תקנות המשקלות והמידות

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות המשקלות והמידות, תשכ״ג–1963}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשכ״ג, 1044|תקנות המשקלות והמידות|https://olaw.org.il/takanot/takanot-1419.pdf}}, {{ח:תיבה|2112|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-1490.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ״ו, 21|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-1780.pdf}}, {{ח:תיבה|1682|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-1862.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ״ז, 3114|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2095.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ל, 508|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2486.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״א, 8|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2621.pdf}}, {{ח:תיבה|239|תיקון מס׳ 2|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2643.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ג, 372|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2938.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ו, 842|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-3463.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ז, 523|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-3634.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ט, 1823|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4022.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ם, 1811|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4133.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״א, 727|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4215.pdf}}, {{ח:תיבה|1101|תיקון מס׳ 2|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4242.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ז, 1188|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-5047.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ן, 671|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-5269.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ה, 680|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-5658.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ז, 788|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6584.pdf}}; {{ח:תיבה|תשפ״ו, 762|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-12198.pdf}}.

''עדכון סכומים:'' {{ח:תיבה|ק״ת תשע״ח, 1919|הודעה|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7995.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ט, 3033|הודעה|https://olaw.org.il/takanot/takanot-8191.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ף, 1846|הודעה|https://olaw.org.il/takanot/takanot-8668.pdf}}, {{ח:תיבה|1870|הודעה (מס׳ 2)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-8673.pdf}}; {{ח:תיבה|תשפ״א, 226|הודעה|https://olaw.org.il/takanot/takanot-8836.pdf}}, {{ח:תיבה|3264|הודעה (מס׳ 2)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-9415.pdf}}; {{ח:תיבה|תשפ״ג, 426|הודעה|https://olaw.org.il/takanot/takanot-10413.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 14|סעיף 14}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות|לפקודת המשקלות והמידות, 1947}}, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: כללי}}

{{ח:פנימי|פרק א1|פרק א׳1: מידות־אורך}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: מידות־קיבול}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳}}

{{ח:פנימי|פרק ג סימן א|חלק א׳: משאבות למדידת כמויות חמרי דלק}}

{{ח:פנימי|פרק ג סימן ב|חלק ב׳: מכשירים למדידת מוצרי נפט המורכבים על מיכליות}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳ – משקולות מטריות}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן א|סימן א׳: פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן ב׳: כללי}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן ג|סימן ג׳: משקולת בדרגת דיוק E1 עד M3}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן ד|סימן ד׳: משקולת כבדה}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן ה|סימן ה׳: משקולת משושה}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן ו|סימן ו׳: משקולת מיוחדת}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: מכונות שקילה}}

{{ח:פנימי|פרק ה סימן א|סימן א׳: פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ה סימן ב|סימן ב׳: כללי}}

{{ח:פנימי|פרק ה סימן ג|סימן ג׳: מכונת שקילה לא־אוטומטית}}

{{ח:פנימי|פרק ה סימן ד|סימן ד׳: מכונת שקילה אוטומטית}}

{{ח:פנימי|פרק ה סימן ה|סימן ה׳: ראש שקילה}}

{{ח:פנימי|פרק ה סימן ו|סימן ו׳: מתמר (תא עומס)}}

{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו׳: מכשיר לבדיקת לחץ אוויר או ניפוח בצמיגי כלי רכב}}

{{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז׳: הוראות שונות}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: כללי|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דרגת דיוק“ (Accuracy Class) – דרגה של מכשירי מדידה העומדים בדרישות מטרולוגיות מסוימות המכוונות להגביל את אי־ודאות מכשיר מדידה לגבולות שנקבעו בתנאי הפעלה נתונים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חותם“ – הטבעה בלחץ על גבי מכשיר מדידה לשם אישור רשמי; ויכול שהחותם יהיה תווית נייר המודבקת על גבי המכשיר כאמור;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מטרולוגיה חוקית“ (Legal Metrology) – פעילות טכנולוגית, מינהלית וחוקית לווידוא שימוש אמין במערכות מדידה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”OIML“ – הארגון הבין־לאומי למטרולוגיה חוקית {{ח:הערה|(}}International Organization of Legal Metrology{{ח:הערה|)}}, שמוציא מזמן לזמן סדרת המלצות (R), מסמכים (D), מילונים (V) ומדריכים (G);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י“ – תקן ישראלי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק התקנים|בחוק התקנים, התשי״ג–1953}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”EN‏“ – (European Standard) תקן של מדינות אירופה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”NIST“ – המכון הלאומי לסטנדרטים וטכנולוגיה של ארה״ב {{ח:הערה|(}}National Institute of Standard and Technology (USA)‎{{ח:הערה|)}} שמוציא מזמן לזמן תקנות, המלצות ומדריכים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ASTM“ – הארגון האמריקני לבדיקות וחומרים (American Society For Testing And Materials) שמוציא מזמן לזמן תקנים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ANSI“ -מכון התקנים האמריקאי (American National Standards Institute) שמוציא מזמן לזמן תקנים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”EC“ – האיחוד האירופי (European Community) שמוציא מזמן לזמן דירקטיבות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”BS“ – תקנים בריטיים (British Standards);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”WELMEC“ – האיחוד האירופי למטרולוגיה חוקית (European Cooperation In Legal Metrology) שמוציא מזמן לזמן מדריכים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דגם“ (Type) – סוג של מכשיר מדידה בעל תכונות, תפקודים, מבנה ומראה ייחודים שהוגדרו במפרט היצרן ושהיצרן נתן לו מספר קטלוגי ייחודי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בקרה מטרולוגית“ (Metrological Control) – כל הפעולות שנועדו להבטיח אמינות מטרולוגית של מכשיר מדידה, לרבות אישור דגם, התאמה לדגם מאושר, אימות, אימות מחדש וביקורת, ובלבד שלא נאמר אחרת בתקנות אלה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טעות מרבית מותרת“ (Maximum permissible error) – הערך המרבי (חיובי או שלילי) של טעות מותרת שנקבע בתקנות אלה.

{{ח:סעיף|1א|הפקדת תקנים ומסמכים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} התקנים הישראלים הנזכרים בתקנות אלה מופקדים לעיון הציבור במכון התקנים וביחידת המפקח על המשקלות והמידות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – המשרד) וכל אדם זכאי, בלא תשלום, לעיין בהם במקומות האמורים.
{{ח:תת|(ב)}} מסמכים שאינם ישראליים, הנזכרים בתקנות אלה (להלן – המסמכים) מופקדים ביחידת המפקח על המשקלות והמידות במשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד, וכל אדם זכאי, בלא תשלום, לעיין בהם במקומות האמורים.

{{ח:סעיף|1ב|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} לא יינתנו כינויים, קיצורים ומשמעויות ליחידות מדידה ולא ייעשה בהן שימוש, אלא לפי –
{{ח:תתת|(1)}} התקנים הישראליים המפורטים להלן:
{{ח:תתתת|(א)}} ת״י 1000 על כל חלקיו – המערכת הבין־לאומית של יחידות: כללי שימוש, מיוני 1983;
{{ח:תתתת|(ב)}} ת״י 22 על כל חלקיו – קיצורים של יחידות מדידה: כללים, מאוגוסט 1974;
{{ח:תתת|(2)}} מסמך OIML D2: Legal units of measurements, הבא להוסיף על האמור בתקנים הישראליים המפורטים בפסקה (1).

{{ח:סעיף|1ג|בקרה מטרולוגית וטעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} בקרה מטרולוגית וטעות מרבית מותרת של מכשיר מדידה, כאמור בתקנות אלה, יהיו לפי המסמכים המפורטים בתקנות, ואולם המפקח רשאי –
{{ח:תתת|(1)}} להוסיף דרישות או לשנותן, אם ראה טעם בכך משיקולים של טובת הציבור או משיקולים של התקדמות טכנולוגית;
{{ח:תתת|(2)}} לפטור מהדרישות או לשנותן, אם ראה שאינן מתאימות לתנאים הייחודים של מדינת ישראל.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח יוציא הודעה על החלטתו כאמור בסעיף קטן (א) ויפרסמה באתר האינטרנט של המשרד וכן ישלח אותה למי שהיא חלה עליו.
{{ח:תת|(ג)}} על החלטה לפי תקנה זו ניתן להשיג לפני המפקח בתוך 30 ימים מיום שפורסמה או נשלחה הודעה כאמור.

{{ח:סעיף|1ד|ביטול אישור וביטול חותם|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} המפקח רשאי בהודעה לאסור על שימוש במכשיר מדידה, לבטל כל אישור שנתן לו וכן את חיתומו אם אין המכשיר עומד בדרישות תקנות אלה או מנימוק אחר שיפרט בהודעתו.
{{ח:תת|(ב)}} ההודעה למחזיק במכשיר המדידה (להלן – המחזיק) על האיסור תהיה בכתב ותישלח, יחד עם מועד ביטול תעודת האישור והחותם.
{{ח:תת|(ג)}} על ההחלטה לאסור או לבטל כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המחזיק להשיג לפני המפקח בתוך 30 ימים מיום שקיבל את ההודעה.

{{ח:סעיף|1ה|אופן ביטול החותם|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} חותם של מכשיר מדידה יבוטל על ידי הסרת החותם ממקומו.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א), ביטול חותם למשקולת יכול שיהיה על ידי סימון עליו של כוכב בעל 6 קצוות.

{{ח:סעיף|1ו|מקום החותם|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} חותם או תווית חותם ימוקמו על מכשיר המדידה, במקום המשמש לגישה למנגנון כיוון, שינוי או תיקון;
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חיתום מכונת שקילה אלקטרונית יהיה גם באמצעות קוד גישה אלקטרוני שיאשר מבקר.

