תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע״ד–2014}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ד, 1509|תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7397.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים#סעיף 1|סעיפים 1}}, {{ח:חיצוני|חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים#סעיף 2|2}} {{ח:חיצוני|חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים#סעיף 6|ו־6}} {{ח:חיצוני|חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים|לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס״ח–2008}} (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ולעניין {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2}} בהסכמת שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק ציוד רפואי“ – {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|חוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”המנהל“ ו”הפנקס“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|בחוק ציוד רפואי}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תעודת הרישום“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|בחוק ציוד רפואי}}.

{{ח:סעיף|2|דרישות ממכשיר החייאה}}
{{ח:ת}} מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום והוא יהיה נייד וקל לנשיאה.

{{ח:סעיף|3|חובת הצבת מכשיר החייאה}}
{{ח:תת|(א)}} מחזיק מקום ציבורי יציב מכשיר החייאה אחד לפחות במיקום מרכזי ונגיש במקום הציבורי שבהחזקתו.
{{ח:תת|(ב)}} מחזיק מקום ציבורי יציב במקום הציבורי שבהחזקתו יותר ממכשיר החייאה אחד במיקום מרכזי ונגיש, בהתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} בבניין שבו יותר מקומה אחת יוצב מכשיר החייאה אחד לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתיהן יחד כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום;
{{ח:תתת|(2)}} בקומה שאורכה עולה על 300 מטרים, ומספר המבקרים באותה קומה כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום, יוצבו כמה מכשירי החייאה כך שהמרחק בין מכשיר החייאה אחד למכשיר החייאה הסמוך לו לא יעלה על 300 מטרים.
{{ח:תת|(ג)}} במקום ציבורי שבו קיימת עמדת עזרה ראשונה, יוצב מכשיר החייאה אחד מתוך מכשירי ההחייאה שקיימת חובה להציבם על פי תקנות משנה (א) או (ב), בסמוך לעמדת העזרה הראשונה ובלבד שהיא מצויה במקום מרכזי ונגיש.

{{ח:סעיף|4|עמדת מכשיר החייאה}}
{{ח:תת|(א)}} מחזיק מקום ציבורי יציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה (להלן – עמדת מכשיר החייאה), שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות; עמדת מכשיר החייאה תוצב בגובה שלא יעלה על 150 סנטימטרים ולא יפחת מ־120 סנטימטרים מגובה הרצפה.
{{ח:תת|(ב)}} מחזיק מקום ציבורי יציב שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה בהתאם לתרשים {{ח:פנימי|תוספת 1|שבתוספת הראשונה}}.

{{ח:סעיף|5|שלט המכוון אל מכשיר החייאה}}
{{ח:ת}} מחזיק מקום ציבורי יציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה בהתאם לתרשים {{ח:פנימי|תוספת 2|שבתוספת השנייה}} בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין על פי האמור להלן:
{{ח:תת|(1)}} במקום ציבורי במבנה – בכל קומה, בין אם הוצבה בה עמדת מכשיר החייאה, ובין אם לאו באופן שהמרחק בין שלט לשלט בכל קומה לא יעלה על 150 מטרים;
{{ח:תת|(2)}} במקום ציבורי שאינו במבנה – בכניסה אליו.

{{ח:סעיף|6|הוראות נוספות לעניין השילוט}}
{{ח:ת}} מחזיק מקום ציבורי ידאג כי בשלט לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנות 4(ב)}} {{ח:פנימי|סעיף 5|ו־5}} יתקיימו כל אלה:
{{ח:תת|(1)}} הוא עשוי חומר קשיח;
{{ח:תת|(2)}} הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;
{{ח:תת|(3)}} אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר.

{{ח:סעיף|7|הוראות הפעלה}}
{{ח:ת}} מחזיק מקום ציבורי יתקין בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, הוראות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתרשים {{ח:פנימי|תוספת 3|שבתוספת השלישית}}, שבראשן יצוין כי הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר.

