Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5569, del 02-08-2007 (2007/9756)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2007, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual s'atorga autorització de model per a ús i instal?lació en la xarxa de transformadors de mesura de tensió i intensitat, en mitjana tensió, de la marca FTM, models CTY-24, CTY-24/U, CTAS-1 i CTAS-2, fabricats per Fabbrica Trasformatori di Misura, SRL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5569

Data del DOGV
:   02-08-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2007/9756

CVE


Data del document
:   18-06-2007

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2007, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual s'atorga autorització de model per a ús i instal'lació en la xarxa de transformadors de mesura de tensió i intensitat, en mitjana tensió, de la marca FTM, models CTY-24, CTY-24/U, CTAS-1 i CTAS-2, fabricats per Fabbrica Trasformatori di Misura, SRL. [2007/9756]  
Vist l'escrit presentat amb data 6 de juny de 2007 pel Sr. Marco Solesin en representació de F.T.M. SRL Fabbrica Trasformatori di Misura, en endavant F.T.M., amb domicili a Opera (Milà), via Po, núm. 3 ?CP 20090, en què sol·licita que es concedisca autorització de model per a ús i instal·lació en la xarxa dels models de transformadors de mesura de tensió i intensitat, en mitjana tensió, CTY-24, CTY-24/U, CTAS-1 i CTAS-2.  
Vistos la memòria tècnica aportada firmada per facultatiu competent i visada pel corresponent col·legi professional, els informes d'assaigs núm. 200309330435 per al model CTY-24 aplicant la norma UNE 60044, núm. 200410330471 per al model CTY-24/U, núm. 200507330416 i núm. 200401330005 per al model CTAS-1, núm. 2000507330417 i núm. 200309330436 per al model CTAS-2 emesos pel Laboratori Central Oficial d'Electrotècnia, els certificats d'assaig núm. 6.649/01 i núm. 6.649/02 per a eixos mateixos models expedits per l'Institut de Tecnologia Elèctrica, tots estos que justifiquen la conformitat amb la corresponent norma UNE- EN, i el certificat subscrit per CISQ/IMQ-CSQ amb número 9101.FTRF que garantix la implantació i el manteniment d'un sistema de gestió de la qualitat en el disseny i la producció de transformadors de mitjana i baixa tensió en la factoria de F.T.M. Fabbrica Trasformatori di Misura, srl, ubicada en l'adreça indicada més amunt, de conformitat amb la norma ISO 9001.  
Atés el Reial Decret 385/2002, de 26 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 2.018/1997, de 26 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de punts de mesura dels consums i trànsits d'energia elèctrica, i en particular el seu article 8.  
Atés que es consideren acomplits els tràmits preceptius, en virtut de les competències atorgades pel Decret 184/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, esta Direcció General de Seguretat Industrial i Consum, resol:  
Únic  
Atorgar autorització de model per a ús i instal·lació en la xarxa dels transformadors de mesura, en mitjana tensió, marca F.T.M. següents:  
Transformador de tensió, model: CTY-24.  
Tensió nominal primària: 22000/.  
Tensió nominal secundària: 110/.  
Instal·lació interior.  