{{ח:סעיף|1ז|צורת החותם|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} המפקח יקבע מזמן לזמן את צורת החותם ותדירות החלפתו; הודעה על קביעתו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

{{ח:סעיף|1ח|מקום ביצוע הבדיקה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} אימות ואימות מחדש של מכשיר מדידה, בין אם הוא מחובר למקומו חיבור של קבע ובין אם לאו, ייעשה במקום הימצאו של המכשיר בתנאים של שימוש.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח להורות על ביצוע אימות ואימות מחדש במקום אחר ולא במקום הימצא מכשיר מדידה, אם ראה שאינו מתאים לבדיקה.

{{ח:סעיף|1ט|חובת הספקת מטען בדיקה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בעל מכשיר מדידה, המשתמש בו, יצרנו או מתקנו (כל אלה להלן – המחזיקים) יספק, על פי דרישת המבקר, מטען במשקל מספיק וכן אמצעים אחרים הדרושים לבדיקת המכשיר.

{{ח:סעיף|1י|חובת מתן סיוע בבדיקה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} בבדיקת מכשיר המדידה יגישו המחזיקים למבקר כל עזרה לצורך מילוי תפקידו, לפי דרישתו.
{{ח:תת|(ב)}} לצורך בדיקת מכשיר המדידה במקום הימצאו, יבטיחו המחזיקים – על פי דרישת המבקר – את העברת מטען הבדיקה וכל אמצעי אחר, אל המכשיר וממנו כדרוש.

{{ח:סעיף|1יא|מכשיר מדידה שאינו בשימוש מסחרי|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} קבע המפקח כי מכשיר מדידה אינו מיועד לשימוש מסחרי, יטביע בו היצרן או היבואן תווית שאינה ניתנת להסרה, כי המכשיר אסור בשימוש מסחרי ואינו בפיקוח המפקח על משקלות ומידות; במכשיר שאינו מיועד לשימוש מסחרי כאמור, תיערך בדיקת אימות לפי מדגם בלבד, כפי שיורה המפקח, לפי הענין.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, לפטור דגם כלשהו של מכשיר מדידה שאינו מיועד לשימוש מסחרי מהוראות תקנות אלה.

{{ח:קטע2|פרק א1|פרק א׳1: מידות־אורך|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|1יב|נקיבה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מידת־אורך תהיה ישרה לחלוטין ונקיה מפגמים וחזקה למדי כדי לעמוד בפני כל בליה ופגיעה של שימוש רגיל במסחר ותהיה מהרכב, דגם וערך הנקוב כאמור {{ח:פנימי|פרק א1|בפרק זה}}.

{{ח:סעיף|2|הרכב}}
{{ח:ת}} מידת־אורך תהיה עשויה מתכת שאינה מתכת רכה, או מעץ קשה, שן, סרט ארוג או מחומר אחר שאושר על ידי המפקח.

{{ח:סעיף|3|דגם}}
{{ח:ת}} מידת־אורך תהיה מדגם שאינו עשוי להקל ביצוע מרמה ושאושר על ידי המפקח.

{{ח:סעיף|4|קצוות מידת־אורך}}
{{ח:ת}} למידת־אורך שאינה עשויה ממתכת יהיו בשני קצוותיה שפיות־מתכת, שסומררו אליה הדק היטב. למידת־אורך מעץ עם ידית על קצה מותר שלא תהיה שפית מתכת באותו קצה, אם בקצה הידית הסמוך לקצה המידה יש שקע לאצבע.

{{ח:סעיף|5|ערך נקוב}}
{{ח:ת}} מידת־אורך תהיה אחד הערכים הנקובים הרשומים {{ח:פנימי|סעיף 12|בטור א׳ של הלוח שבתקנה 12(א)}} או בערך נקוב אחר, שאושר על ידי המפקח.

{{ח:סעיף|6|ציון ערך נקוב}}
{{ח:ת}} ערכה הנקוב של מידת־אורך והערכים הנקובים של שנתות יסומנו עליה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש בשימושה הרגיל של המידה.

{{ח:סעיף|7|שינות}}
{{ח:ת}} שינות של מידת־אורך יהיה אחיד לכל אורך המידה ויהיה בשיעור יחידות אורך כאמור {{ח:פנימי|סעיף 1ב|בתקנה 104(א)(1) עד (4)}}, או בשיעור של כפולותיהן או חלקיהן העשרוניים של יחידות אלה, או פי שנים או פי חמישה משיעורים אלה.

{{ח:סעיף|8|סימון השנתות}}
{{ח:ת}} שינות במידת־אורך יסומן בקווים. הקווים המסמנים מילימטרים יהיו קצרים מאלה המסמנים סנטימטרים. הקווים המסמנים מסנטימטרים יהיו קצרים מאלה המסמנים דצימטרים. הקווים יהיו ניצבים לאורך המידה.

{{ח:סעיף|9|רוחב הקווים}}
{{ח:ת}} רוחב הקווים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 8|בתקנה 8}} יהיה אחיד ולא יעלה על –
{{ח:תת|(1)}} 0.2 מילימטר, אם השינות הוא בשיעור של 1, 2 או 5 מילימטרים;
{{ח:תת|(2)}} מילימטר, אם השינות הוא בשיעור של סנטימטר או יותר.

{{ח:סעיף|10|מספור השנתות}}
{{ח:ת}} שנתות של דצימטרים ומטרים יהיו ממוספרות. במידות שערכן אינו עולה על 2 מטרים יצויינו ערכי הדצימטרים בסנטימטרים. מותר למספר את השנתות של סנטימטרים.

{{ח:סעיף|11|ביצוע המבחן}}
{{ח:תת|(א)}} מידת־אורך תיבחן על ידי השוואה עם תקן־משני של מידת־אורך.
{{ח:תת|(ב)}} במידות־אורך שיש בהן שינות, יבחן המבקר את השנתות הממוספרות.

{{ח:סעיף|12|תחומי טעות}}
{{ח:תת|(א)}} בשעת כיול של מידת־אורך שערכה הנקוב רשום בטור א׳ של הלוח שלהלן תותר טעות יתר או חסר (להלן בתקנות אלה – טעות) שלא תעלה על הרשום בטור ב׳ לצידו של אותו ערך נקוב:
{{ח:תת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}

ערך נקוב	הטעות המותרת

50 ס״מ או 1⁄2 מ׳	1 מ״מ

1 מ׳	1 מ״מ

2 מ׳	2 מ״מ

5 מ׳	3 מ״מ

10 מ׳	4 מ״מ

20 מ׳	6 מ״מ

{{ח:תת|(ב)}} אישר המפקח ערך נקוב שאינו רשום בטור א׳ של הלוח, בהתאם {{ח:פנימי|סעיף 5|לתקנה 5}}, יקבע גם את הטעויות המותרות כאמור למידת־אורך מאותו ערך נקוב.
{{ח:תת|(ג)}} בשעת כיול־שנית של מידת־אורך כאמור או בשעת בקורתה תותר טעות שלא תעלה על פי שנים מהטעויות האמורות.
{{ח:תת|(ד)}} הטעות המותרת בחלקי אורך של מידת־אורך תהיה ביחס ישר לטעות המותרת בארכה המלא של המידה, אך לא פחות ממילימטר בשעת כיול ו־2 מילימטרים בשעת כיול־שנית או בשעת בקורת.

{{ח:סעיף|13|מקום החיתום}}
{{ח:ת}} מידת־אורך תחותם בחותם הכיול הקרבת ראשי המידה וסופה.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: מידות־קיבול}}

{{ח:סעיף|14|נקיבה}}
{{ח:ת}} מידת־קיבול תהיה חזקה למדי בכל חלקיה כדי לעמוד בפני כל בליה ופגיעה של שימוש רגיל במסחר ותהיה מהרכב, דגם וערך נקוב כאמור {{ח:פנימי|פרק ב|בפרק זה}}.

{{ח:סעיף|15|הרכב}}
{{ח:תת|(א)}} מידת־קיבול תהיה עשויה מזכוכית, חרס, אלומיניום, ניקל, בדיל, פלדה, פלדת־אל־חלד, נחושת, פליז, ברונזה, מתכת מצופה אמאיל, ברזל מצופה בדיל, ברזל מצופה ניקל, ברזל מצופה אבץ, פלדה מצופה אבץ או מחומר אחר שאושר על ידי המפקח; מידות־קיבול בערך נקוב של 621⁄2 מיליליטר או 1⁄16 או 125 מיליליטר או 1⁄8 ליטר לא יהיו עשויות מזכוכית או חרס.
{{ח:תת|(ב)}} אין להשתמש במידות־קיבול העשויות מברזל או פלדה מצופי אבץ במכירת חמרי מזון נוזליים.

{{ח:סעיף|16|דגם}}
{{ח:ת}} מידת־קיבול תהיה מדגם שאינו עשוי להקל ביצוע מרמה ושאושר על ידי המפקח.

{{ח:סעיף|17|הורקה מלאה}}
{{ח:ת}} מידת־קיבול תהיה עשויה באופן שתתרוקן לגמרי כשהיא נטויה בזוית של 120° מהאנך.

{{ח:סעיף|18|ערך נקוב}}
{{ח:ת}} מידת־קיבול תהיה באחד הערכים הנקובים הרשומים {{ח:פנימי|סעיף 27|בטור א׳ של הלוח בתקנה 27(א)}}, או בערך נקוב אחר, שאושר על ידי המפקח.

{{ח:סעיף|19|שינות}}
{{ח:ת}} שינות של מידת־קיבול יהיה אחיד. השנתות יהיו בשיעור של יחידות קיבול כאמור {{ח:פנימי|סעיף 1ב|בתקנה 104(א)(5) עד (7)}}, או בשיעור של כפולותיהן או חלקיהן העשרוניים של יחידות אלה או פי שנים או פי חמישה משיעורים אלה, או בשיעור אחר שאושר על ידי המפקח; במידה בערך הנקוב של ליטר מותר שינות של רבעי ליטר.

{{ח:סעיף|20|מרחק בין שנתות}}
{{ח:ת}} במידות־קיבול העשויות מזכוכית או חרס ושיש בהן שינות יהיה המרחק המינימלי בין שנתות רצופות שני מילימטרים.