{{ח:סעיף|8|בדיקות תקינות תקופתיות}}
{{ח:תת|(א)}} מחזיק מקום ציבורי ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.
{{ח:תת|(ב)}} מחזיק מקום ציבורי ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה, אם ישנה, וכי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר.
{{ח:תת|(ג)}} מחזיק מקום ציבורי יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה (א) ו־(ב); העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנת משנה (ב), יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב־12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק המקום הציבורי.
{{ח:תת|(ד)}} מחזיק מקום ציבורי יציג את תוצאות הבדיקות למפקח שמונה לפי {{ח:חיצוני|חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים|החוק}}, על פי דרישתו.

{{ח:סעיף|9|תצהיר}}
{{ח:ת}} מחזיק מקום ציבורי ישלח למשרד הכלכלה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בכל שנה, תצהיר חתום ומאומת על ביצוע בדיקות תקינות למכשיר ההחייאה כאמור בתקנות אלה, על פי הנוסח המפורט {{ח:פנימי|תוספת 4|בתוספת הרביעית}}.

{{ח:סעיף|10|הוראת מעבר}}
{{ח:ת}} עד לתחילתו של {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|חוק ציוד רפואי}} יראו לעניין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (להלן – פנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים) כרשום בפנקס כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}}, ואת תנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים כהוראות שנקבעו בתעודת הרישום כמשמען {{ח:פנימי|סעיף 8|בתקנה 8(א)}}; רישומו של מכשיר כאמור יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|חוק ציוד רפואי}}.

{{ח:קטע2|תוספת 1|תוספת ראשונה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4(ב)}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|[[Image:שלט דפיברילטור 1.jpg|400px|link=]]}}

{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שנייה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 5|תקנה 5}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|[[Image:שלט דפיברילטור 2.jpg|400px|link=]]}}

{{ח:קטע2|תוספת 3|תוספת שלישית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 7|תקנה 7}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|'''השלט יהיה ברוחב של 100 סנטימטרים ובאורך של 120 סנטימטרים'''}}

{{ח:ת}}

עברית	ערבית	אנגלית	רוסית	אמהרית

הוראות פעולה לטיפול באדם הלוקה בלבו	تعليمات التعامل مع شخص يعاني من جلطة في القلب	Instructions for action for an individual undergoing a heart attack	Инструкции по оказанию помощи при сердечном приступе	የልብ ድካም ችግር ለተፈጠረበት ግለሰብ ስለሚወሰድ እርምጃ መመሪያ

הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר{{ח:הערה|.}}	يتم تشغيل الجهاز بيد شخص صاحب المعرفة بتشغيل الجهاز.	Operation of the equipment is by those who have the knowledge	Пользоваться аппаратом для реанимации может человек имеющий знания по его применению	መሳሪያውን መጠቀም የሚችሉት አጠቃቀሙን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው{{ח:הערה|።}}

אם הנפגע אינו מגיב ואינו נושם –	إذا لم يستجب ولم يتنفس المصاب {{ח:הערה|-}}	If the casualty does not respond and does not breath {{ח:הערה|-}}	Если пострадавший не реагирует и не дышит:	በሞት አደጋ ላይ ያለው ግለሰብ ምላሽ ካልሰጠ፥

1. קרא לעזרה – חייג 101{{ח:הערה|.}}	1. أُطلب مساعدة إتصل 101{{ח:הערה|.}}	1. Dial 101 for assistance{{ח:הערה|.}}	1. Позвоните в службу скорой помощи по номеру 101{{ח:הערה|.}}	1. እገዛ ለማግኘት ወደ ይደውሉ 101።

2. דאג להבאת מכשיר החייאה (דפיברילטור){{ח:הערה|.}}	2. عليك الاهتمام بإحضار جهاز الإنعاش (دفيفريلطور){{ח:הערה|.}}	2. Make sure to bring in the defibrillator.	2. Организуйте доставку аппарата для реанимации (дефибриллятора) к месту нахождения пострадавшего.	2. ዲፍብሪላተሩን ይዘው መምጣትዎን እርግጠኛ ይሁኑ።