Tensió d'aïllament: 24 kV.  
Factor de tensió nominal: 1,9/8 h.  
Classes de precisió i càrregues màximes: 0,2 (15 VA); 0,5 (25 VA); 1 (100 VA); 3P (200 VA).  
Dimensions geomètriques exteriors: 355x300x200 mm.  
Transformador de tensió, model: CTY-24/U.  
Tensió nominal primària: 22000/.  
Tensió nominal secundària: 110/.  
Instal·lació interior.  
Tensió d'aïllament: 24 kV.  
Factor de tensió nominal: 1,9/8 h.  
Classes de precisió i càrregues màximes: 0,2 (15 VA); 0,5 (25 VA); 1 (100 VA); 3P (200 VA).  
Dimensions geomètriques exteriors: 320x300x200 mm.  
Transformador d'intensitat model: CTAS-1.  
Un únic secundari.  
Corrent nominal primari: fins a 300 A.  
Corrent nominal secundari: 5 A.  
Tensió de referència per a l'aïllament: 24 kV.  
Factor de tensió nominal: 1,9/8 h.  
Classes de precisió i càrregues màximes: 0,2 (15 VA); 0,5S (25 VA); 5P10 (10-15 VA).  
Transformador d'intensitat model: CTAS-2.  
Dos secundaris.  
Corrent nominal primari: fins 300 A.  
Corrent nominal secundari: 5 A.  
Tensió de referència per a l'aïllament: 24 kV.  
Factor de tensió nominal: 1,9/8 h.  
Classes de precisió i càrregues màximes: 0,2 (15 VA); 0,5S (25 VA); 5P10 (10-15 VA).  
D'acord amb el que s'ha disposat en l'article del Reial Decret 2.018/1997, de 26 de desembre, la present autorització té plena validesa en tot el territori de l'Estat i està sotmesa a les següents condicions:  
Primera. Els equips de mesura objecte d'este acte administratiu que s'hagen d'integrar en el sistema de mesures del Sistema Elèctric Nacional inclosos en el camp d'aplicació del Reial Decret 2.018/1997, de 26 de desembre, es correspondran íntegrament amb la documentació presentada per a l'obtenció d'esta autorització. Si hi haguera qualsevol modificació en relació amb aquella, caldrà obtenir, prèviament a la instal·lació i l'ús en la xarxa, una nova autorització, i per a això caldrà aportar la documentació que s'establix en la normativa d'aplicació.  
Segona. Abans de la seua instal·lació, els equips a què fa referència esta autorització hauran de superar el control de verificació en origen realitzat per un verificador de mesures elèctriques oficialment autoritzat, que s'hi justificarà mitjançant la col·locació dels precintes i les etiquetes identificatives corresponents.  
Tercera. Esta autorització es concedix sense perjudici de tercers i de la resta de concessions, permisos i autoritzacions que calga, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables a este tipus d'equips de mesura, i entre estos els que puguen resultar necessaris com a conseqüència de l'entrada en vigor de la nova reglamentació que siga d'aplicació a estos equips.  
Quarta. Els equips de mesura objecte d'esta resolució es correspondran amb els recollits en l'annex gràfic que l'acompanya i hauran d'incorporar els precintes que s'hi indiquen.  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interposar-se recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Empresa en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 18 de juny de 2007.- El director general de Seguretat Industrial i Consum: Carlos Mazón Guixot.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5569, del 02-08-2007 (2007/9756)