{{ח:סעיף|21|ציון ערך נקוב}}
{{ח:ת}} ערכה הנקוב של מידת־קיבול והערכים הנקובים של שנתות יסומנו עליה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש בשימושה הרגיל של המידה. הסימונים ייעשו על דופנה החיצוני של המידה.

{{ח:סעיף|22|ציון שנתות}}
{{ח:ת}} במידות־קיבול, שיש בהן שינות, תסומן בערכה הנקוב של שנת, כל שנת שניה, כל שנת חמישית, כל שנת עשירית, או שנתות אחרות שאושרו על ידי המפקח; במידות שקיבולן המלא הוא ליטר ושיש בהן שינות של רבעי ליטר, תסומן בערכה הנקוב כל שנת.

{{ח:סעיף|23|סימון ערכים נקובים}}
{{ח:תת|(א)}} במידות־קיבול העשויות מזכוכית או חרס יסומנו הערכים הנקובים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 21|בתקנה 21}} בצריבה, בחקיקה על ידי סילון חול, או באופן אחר שאושר על ידי המפקח.
{{ח:תת|(ב)}} במידות־קיבול העשויות ממתכת יסומנו הערכים הנקובים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 21|בתקנה 21}} בטביעה; ניזוק בטביעה חיפוי כל שהוא, יסומנו הערכים הנקובים על רצועת בדיל או על שלט מפליז, שיולחמו הדק היטב אל המידה; רצועת הבדיל או השלט מפליז שעליה רשום הערך הנקוב של המידה יהיו גדולים למדי כדי להיחתם בחותם הכיול.

{{ח:סעיף|24|סימון של קיבול מלא ושל שנתות}}
{{ח:תת|(א)}} קיבולה המלא של מידת־קיבול ושנתותיה יסומנו באופן ברור בקווים או בסימנים חדים אחרים, שאינם ניתנים להימחק, על הדופן החיצוני של מידות העשויות מזכוכית ועל הדופן הפנימי של מידות אחרות; במידות העשויות מזכוכית יהיו הסימנים צרובים, חקוקים על ידי סילון חול, או מסומנים באופן אחר שאושר על ידי המפקח.
{{ח:תת|(ב)}} במידות־קיבול שאין בהן שנתות אין צורך בקו או בסימן לציון הקיבול המלא, אם הוא מוגדר על ידי שפת המידה, על ידי תחתית זרה העליון, או על ידי תחתית הזרבובית ובכדי־חלב – על ידי תחתית הצוואר המאונך.

{{ח:סעיף|25|רוחב הקווים או הסימנים}}
{{ח:ת}} רוחב הקווים או הסימנים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 24|בתקנה 24(א)}} יהיה אחיד ולא יעלה על –
{{ח:תת|(1)}} חצי־מילימלטר – במידות העשויות מזכוכית;
{{ח:תת|(2)}} מילימטר – במידות אחרות.

{{ח:סעיף|26|ביצוע המבחן}}
{{ח:תת|(א)}} מידת־קיבול תיבחן על ידי השוואה עם תקן־משני של מידת־קיבול תוך מילוי התקן במים או בנוזל מתאים אחר והרקתו לתוך המידה הנבחנת; במידות־קיבול, שיש בהן שנתות, יבחן המבקר גם את השנתות הממוספרות.
{{ח:תת|(ב)}} סומנו הקיבול והשנתות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בתקנה 24(א)}}, תיבחן המידה עד האמצע של הקו או הסימן. נבחנת מידת־קיבול העשויה מזכוכית במים, תיחשב תחתיתו של המניסקוס כמפלס המים.
{{ח:תת|(ג)}} המפקח רשאי לאשר ביצוע מבחן באופן אחר.

{{ח:סעיף|27|תחומי טעות}}
{{ח:תת|(א)}} בשעת כיול של מידת־קיבול, שערכה הנקוב רשום בטור א׳ של הלוח שלהלן תותר טעות שלא תעלה על הרשום בטור ב׳ לצידו של אותו ערך נקוב;
{{ח:תת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}

ערך נקוב	הטעות המותרת

10 מ״ל	0.5 מ״ל

20 מ״ל	0.5 מ״ל

50 מ״ל	0.5 מ״ל

621⁄2 או 1⁄16 ל׳	1 מ״ל

100 מ״ל	1 מ״ל

125 מ״ל או 1⁄8 ל׳	2 מ״ל

200 מ״ל	2 מ״ל

250 מ״ל או 1⁄4 ל׳	2.5 מ״ל

500 מ״ל או 1⁄2 ל׳	5 מ״ל

1 ל׳	5 מ״ל

2 ל׳	10 מ״ל

5 ל׳	25 מ״ל

10 ל׳	50 מ״ל

15 ל׳	50 מ״ל

20 ל׳	50 מ״ל

30 ל׳	75 מ״ל

50 ל׳	125 מ״ל

{{ח:תת|(ב)}} אישר המפקח ערך נקוב שאינו רשום בטור א׳ של הלוח, בהתאם {{ח:פנימי|סעיף 18|לתקנה 18}}, יקבע באישור גם את הטעויות המותרות למידת־קיבול מאותו ערך נקוב.
{{ח:תת|(ג)}} בשעת כיול־שנית של מידת־קיבול כאמור או בשעת בקורתה תותר טעות שלא תעלה על פי שנים מהטעויות האמורות.
{{ח:תת|(ד)}} הטעות המותרת בשנתות של מידת־קיבול תהיה ביחס ישר לטעות המותרת בקיבולה המלא של המידה, אך לא פחות משיעורים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} בשעת כיול –
{{ח:תתתת|(א)}} 0.5 מיליליטרים – במידות העשויות מזכוכית;
{{ח:תתתת|(ב)}} 2 מיליליטרים – במידות אחרות שערכן הנקוב עולה על 100 מיליליטרים;
{{ח:תתת|(2)}} בשעת כיול־שנית או בקורת – פי שנים מהאמור בפסקה (1), הכל לפי הענין.

{{ח:סעיף|28|מקום התיחום}}
{{ח:תת|(א)}} חותם הכיול יושם על יד סימן הערך הנקוב של מידת־קיבול.
{{ח:תת|(ב)}} במידות העשויות ממתכת יהיה חותם הכיול טבוע במקום האמור בתקנת משנה (א); יינזק על ידי כך חיפוי כל שהוא – הוא יהיה טבוע ברצועת הבדיל או שלט הפליז האמורים {{ח:פנימי|סעיף 23|בתקנה 23(ב)}}.
{{ח:תת|(ג)}} במידות העשויות מזכוכית או חרס ייצרב חותם הכיול במקום האמור בתקנת משנה (א), ייחקק בו על ידי סילון של חול, או יושם בו באופן אחר שאושר על ידי המפקח.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:קטע3|פרק ג סימן א|חלק א׳: משאבות למדידת כמויות חמרי דלק|תיקון: תשל״ט}}

{{ח:סעיף|29|הגדרות}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ג|בפרק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חומר דלק“ – חומר דלק נוזל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תחנה“ – מקום שבו מוכרים חומר דלק;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בעל תחנה“ – לרבות כל מי שפועל בשמו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מד־דלק“ – מנגנון המיועד למדידת חומר דלק;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מונה“ – סידור לציון כמויות חמרי דלק שנמדדו במד־דלק;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”משאבה“ – כלי למדידת קיבול של חומר דלק, שהותקן במקום קבוע בתחנה, המצוייד במנגנון שאיבה, מד־דלק ומונה.

{{ח:סעיף|30|שנתות}}
{{ח:ת}} השנתות של המונה יהיו אחידות והן יהיו בשיעור של ליטר, החלק העשירי של ליטר, או בשיעור אחר שאושר על ידי המפקח.

{{ח:סעיף|31|מצב תקין של משאבה}}
{{ח:ת}} משאבה תהיה מותאמת כדי דיוקה המקסימלי וכל חלקיה יהיו במצב תקין.

{{ח:סעיף|32|סימון משאבה}}
{{ח:תת|(א)}} על משאבה יסומנו שם היצרן שלה ומספר זיהויה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש.
{{ח:תת|(ב)}} על משאבה יסומן באותיות גדולות וברורות ובמקום בולט לעין סוג חומר הדלק שאותו היא מודדת ומוסרת.

{{ח:סעיף|33|מקום לקביעת חותם הכיול}}
{{ח:תת|(א)}} על סידורי ההתאמה של מד־דלק יוכן מקום לחותם הכיול באופן שסידורי ההתאמה, אחרי החיתום, לא יהיו להתאמה, לתיקון או לשינוי אחר מבלי שיוסר או ייפגע חותם הכיול או חוט המתכת המחזיק אותו.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח רשאי לקבוע כי מקומות לחותם הכיול כאמור יוכנו גם על חלקים אחרים של המשאבה באופן שיקבע.

{{ח:סעיף|34|תהליך מבחן}}
{{ח:תת|(א)}} משאבה נבחנת על ידי מדידה של כמות חומר דלק מסויימת במשאבה ובתקן־משני של מידת־קיבול והשוואת תוצאות המדידות.
{{ח:תת|(ב)}} המבקר רשאי לעשות מספר של מדידות והשוואות כאמור בתקנת משנה (א) ובכמויות של חומר דלק כפי שייראה לו; מספר המדידות וההשוואות לא יהיה פחות משנים והכמות בכל מדידה והשוואה לא תהיה פחות מ־5 ליטר.

{{ח:סעיף|34א|קצב ההזרמה|תיקון: תש״ם}}
{{ח:ת}} שתי המדידות הראשונות בבחינת משאבות בנדון ייעשו בידי המבקר אחת בקצב הזרמה מהיר והשניה בקצב הזרמה איטי; לענין תקנה זו –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קצב הזרמה מהיר“ – הקצב המהיר ביותר שאפשר להפיק מהמשאבה הנבחנת;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קצב הזרמה איטי“ – הזרמה של כ־20 ליטר בדקה או הזרמה המצויינת כאיטית על המשאבה על ידי היצרן.

{{ח:סעיף|35|טעויות מותרות|תיקון: תשל״א}}
{{ח:תת|(א)}} בשעת כיול של משאבה תותר בהשוואה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 34|בתקנה 34}} טעות עד 0.4% מהכמות שצויינה במונה; הטעות הממוצעת שנקבעה בכל ההשוואות לפי {{ח:פנימי|סעיף 34|תקנה 34(ב)}} לא תעלה על 0.2% והפער שבין תוצאות ההשוואה של כמויות זהות כנקובות במונה לא יעלה על 0.4% מהכמות הנקובה כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} בשעת כיול־שנית של משאבה או בשעת בקורתה כאמור יותרו טעות ופער, הכל לפי הענין, פי אחד וחצי מאלה האמורים בתקנת משנה (א).

{{ח:סעיף|36|מקום החיתום}}
{{ח:ת}} משאבה תחותם בחותם הכיול במגופת עופרת שתושם באופן ובמקומות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 33|בתקנה 33}}.

{{ח:סעיף|37|מחיקת חותם־כיול במקום אחר}}
{{ח:ת}} חותמה משאבה בחותם הכיול ביותר ממקום אחד ונמחק חותם הכיול רק במקום אחד, יראו את המשאבה כבלתי מכויילת ובלתי מחותמת.

{{ח:סעיף|38|הסרת חותם־כיול}}
{{ח:ת}} לא יסיר אדם חותם־כיול, לא יפגע בו ולא יסיר את חוט המתכת המחזיק את חותם הכיול ולא יפגע בו אלא אם יודיע על כך למבקר לא יאוחר מ־24 שעות אחרי ההסרה או הפגיעה כאמור.

{{ח:סעיף|39|תיקון וחיתום על ידי בעל משאבה}}
{{ח:ת}} אחר הסרה או פגיעה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 38|בתקנה 38}} יהיה מותר לבעל משאבה לתקן או להתאים את המשאבה, ובלבד –
{{ח:תת|(1)}} שיושם מיד אחרי ביצוע התיקון או ההתאמה, במקום חותם הכיול, חותם של בעל המשאבה שאושר על ידי המפקח;
{{ח:תת|(2)}} שבעל המשאבה יודיע למבקר בכתב על התיקון או ההתאמה לא יאוחר מיומיים אחרי ביצועם.

{{ח:סעיף|40|תוקף חותם של בעל משאבה}}
{{ח:תת|(א)}} הוסר חותם־כיול או נפגע או הוסר חוט המתכת המחזיק אותו או נפגע, יראו אותו חותם כנמחק, אלא אם הושם במקומו חותם כאמור {{ח:פנימי|סעיף 39|בתקנה 39}}.
{{ח:תת|(ב)}} משאבה שעליה הושם חותם כאמור בתקנת משנה (א), יראוה כמכויילת ומחותמת בהתאם להוראות תקנות אלה, כל עוד לא חותמה בחותם הכיול.

{{ח:סעיף|40א|הקמת משאבה חדשה|תיקון: תשל״א}}
{{ח:ת}} הוקמה בתחנה משאבת־דלק חדשה, תיראה המשאבה כמכויילת וכמחותמת בהתאם לתקנות אלה, כל עוד לא חותמה בחותם הכיול ובלבד שנתמלאו שתי אלה:
{{ח:תת|(1)}} הושם עליה חותם של בעל המשאבה, שאושר על־ידי המפקח בהתאם {{ח:פנימי|סעיף 39|לתקנה 39}};
{{ח:תת|(2)}} בעל המשאבה הודיע למבקר בכתב על הקמת המשאבה וחיתומה כאמור לא יאוחר מיומיים אחרי ביצועם.

{{ח:סעיף|41|חובה להציג שלט}}
{{ח:ת}} בעל תחנה יציג על המונה של משאבה בלתי מכויילת ובלתי מחותמת שלט בולט לעיל המציין שהמשאבה אינה בשימוש למכירת חומר דלק.

{{ח:סעיף|42|חובת החזרה לציון האפס}}
{{ח:ת}} לא יתחיל אדם להוציא דלק למכירה ממשאבה שהיא מצויידת בסידור להחזרת ציון הכמות הנמדדת על המונה לשנת האפס, אלא אם החזיר תחילה את הציון האמור לשנת האפס.

{{ח:סעיף|43|הגשת עזרה למבקר}}
{{ח:ת}} בעל תחנה יגיש למבקר במילוי תפקידיו כל עזרה סבירה שהמבקר ידרוש.

{{ח:קטע3|פרק ג סימן ב|חלק ב׳: מכשירים למדידת מוצרי נפט המורכבים על מיכליות|תיקון: תשל״ט}}

{{ח:סעיף|43א|הגדרות|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ג סימן ב|בחלק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מערכת“ – מכשיר למדידת קיבול לכמויות של מוצרי נפט, מותקן על מיכלית ומורכב מהחלקים הבאים, כולם או מקצתם: משאבה, מסננת, מפרדי אוויר, מד נפט, מונה, צינור הוצאות נפט, שסתומים וברזים וכן חלקים אחרים שאושרו בידי המפקח;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בעל המערכת“ – לרבות פועלו, סוכנו, שכירו, או כל מי שפועל במקומו, בשמו או בעדו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוצר נפט“ – סולר או קרוסין (נפט) כמוגדר בתקן הישראלי מס׳ 100;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיכלית“ – כלי רכב להובלת מוצרי נפט;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מסננת“ – התקן להפרדת גופים זרים ומישקעים ממוצר נפט, קודם למדידתו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפריד אויר“ – התקן להפרדת אוויר וגז ממוצר נפט, קודם למדידתו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שסתום הפסקה“ – שסתום להפסיק באופן אוטומטי זרימת הנוזל, כדי למנוע כניסת אוויר או גז למד־הנפט;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מד נפט“ – מנגנון למדידת כמויות של נפט – שאושר בידי המפקח;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מונה“ – מנגנון לציון כמויות של מוצר נפט שנמדדו במד הנפט;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”צינור הוצאת נפט“ – צינור גמיש להוצאת כמויות של מוצר נפט, שנמדדו במד הנפט;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ספיקה מקסימלית“ – כמות מקסימלית של מוצר נפט אשר מדידתה במערכת במשך דקה אחת לא תגרום לטעות העולה על הטעות המקסימלית המותרת.

{{ח:סעיף|43ב|עמידה בפני בלאי ושלט־סימון|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} המערכת תהיה, בכל חלקיה, מחמרים שיהיה בהם כדי להבטיח עמידה בפני בלאי ללא פגיעה בדרך שימושה הרגיל במסחר במשך שתי תקופות כיול לפחות (תקופת כיול – שנת לוח אחת), ויהיה עליה שלט שיסומנו בו באופן ברור, קריא ובר־קיימא –
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן;
{{ח:תת|(2)}} סימני זיהוי של דגם המערכת;
{{ח:תת|(3)}} סימני זיהוי של המערכת;
{{ח:תת|(4)}} סימון סוג המוצר או המוצרים אשר למדידתם המערכת נועדת.

{{ח:סעיף|43ג|אישור מוקדם של הדגם|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:תת|(א)}} דגם המערכת טעון אישור מוקדם מאת המפקח.
{{ח:תת|(ב)}} אישור המפקח יינתן על סמך תרשים זרימה.
{{ח:תת|(ג)}} תרשים הזרימה המאושר יימצא בתא המיכלית.
{{ח:תת|(ד)}} לא ייעשה כל שינוי בדגם המערכת אלא באישורו של המפקח.

{{ח:סעיף|43ד|התקן להטיית כמויות מוצרי נפט|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} לא יהיה במערכת התקן להטיית כמויות של מוצר הנפט אחרי מדידתן במד הנפט.

{{ח:סעיף|43ה|הוצאת גז ואוויר ממפריד האוויר|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} להוצאת גז ואוויר ממפריד האוויר ישמשו צינורית או התקן ממתכת שאושרו לכך בידי המפקח והמיועדים לזרימת גז ואוויר ממפרד האוויר אל האטמוספירה, או אל תא אחסון של המיכלית, או אל כלי קיבול שנמצא למטרה זו על המיכלית, או אל צינור הפריקה לאחר מד הנפט, אך לא אל צינור המיועד לזרימת מוצר הנפט אל מד הנפט.

{{ח:סעיף|43ו|הרכבת שסתום|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} אם המערכת הפסיקה את זרימת מוצר הנפט אל המונה עקב הכנסות של גז או סכנת הכנסות של גז או אוויר למונה, יהיה מותר להמשיך במדידת הנפט רק אחרי שהגז או האוויר יורחקו; כדי לאפשר את ביצוע הרחקתם כאמור, יורכב במערכת שסתום הפסקה.

{{ח:סעיף|43ז|כיוון הזרימה של מוצרי הנפט|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} המערכת תהיה בנויה באופן שזרימת מוצרי הנפט בה תהיה אפשרית רק בכיוון אל קצה צינור ההוצאה.

{{ח:סעיף|43ח|הזרמה באמצעות משאבה|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:תת|(א)}} מוזרם מוצר הנפט מתא לאיחסון של המיכלית באמצעות משאבה, יהיה בקצה ההוצאה שסתום כדי להבטיח כי המערכת והצינור עד השסתום יהיו בכל עת מלאים במוצר נפט, הן כאשר אין זרימת מוצר נפט (במצב הסטטי) הן בעת זרימת הנפט (במצב הקינטי של מוצר הנפט).
{{ח:תת|(ב)}} השסתום יותאם ללחץ הפעולה של המערכת ופתיחתו תהיה אפשרית אך ורק תחת לחץ מוצר הנפט במצבו הקינטי, אחרי שהשסתום הובא למצב פעולה; מותר להרכיב עין תצפית בקצה צינור ההוצאה ובמקומות הגבוהים של המערכת, כדי לאפשר בדיקת מצב המילוי של המערכת, ובלבד שעין התצפית לא תורכב אלא אחרי מד הנפט.

{{ח:סעיף|43ט|הזרמה מכוח הגרביטציה|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} מוזרם מוצר מתא אחסון של המיכלית בכח הגרביטציה, יהיה קצה צינור ההוצאה פתוח (”Dry hose“).

{{ח:סעיף|43י|הפעלה ידנית|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} לשם הפעלה או הפסקה של זרימת מוצר נפט דרך המערכת, יותקנו ברז או שסתום שיופעלו ביד על ידי המפעיל.

{{ח:סעיף|43יא|ציון כמויות|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:תת|(א)}} המונה יציין את כמויות מוצר הנפט שנמדדו בליטרים.
{{ח:תת|(ב)}} המקום, שבו מופיע ציון הכמות במונה, יהיה מוגן על ידי זכוכית שקופה בעלת חוזק מתאים או חומר אחר בעל חוזק ושקיפות דומים.
{{ח:תת|(ג)}} ציון הכמויות יהיה ברור, קריא וחד משמעי, לשם כך יישמרו הזכוכית או החומר האחר האמורים בתקנת משנה (ב) במצב נקי.

{{ח:סעיף|43יב|התקן התוצאות|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} מותר שיהיה במונה התקן להדפסת תוצאות המדידה המצויינת במונה; שינות סולם־הדירוג של התקן ההדפסה יהיה זהה לזה של התקן ציון התוצאות.

{{ח:סעיף|43יג|התקן ההדפסה|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} בהתקן ההדפסה יקויימו דרישות אלה:
{{ח:תת|(1)}} תהיה אפשרות להכניס גליון הדפסה אל תוך ההתקן רק לפני התחלת פעולת המדידה ואפשר יהיה להוציא ממנו את הגליון רק אחרי גמר פעולת המדידה;
{{ח:תת|(2)}} ההתקן ידפיס על גליון הדפסה את הכמות שצוינה על ידי המונה בתחילת פעולת המדידה; הכמות שצוינה על ידי המונה בגמר פעולת המדידה תודפס בגמר הפעולה.

{{ח:סעיף|43יד|פעולת ציון של המונה|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} פעולת הציון של המונה תהיה אפשרית רק בפעולתה הנכונה של המערכת ובכיוון קדימה בלבד, חוץ מהחזרת הציון לאפס.

{{ח:סעיף|43טו|החזרת הציון לאפס|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} החזרת הציון לאפס במונה־מדפיס תיעשה בידי האדם המפעיל את הידית המיועדת לכך, באופן שאחרי הפעלת המונה לא תהיה אפשרות לנפק דלק אלא אם פעולת ההחזרה לאפס הושלמה והכמויות שנופקו הודפסו על כרטיס.

{{ח:סעיף|43טז|סטיה מותרת בהתקן ההדפסה|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:תת|(א)}} בהחזרה לאפס תותר סטיה מציון האפס שלא תעלה על 1⁄5 של אורך הרווח בין שנת האפס והשנה שלאחריה.
{{ח:תת|(ב)}} בין הכמות המצוינת בהתקן הציון של המונה והכמות המודפסת בהתקן ההדפסה תותר סטיה שלא תעלה על ערך רווח אחד של השינות.

{{ח:סעיף|43יז|התקן לסיכום כללי|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} מותר שיהיה במונה התקן שיסכם את כל הכמויות שנמדדו בפעולות מדידה נפרדות שצויינו והודפסו כל אחד לחוד בהתקני הציון וההדפסה; גודל הספרות המשמשות לציוני ההתקן לסיכום לא יעלה על מחצית גודל הספרות שבהתקן הציון.

{{ח:סעיף|43יח|סימון מד הנפט|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} על מד הנפט יהיה שלט שבו יסומנו באופן ברור, קריא ובר־קיימא –
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן;
{{ח:תת|(2)}} סימני זיהוי של דגם מד הנפט;
{{ח:תת|(3)}} סימני זיהוי של מד הנפט;
{{ח:תת|(4)}} סימון סוג המוצר או המוצרים אשר למדידתם מיועד מד נפט;
{{ח:תת|(5)}} ציון הספיקה המקסימלית והמינימלית של מד הנפט.

{{ח:סעיף|43יט|סימון המונה|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} על המונה יהיה שלט שבו יסומנו באופן ברור, קריא ובר־קיימא –
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן;
{{ח:תת|(2)}} סימן זיהוי של המונה;
{{ח:תת|(3)}} כל סימן אחר שהמפקח יורה.

{{ח:סעיף|43כ|מקום לחותם|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} על המונה של מד הנפט ועל כל חלק אחר של המערכת, כפי שיורה המפקח בהודעה כללית או מיוחדת, יהיו מקומות להשחלת חותם הכיול באופן שאחרי ההחתמה בחותם הכיול לא תהיה אפשרות להתאים, לתקן, לכוון או לשנות את מד הנפט, המונה או החלקים האחרים, אלא אחרי שהוסרו או ניזקו חותם הכיול או החפץ המחזיק אותו.

{{ח:סעיף|43כא|בחינת המערכת לפי תקן משנה|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} המערכת תיבחן על ידי מדידה חוזרת של כמויות מוצר נפט מאותו סוג או צמיגות אשר להם היא מיועדת, שנמדדו במערכת; המדידה החוזרת תיעשה בכלים שאושרו לכך בידי המפקח כתקן משנה.

{{ח:סעיף|43כב|תנאי עריכת הבחינה|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} מבקר רשאי לבחון את המערכת בכל דרגת ספיקה, מהספיקה המקסימלית ועד לספיקה המינימלית, כפי שהן רשומות על מד הנפט בהתאם {{ח:פנימי|סעיף 43יח|לתקנה 43יח}}, ובלבד –
{{ח:תת|(1)}} שמספר המדידות לא יהיה פחות משלוש בספיקה הקטנה ביותר או פחות משניים בכל אחת מהספיקות שבהן נבחנת המערכת;
{{ח:תת|(2)}} כמות מוצר הנפט בכל אחת מהמדידות לא תקטן מהכמות הזורמת דרך המערכת במשך דקה אחת בספיקה המקסימלית.

{{ח:סעיף|43כג|טעות מותרת בכיול|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} בשעת כיול של מערכת או בשעת ביקורתה תותר בכל בחינה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 43כא|בתקנה 43כא}} טעות עד 0.2% ביתר או בחסר מהכמות שצויינה במונה.

{{ח:סעיף|43כד|טעות מותרת בכיול שנית|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} בשעת כיול שנית של מערכת או בשעת ביקורתה תותר בכל בחינה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 43כא|בתקנה 43כא}} טעות עד 0.3% ביתר או בחסר מהכמות שצויינה במונה.

{{ח:סעיף|43כו|מחיקת חותם|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} לגבי מחיקת חותם כיול ממערכת יחולו השינויים המחוייבים {{ח:פנימי|סעיף 1ד|מתקנות 109 עד 111}}.

{{ח:סעיף|43כז|דין חותם או התקן פגועים|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} הוחתמה מערכת בחום כיול ביותר מאחר ההתקנים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 43כ|בתקנה 43כ}}, ונמחק או הוסר או נפגע חותם הכיול באחד ההתקנים האלה, או בהתקנים אחרים, וכן אם הוסרו או נפגעו התקנים שחתומים במערכת, תיראה המערכת כבלתי מכויילת ובלתי מוחתמת.

{{ח:סעיף|43כח|הודעה על הסרת חותם|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} לא יסיר אדם חותם כיול ממערכת, וכן לא יסיר התקן הנושא חותם כיול ולא יפגע בו, אלא אם יודיע על כך למבקר לא יאוחר מ־24 שעות אחרי ההסרה או הפגיעה.

{{ח:סעיף|43כט|חותם על בעל המערכת|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} אחרי הסרה או פגיעה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 43כז|בתקנה 43כז}} {{ח:פנימי|סעיף 43כח|או 43כח}} יהיה מותר לבעל המערכת לכוונן את המערכת, לתקנה או לשנותה, או להוסיף ולהשתמש בה כמות שהיא, בתנאי שיתקיימו שני אלה:
{{ח:תת|(1)}} מיד אחרי ביצוע הכיוונון, התיקון או השינוי, ועל כל פנים לפני השימוש תחותם המערכת בחותם של בעל המערכת, שאושר לצורך זה על ידי המפקח;
{{ח:תת|(2)}} בעל המערכת יודיע למבקר על הכיוונון, השינוי או השימוש לא יאוחר מ־24 שעות אחרי ביצועם.

{{ח:סעיף|43ל|דין חותם של בעל המערכת|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} מערכת שהוחתמה בחותם של בעל המערכת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 43כט|בתקנה 43כט}} יראו אותה עד להחתמה בחותם כיול המכויילת ומחותמת בהתאם לתקנות אלה.

{{ח:סעיף|43לא|הגשת עזרה למבקר|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} בעל מערכת יגיש למבקר, במילוי תפקידיו, כל עזרה שהמבקר עשוי לדרוש, ויעמיד לרשותו של המבקר מוצרי נפט כפי שיידרשו לו לשם מילוי תפקידיו לפי תקנות אלה.

{{ח:סעיף|43לב|מדידת כמויות|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} לא יתחיל אדם למדוד כמויות של מוצרי נפט במערכת; ולא יתחיל להוציא ממנה מוצרי נפט לשם מכירה, אלא אם התקיימו שני אלה:
{{ח:תת|(1)}} המערכת מלאה במוצר נפט העומד להימדד או להימכר;
{{ח:תת|(2)}} ציון המונה של המערכת עומד באפס.