3. עד להגעת מכשיר ההחייאה, החל בביצוע עיסויי חזה, לחץ מהר ועמוק במרכז בית החזה{{ח:הערה|.}}	3. حتى إحضار جهاز الإنعاش, إبدأ بعمل تدليك للصدر, إضغط بسرعة وعميقاً في مركز الصدر{{ח:הערה|.}}	3. Until the defibrillator arrives start chest compressions rapid and deep pressure to the centre of the chest{{ח:הערה|.}}	3. До прибытия аппарата дефибриллятора начните массаж сердца путем быстрых и глубоких нажатий на центр грудной клетки пострадавшего.	3. ዲፍብሪላተሩ እስከሚመጣ ድረስ ደረትን መጫን፣ በደረት መሃል ላይ በፍጥነት እና በሃይል መግፋት ይጀምሩ።

4. עם הגעת מכשיר ההחייאה, הפעל אותו ופעל בהתאם להנחיות המכשיר{{ח:הערה|.}}	4. عند إحضار جهاز الإنعاش, قم بتشغيله ونفذ حسب التعليمات على الجهاز{{ח:הערה|.}}	4. On arrival of the defibrillator activate and act according to the equipment guidelines{{ח:הערה|.}}	4. Подключите аппарат к пострадавшему и действуйте в соответствии с инструкциями озвучиваемыми аппаратом.	4. ዲፍብሪላተሩ ሲመጣ ያስጀምሩት እና በመሳሪያው የአጠቃቀም መመሪያ መሰረት ይፈጽሙ።

{{ח:קטע2|תוספת 4|תוספת רביעית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 9|תקנה 9}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} לכבוד משרד הכלכלה

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|'''תצהיר'''}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי מכשיר ההחייאה שברשותי הוא ציוד רפואי רשום בהתאם {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|לחוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012}} / רשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (כל עוד {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|חוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012}}, לא נכנס לתוקפו) וכי הוא הותקן על פי דרישות כל דין, ונבדק מדי שבוע בשנה האחרונה על ידי אחראי שמיניתי בהתאם לתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע״ד–2014. כמו כן, אני מצהיר כי המכשיר נבדק בתאריך . . . . . . . . . . . . . . . בהתאם לתנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות, כל עוד {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|חוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012}}, לא נכנס לתוקפו, או בהתאם לתעודת הרישום עם כניסתו של {{ח:חיצוני|חוק ציוד רפואי|חוק ציוד רפואי}} לתוקף. בדיקת המכשיר נעשתה על ידי ספק המכשיר / יצרן המכשיר / יבואן המכשיר / גורם אחר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., בהתאם לתנאי הרישום הללו. מצ״ב אישור הגורם שבדק את תקינות המכשיר על ביצוע הבדיקה. כמו כן אני מצהיר בזה כי המכשיר תקין כעת וכל ליקוי אשר התגלה בו כתוצאה מבדיקות תקינות אלה במהלך השנה האחרונה תוקן בהתאם לתעודת הרישום.
{{ח:ת}} להלן פרטי המכשיר:
{{ח:ת}} סוג המכשיר . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} כתובת המקום הציבורי שבו הוא מותקן . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} שם האחראי שמונה על ידי . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{טורים שווים | תאריך . . . . . . . . . . . . . | חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | חותמת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} אני הח״מ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . עורך/עורכת דין, מאשר/ת בזה כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הופיע לפני . . . . . . . . . . . . . . . . . שזיהיתי אותו על ידי תעודת זהות מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם עליה בפני.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{טורים שווים | תאריך . . . . . . . . . . . . . | חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | חותמת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}

{{ח:חתימות|כ״ז בסיוון התשע״ד (25 ביוני 2014)}}
* '''נפתלי בנט'''
שר הכלכלה
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]