamiento del botiquín sanitario

En un contenedor de fácil utilización y transporte, fabricado en material ligero y resistente a los golpes, temperaturas extremas y humedad, y rotulado en el exterior con las palabras «Botiquín sanitario», se encontrará el material siguiente:

I Instrumental:

- Una tijera recta de 13 cm.

- Una tijera para ropa de 15 cm.

- Una pinza de curas de 13 cm.

- Funda para este instrumental.

II. Material de curas:

- 3 vendajes a presión.

- 2 vendas con apósito de 6 x 8 cm.

- 2 vendas con apósito de 10 x 15 cm.

- 5 apósitos para quemados de 10 x 15 cm.

- 2 vendas de gasa de 400 x 4 cm.

- 2 vendas de gasa de 400 x 8 cm.

- 4 paquetes de 5 unidades de apósitos de gasa de 5 x 5 cm (estéril).

- 4 paquetes de 5 unidades de apósitos de gasa de 10 x 10 cm (estéril).

- 1 rollo de esparadrapo microporoso de 500 x 5 cm.

- 1 torunda contínua de 50 x 6 cm.

- 3 multivendas triangulares.

- 12 alfileres imperdibles.

- Pastillero para contener comprimidos de ácido acetil salicílico, paracetamol y cafinitrina.

- 100 c.c. de solución de povidona yodada.

- 4 paquetes de dos pares medios de guantes estériles.

ANEXO III. Equipamiento del botiquín médico

En un contenedor de fácil utilización y transporte, fabricado en material ligero y resistente a los golpes, temperaturas extremas y humedad, y rotulado en el exterior con las palabras «Botiquín médico», se encontrará el material siguiente:

I. Instrumental:

- Una tijera recta de punta fina de Mayo.

- Una pinza de Kocher.

- Un mango de bisturí grande.

- Dos hojas de repuesto para bisturí del 21.

- Un portaagujas de Mayo- Hegar.

- Dos sistemas completos para la aplicación de sueros.

- Tres bránulas intravenosas para catéter externo con aguja del 18, y tres para aguja del 14.

- Dos llaves de tres vías para perfusiones.

- Cinco jeringas de 5 cc de plástico desechables.

- Dos jeringas de 10 cc de plástico desechables.

- Una jeringa de 50 cc de plástico desechable.

- Dos jeringas de insulina con aguja desechables.

- Cinco agujas desechables de 40 x 0,8 mm.

- Cinco agujas desechables de 40 x 0,9 mm.

- Cinco agujas desechables de 25 x 0,9 mm.

- Cinco agujas desechables de 25 x 0,7 mm.

Todo el material de perfusión con cono tipo Luer.

II Material de curas:

- Dos suturas de seda con aguja curva del 1.

- Dos suturas de seda con aguja curva del 0.

- Dos suturas de seda con aguja triangular curva 3/0.

- Dos suturas de seda con aguja triangular curva 4/0.

- Dos suturas de seda con aguja triangular curva 6/0.

- Dos portaagujas estériles de Mayo- Hegar.

- Una caja de 25 gasas no estériles.

- Cinco bolsas de 5 gasas estériles.

- Una venda triangular.

- Una venda elástica de 7 x 10.

- Tres vendas de gasa orillada de 7 x 5.

- Tres vendas de gasa orillada de 10 x 10.

- Un rollo de esparadrapo microporoso.

- Un rollo de esparadrapo de tela grande.

- Cuatro paquetes de dos pares medios de guantes estériles.

III. Medicamentos: introducidos en un ampulario se encontrarán:

- Soluciones antisépticas:

\* Alcohol de 90 grados, 250 cc.

\* Povidona yodada sol. 10%, 125 cc.

\* Mercurocromo, 30 cc.

- Analgésicos- espasmolíticos:

\* 5 amp. Dipirona magnésica.

\* 3 amp. Noramidopirinometansulfonato.

\* 3 amp. Lisina acetilsalicilato 900 mg.

\* 3 amp. N- Butilbromuro de Hioscina.

- Anestésicos locales:

\* 2 amp. Mepivacaina al 2%, 10 cc.

- Antieméticos:

\* 3 amp. Metoclopramida.

- Corticoides:

\* 3 viales de 125 mg acetato de 16- Hidroximetilenprednisolona.

\* 1 vial de 500 mg Acetato de 16- Hidroximetilenprednisolona.

- Broncodilatadores:

\* 3 amp. sminofilina, 250 mg.

- Cardiotónicos:

\* 3 amp. Digoxina, 0,25 mg.