{{ח:סעיף|43לג|הוראות שימוש|תיקון: תשל״ט}}
{{ח:ת}} לא ישתמש אדם במערכת לצורך מדידת מוצרי נפט אלא אם מתקיימים בה שני אלה:
{{ח:תת|(1)}} המערכת מכויילת למדידת מוצר נפט העומד להימדד;
{{ח:תת|(2)}} הספיקה שבה מבוצעת המדידה אינה עולה על הספיקה המקסימלית ואינה קטנה מהספיקה המינימלית, כפי שהן רשומות על פי {{ח:פנימי|סעיף 43יח|תקנה 43יח(5)}}.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳ – משקולות מטריות|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:קטע3|פרק ד סימן א|סימן א׳: פרשנות|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|44|פרשנות|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד|בפרק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”משקולת“ (Weight) – מידת מסה מוגדרת מבחינת תכונות פיזיקליות ומטרולוגיות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”משקולת כבדה“ – משקולת שנועדה לשקול מסה גבוהה של מכונת שקילה בעלת כושר שקילה גבוה מ־50 ק״ג;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”משקולת משושה“ – משקולת בעלת שש פאות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”משקולת מיוחדת“ – משקולת שמידת המסה שלה שונה מן הקבוע למשקולת במסמכי ה־OIML.

{{ח:קטע3|פרק ד סימן ב|סימן ב׳: כללי|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|45|ערך אמיתי של שקילה באוויר|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} חישוב ערך אמיתי של שקילה באוויר, למשקולת מטרית, יהיה לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML D28: Conventional value of the result of weighing in air.

{{ח:סעיף|46|ציון שם המסמך|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יצרן של משקולת מטרית יציין בתעודה שתצורף לה את שם המסמך, כאמור {{ח:פנימי|פרק ד|בפרק זה}}, שלפי מפרטו יוצרה המשקולת וכן את דרגת הדיוק שלה.

{{ח:סעיף|47|תדירות הבקרה המטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} תדירות בקרה מטרולוגית למשקולת מטרית תהיה כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} אישור דגם – כל עשר שנים;
{{ח:תתת|(2)}} אימות מחדש – כפי שצוין בהודעת המפקח, לפי {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 7|סעיף 7(4) לפקודה}};
{{ח:תתת|(3)}} בדיקת דיוק –
{{ח:תתת}} דרגת דיוק E – כל חמש שנים;
{{ח:תתת}} דרגת דיוק F – כל שלוש שנים;
{{ח:תתת}} דרגת דיוק M – אחת לשנה;
{{ח:תתת|(4)}} ביקורת – לפי החלטת המפקח.
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המפקח רשאי מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, לבדוק את מידת ההתאמה של המשקולת לדגם שאושר.

{{ח:קטע3|פרק ד סימן ג|סימן ג׳: משקולת בדרגת דיוק E1 עד M3}}

{{ח:סעיף|48|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים של משקולת {{ח:פנימי|פרק ד סימן ג|בסימן זה}} יהיו לפי מסמך, OIML R111: Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3 (להלן – OIML R111).

{{ח:סעיף|49|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למשקולת הנדונה {{ח:פנימי|פרק ד סימן ג|בסימן זה}} יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} מיליגרם – מ״ג או mg;
{{ח:תת|(2)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(3)}} קילוגרם – ק״ג או kg.

{{ח:סעיף|50|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למשקולת הנדונה {{ח:פנימי|פרק ד סימן ג|בסימן זה}} תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת במיליגרמים (±)	ערך מסה נקוב

M3	M2-3	M2	M1-2	M1	F2	F1	E2	E1

2500000	1600000	800000	500000	250000	80000	25000	–	–	5000 ק״ג

1000000	600000	300000	200000	100000	30000	10000	–	–	2000 ק״ג

5000000	300000	160000	100000	50000	16000	5000	1600	–	1000 ק״ג

2500000	160000	800000	50000	25000	8000	2500	800	–	500 ק״ג

1000000	60000	300000	20000	10000	3000	1000	300	–	200 ק״ג

50000	30000	16000	10000	5000	1600	500	160	–	100 ק״ג

25000	16000	8000	5000	2500	800	250	80	25	50 ק״ג

10000	–	3000	–	1000	300	100	30	10	20 ק״ג

5000	–	1600	–	500	160	50	16	5	10 ק״ג

2500	–	800	–	250	80	25	8	2.5	5 ק״ג

1000	–	300	–	100	30	10	3	1	2 ק״ג

500	–	160	–	50	16	5	1.6	0.5	1 ק״ג

250	–	80	–	25	8	2.5	0.8	0.25	500 ג׳

100	–	30	–	10	3	1	0.3	0.1	200 ג׳

50	–	16	–	5	1.6	0.5	0.16	0.05	100 ג׳

30	–	10	–	3	1	0.3	0.1	0.03	50 ג׳

25	–	8	–	2.5	0.8	0.25	0.08	0.025	20 ג׳

20	–	6	–	2	0.6	0.2	0.06	0.02	10 ג׳

16	–	5	–	1.6	0.5	0.16	0.05	0.016	5 ג׳

12	–	4	–	1.2	0.4	0.12	0.04	0.012	2 ג׳

10	–	3	–	1	0.3	0.1	0.03	0.01	1 ג׳

–	–	2.5	–	0.8	0.25	0.08	0.025	0.008	500 מ״ג

–	–	2	–	0.6	0.2	0.06	0.02	0.006	200 מ״ג

–	–	1.6	–	0.5	0.16	0.05	0.016	0.005	100 מ״ג

–	–	–	–	0.4	0.12	0.04	0.012	0.004	50 מ״ג

–	–	–	–	0.3	0.1	0.03	0.01	0.003	20 מ״ג

–	–	–	–	0.25	0.08	0.025	0.008	0.003	10 מ״ג

–	–	–	–	0.2	0.06	0.02	0.006	0.003	5 מ״ג

–	–	–	–	0.2	0.06	0.02	0.006	0.003	2 מ״ג

–	–	–	–	0.2	0.06	0.02	0.006	0.003	1 מ״ג

{{ח:סעיף|51|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למשקולות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ג|בסימן זה}} תהיה לפי מסמך OIML R111 ולפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה (לפי דרגת דיוק)	הבקרה

אישור דגם	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מגנטיזם	E	V	V	V	–

F	V	V	V	–

M	V	V	V	–

רגישות לשדה מגנטי	E	V	V	–	–

F	V	V	–	–

M	–	–	–	–

סימון וחותמת	E	V	V	V	V

F	V	V	V	V

M	V	V	V	V

מבנה וחומר	E	V	V	V	V

F	V	V	V	V

M	V	V	V	V

טיב שטח	E	V	+	+	–

F	V	+	+	–

M	V	+	+	–

משקל סגולי	E	V	V	–	–

F	V	–	–	–

M	V	–	–	–

טעות	E	V	V	V	–

F	V	V	V	–

M	V	V	V	–

{{ח:ת}} {{מוקטן|+ {{=}} בדיקה חזותית בלבד.}}

{{ח:סעיף|52|איסור התאמת מסה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} לא תבוצע התאמת מסה למשקולת בדרגת דיוק E1‏, E2‏, F1; בתקנה זו, ”התאמת מסה“ – הוספה או הסרה של חומר.

{{ח:קטע3|פרק ד סימן ד|סימן ד׳: משקולת כבדה|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|53|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} האפיונים הפיזיקליים והטכניים למשקולת כבדה יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R47 Standard weights for testing of high capacity weighing machines.

{{ח:סעיף|54|יחידת מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידת המדידה המותרת למשקולת כבדה תהיה קילוגרם וכינויה ק״ג או kg.

{{ח:סעיף|55|הטעות המרבית המותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למשקולת כבדה תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת בגרמים	ערך מסה נקוב בק״ג

דרגת דיוק {{ש}} 0.5/10,000	דרגת דיוק {{ש}} 1/10,000	דרגת דיוק {{ש}} 1.7/10,000	דרגת דיוק {{ש}} 3.3/10,000

2,5	5	8,5	17	50

5	10	17	33	100

10	20	33	66	200

25	50	85	170	500

50	100	170	330	1,000

100	200	330	660	2,000

250	500	850	1,700	5,000

{{ח:סעיף|56|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למשקולת כבדה תהיה לפי מסמך OIML R111 ובהתאם לטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

אישור דגם	אימות	אימות מחדש	ביקורת

סימון וחותמת	V	V	V	V

מבנה וחומר	V	V	V	V

טיב שטח	V	V	–	–

משקל סגולי	V	V	–	–

טעות	V	V	V	–

{{ח:קטע3|פרק ד סימן ה|סימן ה׳: משקולת משושה|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|57|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} האפיונים הפיזיקליים והטכניים למשקולת משושה יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R52 Hexagonal weights – metrological and technical requirements.

{{ח:סעיף|58|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למשקולת משושה יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(2)}} קילוגרם – ק״ג או kg.

{{ח:סעיף|59|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למשקולת משושה תהיה כמפורט בטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת במיליגרמים	ערך מסה נקוב

100 ±	100 ג׳

100 ±	200 ג׳

250 ±	500 ג׳

500 ±	1 ק״ג

1000 ±	2 ק״ג

2500 ±	5 ק״ג

5000 ±	10 ק״ג

10000 ±	20 ק״ג

25000 ±	50 ק״ג

{{ח:סעיף|60|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית של משקלות משושה תהיה לפי המסמך OIML R111 ולפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

אישור דגם	אימות	אימות מחדש	ביקורת

סימון וחותמת	V	V	V	V

מבנה וחומר	V	V	V	V

טיב שטח	V	V	–	–

משקל סגולי	V	V	–	–

טעות	V	V	V	–

{{ח:קטע3|פרק ד סימן ו|סימן ו׳: משקולת מיוחדת|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|61|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} האפיונים הפיזיקליים והטכניים של משקולת מיוחדת יהיו לפי מסמכים אלה:
{{ח:תת|(1)}} ASTM E617 Weights – Metrological and technical requirements (להלן – ASTM E617);
{{ח:תת|(2)}} NIST H105-1 Specifications and Tolerances for Field Standard Weights (NIST Class F) Troemner Ultra Class (להלן – NIST H105-1);
{{ח:תת|(3)}} NIST H-44 Specifications, Tolerances and other technical Requirements for Weighing and Measuring Devices (להלן – NIST H-44).

