Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3614, del 28-10-1999 (1999/9012)

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se concede aprobación de modelo de medida materializada de longitud en acero sobre enrollador (flexómetro), modelo Toplok, fabricado en G.T. Road. Jugiana. Ludhiana 141 120, India, por Freemans Measures Limited, y presentado por la entidad Distribuciones J. Hidalgo's, SL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3614

Fecha DOGV
:   28-10-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1999/9012


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se concede aprobación de modelo de medida materializada de longitud en acero sobre enrollador (flexómetro), modelo Toplok, fabricado en G.T. Road. Jugiana. Ludhiana 141 120, India, por Freemans Measures Limited, y presentado por la entidad Distribuciones J. Hidalgo's, SL. [1999/Q9012]
  
Vista la petición interesada por la entidad Distribuciones J. Hidalgo's, SL, con registro de control metrológico número 09-07-2001, domiciliada en la calle del Mestre Gea, 7 de Real de Gandía (Valencia), en solicitud de aprobación CEE de modelo de medida de longitud en acero sobre enrollador (flexómetro), modelo Toplok.
  
Visto el certificado de ensayos número CEM-CY-99/005-1.2, referente a cinta métrica de acero sobre enrollador (flexómetro), modelo Toplok.
  
Considerando la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decreto Legislativo 1.296/1986, de 28 de junio, que la modifica y establece el Control Metrológico CEE, y el Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el Control Metrológico CEE.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, resuelve:
  
1. Conceder aprobación CEE de modelo por un plazo de validez de 10 años, a favor de Distribuciones J. Hidalgo's, SL, de medida de longitud en acero sobre enrollador (flexómetro), modelo Toplok, cuyas características metrológicas son las siguientes:
  
Descripción del modelo:
  
Medida materializada de longitud de acero, sobre enrollador, también denominada flexómetro, mixta clase II, de 2,3,5 y 8 metros de longitud nominal.
  
Fleje de sección combada de 12,7 milímetros de anchura para los flexómetros de 2,3 y 5 metros y de 22 milímetros de anchura para los de 8 metros.
  
Color: amarillo.
  
Graduación: milimétrica, de color negro, en los dos bordes de una cara.
  
La longitud de los trazos correspondientes a los milímetros es de 2,5 milímetros en los flexómetros de 2, 3 y 5 metros, siendo en los de 8 metros de 4 milímetros.
  
La longitud correspondiente a los medios centímetros y centímetros es de 4 milímetros en las medidas de 2, 3 y 5 metros y el trazo correspondiente a los decímetros cruza el fleje de borde a borde.
  
En las medidas de 8 metros, la longitud de los trazos correspondientes a los centímetros es de 7 milímetros y la de los medios centímetros de 5,5 milímetros.
  
Numeración: centimétrica, expresada en centímetros y continua a lo largo de su longitud nominal. Los números correspondientes a los decímetros, de 4,5 milímetros de altura en los flexómetros de 2, 3 y 5 metros y de 7 milímetros en los de 8 metros; están impresos en color rojo.
  
Los números correspondientes a los medios centímetros, de 4,5 milímetros de altura, están impresos en color negro. Los números correspondientes a los centímetros, de 4 milímetros de altura, están impresos en color negro.
  
En los flexómetros de 8 metros de longitud nominal, el tamaño de la numeración en los medios decímetros y en los centímetros es el mismo, 5,3 milímetros de altura, en color negro.
  
Origen: uña móvil que se desplaza 1 milímetro en el sentido longitudinal de la medida, lo que equivale al espesor de la pestaña, permitiendo así mediciones exteriores e interiores.
  
2. El signo de aprobación CEE de modelo asignado será:
  
3. Los instrumentos correspondientes a la aprobación CEE de modelo, a que se refiere esta resolución, llevarán las siguientes inscripciones de identificación:
  
Inscripciones: impresas en color rojo, son las siguientes.
  
Longitud nominal. , , ,u , situada entre los centímetros 2 y 3, para las medidas de 2, 3 y 5 metros de longitud nominal, y entre los centímetros 3 y 4 para las medidas de 8 metros de longitud nominal.
  
Clase de precisión. , entre los centímetros 5 y 6 para las medidas de 2, 3 y 5 metros, y entre los centímetros 6 y 7 para las medidas de 8 metros de longitud nominal.
  
Signo de aprobación de modelo. Entre los centímetros 4 y 5 para las medidas de 2, 3 y 5 metros, y entre los centímetros 5 y 6 para las medidas de 8 metros de longitud nominal
  
Marca identificación. D.H., entre los centímetros 3 y 4 para las medidas de 2, 3 y 5 metros, y entre los centímetros 4 y 5 para las medidas de 8 metros de longitud nominal.
  
Emplazamiento previsto para la colocación de los signos de verificación primitiva CEE: entre los centímetros 6 y 7 para las medidas de 2, 3 y 5 metros, y entre los centímetros 7 y 8 para las medidas de 8 metros de longitud nominal.
  
4. Los instrumentos correspondientes a esta resolución, deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.
  
5. Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la entidad o titular, si lo desea, solicitará a esta Dirección General de Industria y Energía la oportuna prórroga de esta aprobación CEE de modelo.
  
A los efectos procedentes, se remite copia de esta resolución al Centro Español de Metrología, del Ministerio de Fomento.
  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 22 de marzo de 1999.- El director general de Industria y Energía: José Luis Ramírez Sorribes.