\* Vasoactivos:

- 3 amp. adrenalina, 1 mg.

- 5 amp. dopamina, 200 mg.

\* 5 comp. nitroglicerina.

\* 5 comp. nifedipina, 10 mg.

- Vagolíticos:

\* 3 amp. atropina.

- Antiarrítmicos:

\* 2 amp. propanolol, 5 mg.

\* 2 amp. amiodarona, 150 mg.

\* 2 amp. verapamil, 5 mg.

\* 2 amp. lidocaina al 1 %, 10 c.c.

- Antagonistas de analgésicos centrales:

\* 2 amp. naloxona clorhidrato, 0'4 mg.

- Diuréticos:

\* 3 amp. furosemida, 20 mg.

- Insulina:

\* 2 viales insulina cristalina 40 Ul/ml, 10 ml.

- Glucosa:

\* 2 amp. glucosa anhidra 33%.

- Sueros:

\*1 env. suero fisiológico.

\* 1 env. expansor de plasma.

\* 1 env. suero glucosado 5%.

ANEXO IV. Características técnico- sanitarias del equipo adicional de medicación

El equipo adicional de medicación, cuyo fin es la conversión de ambulancia asistencial en ambulancia asistida, estará compuesto por:

1. Monitor- desfibrilador: de tipo portátil con autonomía, provisto de palas que sirvan como electrodos de ECG y para desfibrilar. Generador de marcapasos externos con funcionamiento fijo y a demanda y con posibilidad de regulación de intensidad de estímulos. El registrador de electrodos de un solo canal con posibilidad de conexión a monitores que permitan 12 derivaciones.

Como equipo accesorio se instalará en el cajón identificado con un rótulo de color rojo:

- Un juego de cables de conexión para ECG.

- Una bolsa de 50 electrodos.

- Un tubo de pasta/gel para electrodos.

2. Respirador: de tipo volumétrico que permita un ajuste de la frecuencia respiratoria entre 10 y 40 ciclos por minuto.

La concentración de oxígeno debe poder ajustarse, como mínimo, al 50% y al 100%.

Irá dotado de un caudalímetro y de un manómetro de control de presión en las vías aéreas. Deberá contar también con una válvula de sobrepresión.

El respirador debe ser sólido y de dimensiones reducidas. Los tubos que componen la canalización de gases no deben aplastarse en su uso normal y los mandos deben ser de fácil utilización y sin salientes traumáticos. Se aconseja que la energía utilizada para su funcionamiento sea neumática.

La unidad espiratoria no debe estar incluida en el aparato, con el fin de evitar que proliferen los gérmenes. Es preferible que sea de tipo desechable, y en caso de no ser posible, que sea esterilizable.

Las características del respirador deberán ajustarse a las normas de la Comisión 110 del Instituto Español de Normalización y Racionalización.

3. Colchón de vacío: sobre la camilla principal o en el lateral de la ambulancia debe colocarse un colchón de vacío inmovilizador.

Junto a este debe existir una bomba manual para producir el vacío, junto con sus tubos y racores de conexión al colchón.

4. Material sanitario general:

4.1. Material de sistema respiratorio: en un contenedor de color azul se encontrarán:

\* Dos trocares torácicos del 16,20 y 24.

\* Una sonda de aspiración del 4, 6 y 14.

\* Dos sondas de aspiración del 10 y 12.

\* Seis válvulas de Heimlich, 3 simples y 3 modificadas.

4.2. Material de sistema circulatorio: en un contenedor de color rojo se encontrarán:

\* 12 sistemas completos para la aplicación de sueros.

\* 2 sistemas de microgoteo adaptables a los sistemas de perfusión.

\* 5 llaves de tres vías para perfusiones.

\* 20 jeringuillas de 5 c.c. de plástico desechables.

\* 10 jeringuillas de 10 c.c. de plástico desechables.

\* 5 jeringuillas de 50 c.c. de plástico desechables.

\* 5 jeringuillas de insulina con aguja.

\* 10 agujas desechables de 40 x 0,8 mm.

\* 10 agujas desechables de 40 x 0,9 mm.

\* 10 agujas desechables de 25 x 0,9 mm.

\* 10 agujas desechables de 25 x 0,7 mm.

\* 5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 14.

\* 5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 16.

\* 5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 18.

\* 5 bránulas intravenosas para catéter externo con aguja de 20.

\* quipos para punción y cateterización de vena central por vía periférica para adulto y niño.

\* 10 equipos para punción y cateterización de vía subclavia y yugular para adulto.