{{ח:סעיף|62|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למשקולת מיוחדת יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} מיליגרם – מ״ג או mg;
{{ח:תת|(2)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(3)}} קילוגרם – ק״ג או kg.

{{ח:סעיף|63|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למשקולת מיוחדת תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

NIST	Troemner Ultra Class	ASTM E617	ערך {{ש}} מסה {{ש}} נקוב

H44	H105-1 {{ש}} דרגת דיוק F	דרגת {{ש}} דיוק 4	דרגת {{ש}} דיוק 3	דרגת {{ש}} דיוק 2	דרגת {{ש}} דיוק 1	דרגת {{ש}} דיוק 0

0.1	0.05	0.10	0.005	0.050	0.025	0.014	0.010	0.005	1 מ״ג

0.1	0.05	0.12	0.005	0.050	0.025	0.014	0.010	0.005	2 מ״ג

0.1	0.05	0.14	0.005	0.052	0.026	0.014	0.010	0.005	3 מ״ג

0.1	0.05	0.17	0.005	0.055	0.028	0.014	0.010	0.005	5 מ״ג

0.3	0.15	0.21	0.005	0.060	0.030	0.014	0.010	0.005	10 מ״ג

0.4	0.2	0.26	0.005	0.070	0.035	0.014	0.010	0.005	20 מ״ג

0.6	0.3	0.30	0.005	0.075	0.038	0.014	0.010	0.005	30 מ״ג

0.8	0.4	0.35	0.005	0.085	0.042	0.014	0.010	0.005	50 מ״ג

1.0	0.5	0.43	0.005	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	100 מ״ג

1.5	0.8	0.54	0.005	0.120	0.060	0.025	0.010	0.005	200 מ״ג

2.0	1.0	0.61	0.005	0.140	0.070	0.025	0.010	0.005	300 מ״ג

3.0	1.5	0.72	0.005	0.160	0.080	0.025	0.010	0.005	500 מ״ג

4.0	2	0.90	0.017	0.200	0.100	0.054	0.034	0.017	1 ג׳

6.0	3	1.1	0.017	0.260	0.130	0.054	0.034	0.017	2 ג׳

8.0	4	1.3	0.017	0.300	0.150	0.054	0.034	0.017	3 ג׳

10.0	5	1.5	0.017	0.360	0.180	0.054	0.034	0.017	5 ג׳

15.0	8	2.0	0.025	0.500	0.250	0.074	0.050	0.025	10 ג׳

20.0	10	4.0	0.037	0.700	0.350	0.100	0.074	0.037	20 ג׳

30.0	15	6.0	0.044	0.900	0.450	0.150	0.074	0.037	30 ג׳

40.0	20	10	0.07	1.200	0.600	0.250	0.120	0.060	50 ג׳

70.0	35	20	0.15	2.000	1.000	0.500	0.250	0.130	100 ג׳

100.0	50	40	0.3	4.000	2.000	1.000	0.500	0.250	200 ג׳

150.0	75	60	0.45	6.000	3.000	1.500	0.750	0.380	300 ג׳

175.0	88	70	0.7	10.00	5.000	2.500	1.200	0.600	500 ג׳

250.0	125	100	1.5	20.00	10.00	5.000	2.500	1.300	1 ק״ג

400.0	200	200	3.0	40.00	20.00	10.00	5.000	2.500	2 ק״ג

500.0	250	300	4.5	60.00	30.00	15.00	7.500	3.800	3 ק״ג

800.0	400	500	7.0	100.0	50.00	25.00	12.00	6.000	5 ק״ג

1000	500	1000	15.0	200.0	100.0	50.00	25.00	13.00	10 ק״ג

1500	750	2000	30.0	400.0	200.0	100.0	50.00	25.00	20 ק״ג

–	–	{{ח:הערה|[צ״ל: 2500]}}	37.0	500.0	250.0	125.0	62.00	31.00	25 ק״ג

–	–	3000	45.0	600.0	300.0	150.0	75.00	38.00	30 ק״ג

–	–	5000	–	1000	500.0	250.0	125.00	63.00	50 ק״ג

–	–	10000	–	2000	–	–	–	–	100 ק״ג

–	–	20000	–	4000	–	–	–	–	200 ק״ג

–	–	30000	–	6000	–	–	–	–	300 ק״ג

–	–	50000	–	10000	–	–	–	–	500 ק״ג

–	–	–	–	20000	–	–	–	–	1000 ק״ג

–	–	–	–	40000	–	–	–	–	2000 ק״ג

–	–	–	–	60000	–	–	–	–	3000 ק״ג

–	–	–	–	g 100	–	–	–	–	5000 ק״ג

{{ח:סעיף|64|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למשקלות מיוחדת תהיה לפי המסמך OIML R111 ולפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

דרגת דיוק	אישור דגם	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מגנטיזם	0	V	V	V	–

1	V	V	–	–

U	V	V	V	–

N	V	V	–	–

סימון וחותמת	0	V	V	V	V

1	V	V	V	V

U	V	V	V	V

N	V	V	V	V

מבנה וחומר	0	V	V	V	–

1	V	V	–	–

U	V	V	V	–

N	V	V	–	–

טיב שטח	0	V	V	V	–

1	V	–	–	–

U	V	V	V	–

N	V	–	–	–

משקל סגולי	0	V	V	–	–

1	V	V	–	–

U	V	V	–	–

N	V	V	–	–

טעות	0	V	V	V	–

1	V	V	V	–

U	V	V	V	–

N	V	V	V	–

{{ח:ת}} מקרא:
{{ח:תת}} 0 – דרגות דיוק ASTM E617 0, 1, 2, 3;
{{ח:תת}} 1 – דרגות דיוק ASTM E617 4, 5, 6, 7;
{{ח:תת}} U – דרגת דיוק Ultra Troemner;
{{ח:תת}} N – דרגות דיוק 105 NIST 44, NIST.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: מכונות שקילה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:קטע3|פרק ה סימן א|סימן א׳: פרשנות|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|65|פרשנות|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} {{ח:פנימי|פרק ה|בפרק זה}} –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מכונת שקילה“ – מכונה המשמשת לקביעת מסה של גוף תוך שימוש בפעולת כוח הכבידה המשפיע עליו, וכן לקביעת כמויות, גדלים, פרמטרים או אפיונים אחרים המתייחסים למסה;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מכונת שקילה אוטומטית“ – מכונת שקילה שאינה מצריכה התערבות של מפעיל בעת תהליך השקילה והפועלת לפי תכנית קבועה מראש האופיינית למכונה;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מכונת שקילה לא־אוטומטית“ – מכונת שקילה המצריכה התערבות של מפעיל בתהליך השקילה;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מכונת שקילה אלקטרונית“ – מכונת שקילה אוטומטית או לא־אוטומטית, המצוידת במיתקנים אלקטרוניים;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מתמר“ (תא עומס) – רכיב של מכונת שקילה המשמש כחיישן ופועל באמצעות המרה של גדלים פיזיקליים של מסה, לגדלים פיזיקליים אחרים;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”ראש שקילה“ – חלק ממכונת שקילה, המשמש כצג ושתפקידו להציג את המסה הנמדדת;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מאזני גשר“ – מכונת שקילה נייחת המודדת מסה כבדה;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מאזני סרט“ – מכונת שקילה אוטומטית השוקלת באופן רציף על סרט נע;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מאזני שקילה ומיון“ – מכונת שקילה אוטומטית השוקלת חומר ארוז מראש, במשקל משתנה או ביחידות בודדות;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מאזני מילוי“ – מכונת שקילה אוטומטית למילוי כמות מוגדרת מראש;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מאזני רכבת“ – מכונת שקילה אוטומטית השוקלת רכבות, הן במצב תנועה והן במצב נייח;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מאזני הופר“ – מכונת שקילה אוטומטית השוקלת באופן רציף כמות חומר בתפזורת;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מאזני רכב“ – מכונת שקילה אוטומטית לשקילת כלי רכב בתנועה.

{{ח:קטע3|פרק ה סימן ב|סימן ב׳: כללי|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|66|תדירות בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} תדירות הבקרה המטרולוגית למכונת שקילה {{ח:פנימי|פרק ה|בפרק זה}} תהיה כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} אישור דגם – כל עשר שנים;
{{ח:תתת|(2)}} אימות מחדש – כפי שצוין בהודעת המפקח, לפי {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 7|סעיף 7(4) לפקודה}};
{{ח:תתת|(3)}} ביקורת – לפי החלטת המפקח.
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על האמור בתקנת משנה (א) המפקח רשאי מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, לבדוק את מידת ההתאמה של מכונת השקילה או של כל חלק ממנה לדגם שאושר.

{{ח:סעיף|67|דרישות למכונת שקילה אלקטרונית|תיקון: תשס״ז, תשפ״ו}}
{{ח:תת|(א)}} למכונת שקילה הנדונה {{ח:פנימי|פרק ה סימן ג|בסימנים ג׳}} {{ח:פנימי|פרק ה סימן ד|ו־ד׳}}, שהיא אלקטרונית, יוספו דרישות כאמור במסמכים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} OIML R74 Electronic weighing instruments;
{{ח:תתת|(2)}} {{ח:הערה|(נמחקה).}}
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על האמור בתקנה {{ח:הערה|[צ״ל: בתקנת]}} משנה (א), במכונת שקילה הנדונה {{ח:פנימי|פרק ה סימן ד|בסימן ד׳}} יתקיימו גם דרישות המסמך, Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments.