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, por la que se otorga autorización de modelo para su uso e instalación en la red de transformadores de medida de tensión e intensidad, en media tensión, de la marca FTM, modelos CTY-24, CTY-24/U, CTAS-1 y CTAS-2, fabricados por Fabbrica Trasformatori di Misura, SRL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5569

Fecha DOGV
:   02-08-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/9756

CVE


Fecha del documento
:   18-06-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio e Innovación

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, por la que se otorga autorización de modelo para su uso e instalación en la red de transformadores de medida de tensión e intensidad, en media tensión, de la marca FTM, modelos CTY-24, CTY-24/U, CTAS-1 y CTAS-2, fabricados por Fabbrica Trasformatori di Misura, SRL. [2007/9756]  
Vista el escrito presentado con fecha 6 de junio de 2007 por D. Marco Solesin en representación de F.T.M. SRL Fabbrica Trasformatori di Misura, en adelante F.T.M., con domicilio en Opera (Milán), vía Po nº 3 ?CP 20090, solicitando se conceda autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los modelos de transformadores de medida de tensión e intensidad, en media tensión, CTY-24, CTY-24/U, CTAS-1 y CTAS-2.  
Vista la memoria técnica aportada firmada por facultativo competente y visada por el correspondiente colegio profesional, los informes de ensayos nº 200309330435 para el modelo CTY-24 aplicando la norma UNE 60044, nº 200410330471 para el modelo CTY-24/U, nº 200507330416 y nº 200401330005 para el modelo CTAS-1, nº2000507330417 y nº200309330436 para el modelo CTAS-2 emitidos por el Laboratorio Central Oficial de Electrotécnia, los certificados de ensayo nº 6649/01 y 6649/02 para esos mismos modelos expedidos por el Instituto de Tecnología Eléctrica todos ellos justificando la conformidad con la correspondiente norma UNE- EN y el certificado suscrito por CISQ/IMQ-CSQ con número 9101.FTRF que garantiza la implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad en el diseño y la producción de transformadores de media y baja tensión en la factoría de F.T.M. Fabbrica Trasformatori di Misura, srl, ubicada en la dirección arriba indicada, conforme a la norma ISO 9001.  
Considerando el Real Decreto 385/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica, y en particular su artículo 8.  
Considerando cumplidos los trámites preceptivos, en virtud de las competencias otorgadas por el Decreto 184/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, esta Dirección General Seguridad Industrial y Consumo, resuelve:  
Único  
Otorgar autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de medida, en media tensión, marca F.T.M. siguientes:  
Transformador de tensión, Modelo: CTY-24.  
Tensión nominal primaria: 22000/  
Tensión nominal secundaria: 110/  
Instalación interior  
Tensión de aislamiento: 24 kV  
Factor de tensión nominal: 1,9/8 h  
Clases de precisión y cargas máximas: 0,2 (15 VA); 0,5 (25 VA); 1 (100 VA); 3P (200 VA)  
Dimensiones geométricas exteriores: 355x300x200 mm  
Transformador de tensión, Modelo: CTY-24/U.  
Tensión nominal primaria: 22000/  
Tensión nominal secundaria: 110/  
Instalación interior  
Tensión de aislamiento: 24 kV  
Factor de tensión nominal: 1,9/8 h  
Clases de precisión y cargas máximas: 0,2 (15 VA); 0,5 (25 VA); 1 (100 VA); 3P (200 VA)  
Dimensiones geométricas exteriores: 320x300x200 mm  
Transformador de intensidad Modelo: CTAS-1.  
Un único secundario  
Corriente nominal primaria: hasta 300 A  
Corriente nominal secundaria: 5 A  
Tensión de referencia para el aislamiento: 24 kV  
Factor de tensión nominal: 1,9/8 h  
Clases de precisión y cargas máximas: 0,2 (15 VA); 0,5S (25 VA); 5P10 (10-15 VA)  
Transformador de intensidad Modelo: CTAS-2.  
Dos secundarios  
Corriente nominal primaria: hasta 300 A  
Corriente nominal secundaria: 5 A  
Tensión de referencia para el aislamiento: 24 kV  
Factor de tensión nominal: 1,9/8 h  
Clases de precisión y cargas máximas: 0,2 (15 VA); 0,5S (25 VA); 5P10 (10-15 VA)  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo del Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, la presente autorización tiene plena validez en todo el territorio del Estado, estando sometida a las siguientes condiciones:  
Primera. Los equipos de medida objeto de este acto administrativo que vayan a integrarse en el sistema de medidas del Sistema Eléctrico Nacional incluidos en el campo de aplicación del Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, se corresponderán íntegramente con la documentación presentada para la obtención de esta autorización. Si se produjese cualquier modificación en relación con aquélla, será necesario obtener, previamente a su instalación y uso en la red, una nueva autorización aportando para ello la documentación establecida por la normativa de aplicación.  
Segunda. Antes de su instalación, los equipos a los que se refiere esta autorización tendrán que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas eléctricas oficialmente autorizado, justificando el mismo mediante la colocación de los precintos y etiquetas identificativas correspondientes.  
Tercera. Esta autorización se concede sin perjuicio de terceros y del resto de concesiones, permisos y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables a este tipo de equipos de medida, y entre ellos los que pueda resultar necesarios como consecuencia de la entrada en vigor de nueva reglamentación que sea de aplicación a estos equipos.  
Cuarta. Los equipos de medida objeto de esta resolución se corresponderán con los recogidos en el Anexo gráfico que la acompaña incorporando los precintos que en el mismo se indican..  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Empresa en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 18 de junio de 2007.- El director general de Seguridad Industrial y Consumo: Carlos Mazón Guixot.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML