Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3614, del 28-10-1999 (1999/9014)

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se concede la 1ª modificación no sustancial de la aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua EO, consistente en la introducción de una nueva versión denominada UT-1, fabricado por CH. Gysi AG en Suiza y presentado por la entidad Mixomat, SL, España.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3614

Fecha DOGV
:   28-10-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1999/9014


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se concede la 1ª modificación no sustancial de la aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua EO, consistente en la introducción de una nueva versión denominada UT-1, fabricado por CH. Gysi AG en Suiza y presentado por la entidad Mixomat, SL, España. [1999/X9014]
  
Vista la petición interesada por la entidad Mixomat, SL, con Registro de Control Metrológico nº 09-05-001, domiciliada en c/ Marquesa V, 556 de Dénia (Alicante), en solicitud de modificación no sustancial de la aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua EO, consistente en una nueva versión denominada UT-1.
  
Visto el informe técnico número CEM-ITC-98/113-6.4, referente a sistema de medida destinado al suministro de mezcla de carburante líquido y aceite para vehículos a motor marca MIX-STAR, modelo EO, versión UT-1.
  
Considerando la Resolución de 5 de agosto de 1996, de esta dirección general, por la que se concedió la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de mezcla de carburante líquido y aceite para vehículos a motor marca MIX-STAR, modelo EO, fabricado en Suiza por la firma CH. Gysi AG y presentada por la empresa Mixomat, SL.
  
Considerando la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decreto Legislativo 1.296/1986, de 28 de junio, que la modifica y establece el Control Metrológico CEE, y el Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el Control Metrológico CEE.
  
Considerando el Real Decreto 1.616/1985, referente al control del Estado sobre metrología, aprobación de modelo y verificación primitiva.
  
Considerando las órdenes ministeriales de 26/12/88 y 28/12/88, por las que se regulan los contadores volumétricos y los sistemas de medida para líquidos distintos del agua.
  
Considerando el Decreto 149/1998, del Gobierno Valenciano, por el que se asignan las funciones de control metrológico y se establecen las condiciones de su ejercicio.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, resuelve:
  
Primero
  
Conceder la 1ª modificación no sustancial de la aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua EO, consistente en la introducción de una nueva versión denominada UT-1, estando esta modificación no sustancial afectada por los mismos plazos de validez que la Resolución de aprobación de modelo de 5 de agosto de 1996 por la que se aprobó el modelo original, siendo la descripción de la nueva versión la siguiente:
  
La modificación consiste en la introducción de una versión del modelo EO, denominada UT-1.
  
Se trata de un sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido, sin mezcla o con mezcla fija al 2% con aceite, para vehículos a motor con régimen de funcionamiento en manguera llena.
  
El sistema es completamente autónomo, almacena la mezcla en un depósito, es accionado neumáticamente y puede suministrar una única relación de mezcla del 2%. Preparado para el pago con monedas de 100 pesetas exclusivamente.
  
Segundo
  
El signo de aprobación de modelo asignado será:
  
Tercero
  
Los instrumentos correspondientes a la 1ª modificación no sustancial de la aprobación de modelo, a que se refiere esta resolución, llevarán las siguientes inscripciones de identificación:
  
Fabricante: CH. Gysi AG.
  
 CH-4652 Winznau/Olten
  
 Suiza
  
Denominación: Marca MIX-STAR
  
 Modelo EO
  
 Versión UT-1
  
Signo de aprobación de modelo.
  
Datos Técnicos: Relación volumétrica de mezcla 0 ó 2 %
  
 Volumen del émbolo impulsor 0,4L - 1L
  
 Presión neumática de trabajo 6 bar
  
 Contenido útil del depósito 80 L
  
 Clases de líquidos a medir Gasolinas o mezclas
  
 Indicador del volumen de venta 4 dígitos
  
 Regulación del precio posible 100 a 250 Ptas/L
  
 Monedas de pago 100 PTA.
  
 Error máximo tolerado (OIML R 117) 1 %
  
Nº de serie y año de fabricación.
  
Cuarto
  
Los instrumentos correspondientes a esta resolución, deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al certificado de la 1ª modificación no sustancial de aprobación de modelo.
  
A los efectos procedentes, se remite copia de esta resolución al Centro Español de Metrología, del Ministerio de Fomento.
  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.