Todo el material de perfusión con cono tipo Luer para permitir la interconexión.

4.3. Material quirúrgico: en un contenedor de color verde se encontrará el material siguiente:

\* 5 suturas de seda con aguja curva del 1.

\* 5 suturas de seda con aguja curva del 0.

\* 3 suturas de seda con aguja triangular curva 3/0.

\* 3 suturas de seda con aguja triangular curva 4/0.

3 suturas de seda con aguja triangular curva 6/0.

\* 2 portaagujas estériles de Mayo- Hegar.

\* 1 sonda gástrica del 10, 12, 14, 16 y 18.

\* 3 sondas uretrales de Foley del 14.

\* 1 sonda de Foley del 16 y del 18.

\* 1 tubo de lubricante urológico.

\* 12 bolsas de diuresis.

\* 1 tijera recta de puntas finas de 10 cm (Mayo).

\* 1 mango de bisturí y hojas del 15 y del 21.

\* 2 maquinillas de rasurar desechables.

\* 2 pinzas de Kocher.

\* 2 pinzas de Halstat (mosquito) curvo para hemostasia.

\* 1 pinza de Rochester Pean.

\* 1 pinza de disección con dientes.

\* 20 paños de campo estériles.

\* 3 gorros asépticos desechables.

4.4. Medicamentos: convenientemente distribuidos en los contenedores de medicación se dispondrán los medicamentos siguientes:

- Estupefacientes: en un compartimento sellado y de apertura exclusiva por el médico con posterior informe de su utilización se encontrarán en dosis individualizadas:

\* 4 amp. cloruro mórfico 10 mg.

\* 3 amp. dolantina.

\* 5 amp. buprex.

- Tranquilizantes:

\* 5 amp. benzodiacepina 10 mg.

\* 5 amp. midazolam 15 mg.

- Espasmolíticos- analgésicos:

\* 10 amp. dipirona magnésica.

\* 5 amp. N- Butilbromuro de hioscina.

\* 5 amp. noramidopirinometansulfonato.

\* 5 amp. lisina acetilsalicilato 900 mg.

- Anestésicos locales:

\* 5 amp. Mepivacaína 2%, 10 cc.

- Corticoides:

\* 10 viales de 125 mag. de acetato de 16- hidroximetilenprednisolona.

\* 5 viales de 500 mg. de acetato de 16- hidroximetilenprednisolona

\* 10 amp. Dexametasona 4.mg.

- Antieméticos:

\* 3 amp. metoclopramida.

- Broncodilatadores:

\* 5 amp. aminofilina 250 mg.

\* 5 amp. salbutamol.

- Cardiotónico:

\* 5 amp. digoxina 0,25 mg.

- Vasoactivos:

\* 6 amp. adrenalina 1 mg.

\* 10 amp. isoproterenol 0'2 mg.

\* 10 amp. dopamina 200 mg.

\* 5 vial. dobutamina 250 mg.

\* 10 amp. nitroglicerina 5 mg/ml.

\* 10 comp. nifedipina 10 mg.

- Vagolíticos:

\* 10 amp. atropina 1 mg.

- Antiarrítmicos:

\* 3 amp. propanolol 5 mg.

\* 5 amp. amiodarona 150 mg.

\* 5 amp. verapamil 5 mg.

\* 5 amp. lidocaina 1 %, 10 cc.

\* 4 amp. lidocaína 5%, 10 cc.

- Antagonistas de analgésicos centrales:

\* 5 amp. naloxona clorhidrato 0'4 mg.

- Diuréticos:

\* 5 amp. furosemida 20 mg.

- Insulina:

\* 5 vial insulina cristalina 40 UI/ml.

- Glucosa:

\* 5 amp. glucosa anhidra 33%

- Sueros:

\* 2 env. suero glucosado al 10%

\* 1 env. suero bicarbonatado 1 molar.

\* 5 env. suero fisiológico.

\* 5 env. suero glucosado 5%.

\* 5 env. lactato de Ringer.

\* 5 env. expansor de plasma.

\* 2 env. manitol al 20%. 

---

****[1]****Artículo 22: derogado por el **[Decreto 298/1997, de 9 de diciembre](http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0002/1998&url_lista=&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Decreto&SOLO_NUMERO_DISPOSICION=298&ANYO_DISPOSICION=1997)**, del Gobierno Valenciano, por el que se deroga el artículo 22 del Decreto 44/1993, de 22 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el transporte sanitario terrestre en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 3154 de 02.01.1998) Ref. Base Datos 0002/1998.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML

Copia Permalink ELI