{{ח:קטע3|פרק ה סימן ג|סימן ג׳: מכונת שקילה לא־אוטומטית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:קטע4|פרק ה סימן ג משנה 1|חלק 1 – מכונת שקילה לשימוש אישי וביתי|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|68|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למכונת שקילה לשימוש אישי וביתי יהיו לפי מסמכים אלה:
{{ח:תת|(1)}} BS 6624 Personal weighing machines for domestic use (להלן – BS 6624);
{{ח:תת|(2)}} BS 4960 Weighing instrument for domestic cookery (להלן – BS 4960).

{{ח:סעיף|69|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מכונת שקילה לשימוש אישי וביתי תסומן כלהלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם ומספר דגם של מכשיר;
{{ח:תת|(3)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} ערך השנת = d.

{{ח:סעיף|70|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למכונת שקילה לשימוש אישי וביתי יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(2)}} קילוגרם – ק״ג או kg.

{{ח:סעיף|71|הטעות המרבית המותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} הטעות המרבית המותרת במאזניים מכניים בעלי כושר שקילה מרבי של 20 ק״ג –
{{ח:תתת|(1)}} במקרה שהמסה הנשקלת היא עד 50% מכושר שקילה מרבי, תהיה ‎± 1 d;
{{ח:תתת|(2)}} במקרה שהמסה הנשקלת עולה על 50% מכושר שקילה מרבי, תהיה ‎± 1.5 d;
{{ח:תת|(ב)}} הטעות המרבית המותרת במאזניים מכניים בעלי כושר שקילה מרבי העולה על 20 ק״ג –
{{ח:תתת|(1)}} במקרה שהמסה הנשקלת היא עד 50% מכושר שקילה מרבי, תהיה ‎± 1 d;
{{ח:תתת|(2)}} במקרה שהמסה הנשקלת עולה על 50% מכושר שקילה מרבי, תהיה ‎± 2 d;
{{ח:תת|(ג)}} הטעות המרבית המותרת במאזניים אלקטרונים תהיה ‎± 3 d לכל תחום שקילה.
{{ח:תת|(ד)}} בתקנה זו, ”d“ – ערך שנת.

{{ח:סעיף|72|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} מספר מכונות השקילה שייבדקו בבדיקת אימות, יקבע לפי מדגם בידי המפקח.
{{ח:תת|(ב)}} בקרה מטרולוגית של מכונת שקילה לשימוש אישי וביתי תהיה לפי המסמכים BS 4960‏, BS 6624 ולפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

מאזניים לשימוש אישי וביתי

אישור דגם	אימות

מסמכים	V	V

חזותיות	V	V

תפקוד	V	V

כושר שקילה מקסימלי	V	–

טרה	–	–

טעות	V	V

אפס	V	V

ערך שנת	V	–

השפעת טמפרטורה	V	–

תנודה	V	–

עמידות	V	–

{{ח:תת|(ג)}} {{ח:פנימי|פרק ה סימן ג משנה 1|בחלק זה}}, ”בקרה מטרולוגית“ – אישור דגם ובדיקת אימות בלבד.

{{ח:סעיף|73|תדירות בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 66|בתקנה 66}}, תהיה תדירות הבקרה המטרולוגית למכונת שקילה לשימוש אישי וביתי, אישור דגם – כל חמש שנים.

{{ח:קטע4|פרק ה סימן ג משנה 2|חלק 2 – מאזני גשר ומאזניים לא־אוטומטיים אחרים|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|74|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למכונת שקילה הנדונה {{ח:פנימי|פרק ה סימן ג משנה 2|בחלק זה}} יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R76 Nonautomatic weighing instruments (להלן – OIML R76).

{{ח:סעיף|75|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מכונת שקילה הנדונה {{ח:פנימי|פרק ה סימן ג משנה 2|בחלק זה}} תסומן כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם הדגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת הדיוק;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} כושר שקילה מזערי (Min);
{{ח:תת|(6)}} ערך שנת =d‏ =e;
{{ח:תת|(7)}} מספר סדרתי של המכונה;
{{ח:תת|(8)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(9)}} טרה מרבי =T;
{{ח:תת|(10)}} עומס מרבי =Lim;
{{ח:תת|(11)}} תחום הטמפרטורה;
{{ח:תת|(12)}} דרישות חשמליות.

{{ח:סעיף|76|יחידת מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למכונת שקילה הנדונה {{ח:פנימי|פרק ה סימן ג משנה 2|בחלק זה}} יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} מיליגרם – מ״ג או mg;
{{ח:תת|(2)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(3)}} קרט – ק׳ או ct;
{{ח:תת|(4)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(5)}} טון – ט׳ או t.

{{ח:סעיף|77|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למכונת שקילה הנדונה {{ח:פנימי|פרק ה סימן ג משנה 2|בחלק זה}} תהיה לפי המסמך OIML R76 ובהתאם לטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

דרגת דיוק	אישור דגם	התאמה לדגם מאושר	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מסמכים	I – IIII	V	V	V	V	V

מבנה	I – IIII	V	V	V	V	V

חזותית	I – IIII	V	V	V	V	V

אפס	I – IIII	V	V	V	V	V

טרה	I – IIII	V	–	V	V	V

טעות	I – IIII	V	V	V	V	–

פינות	I – IIII	V	–	V	V	–

רגישות	I	V	V	V	V	–

II	V	V	V	V	–

III	V	–	V	V	–

IIII	V	–	V	V	–

נשנות	I	V	V	V	V	–

II	V	V	V	V	–

III	V	–	V	V	–

IIII	V	–	V	V	–

השפעת אקלים	I	V	V	V	–	–

II	V	V	V	–	–

III	V	–	V	–	–

IIII	V	–	V	–	–

השפעה חשמלית	I	V	V	V	–	–

II	V	V	V	–	–

III	V	–	V	–	–

IIII	V	–	V	–	–

בטיחות חשמלית	I – IIII	V	–	V

עמידות	I – IIII	V

השפעה אלקטרומגנטיות	I – IIII	V	–	–	–	–

{{ח:תתת|I}} – דרגת דיוק מיוחדת (special);
{{ח:תתת|II}} – דרגת דיוק גבוהה (high);
{{ח:תתת|III}} – דרגת דיוק בינונית (medium);
{{ח:תתת|IIII}} – רגילה (ordinary).

{{ח:סעיף|78|הטעות המרבית המותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למכונת שקילה הנדונה {{ח:פנימי|פרק ה סימן ג משנה 2|בחלק זה}} תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת	לעומס (m) לפי ערכי שנת לאימות (e)

אימות	אימות מחדש	דרגת דיוק I	דרגת דיוק II	דרגת דיוק III	דרגת דיוק IIII

‎±0.5 e	‎±1.0 e	50000 ≥ m‏ ≥ 0	5000 ≥ m‏ ≥ 0	500 ≥ m‏ ≥ 0	50 ≥ m‏ ≥ 0

‎±1.0 e	‎±2.0 e	200000 ≥ m‏ > 50000	20000 ≥ m‏ > 5000	2000 ≥ m‏ > 500	200 ≥ m‏ > 50

‎±1.5 e	‎±3.0 e	m‏ > 200000	100000 ≥ m‏ > 20000	10000 ≥ m‏ > 2000	1000 ≥ m‏ > 200

{{ח:סעיף|79|דרישות נוספות|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} במתמר המורכב במכונת שקילה הנדונה {{ח:פנימי|פרק ה סימן ג משנה 2|בחלק זה}} יתקיימו דרישות המסמכים {{ח:פנימי|סעיף 102יז|בתקנה 102 יז׳}}.

{{ח:קטע3|פרק ה סימן ד|סימן ד׳: מכונת שקילה אוטומטית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:קטע4|פרק ה סימן ד משנה 1|חלק 1: מאזני סרט|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|80|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני סרט יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R50 Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers)‎ (להלן – OIML R50).

{{ח:סעיף|81|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מאזני סרט יסומנו כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם הדגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת הדיוק;
{{ח:תת|(4)}} ספיקה מרבית (Qmax);
{{ח:תת|(5)}} ספיקה מזערית (Qmin);
{{ח:תת|(6)}} ערך שנת =d;
{{ח:תת|(7)}} מספר סדרתי של המכונה;
{{ח:תת|(8)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(9)}} תחום הטמפרטורה;
{{ח:תת|(10)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(11)}} מהירות תנועה;
{{ח:תת|(12)}} זרימת חומר מזערית ומרבית.

{{ח:סעיף|82|יחידת מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות במאזני סרט יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(2)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(3)}} טון – ט׳ או t.

{{ח:סעיף|83|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למאזני סרט תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

דרגות דיוק	טעות מרבית מותרת – באחוזים מהמסה הנשקלת

אימות	אימות מחדש

0.5	0.25 ±	0.50 ±

1	0.50 ±	1.00 ±

2	1.00 ±	2.00 ±

{{ח:סעיף|84|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למאזני סרט תהיה לפי המסמך, OIML R50 ובהתאם לטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

דרגות דיוק	אישור דגם	התאמת לדגם	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מסמכים	0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

מבנה	0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2 V	V	V	V	V

חזותית	0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

עומס מזערי	0.5	V	–	V	V	–

1	V	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

ספיקה מזערית	0.5	V	–	V	V	–

V	1	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

טעות	0.5	V	–	V	V	–

1	V	–	V	V	–

2	V	–	V	V	–

חומרים	0.5	V	–	–	V	–

1	V	–	–	V	–

2	V	–	–	V	–

השפעה	0.5	V	–	V	–	–

1	V	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

{{ח:קטע4|פרק ה סימן ד משנה 2|חלק 2: מאזני שקילה ומיון|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|85|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני שקילה ומיון יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R51 Automatic catchweighing instruments (להלן – OIML R51).

{{ח:סעיף|86|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מאזני שקילה ומיון יסומנו כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם הדגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת הדיוק;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} כושר שקילה מזערי (Min);
{{ח:תת|(6)}} ערך שנת =d‏ =e;
{{ח:תת|(7)}} מספר סדרתי של המכונה;
{{ח:תת|(8)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(9)}} טרה מרבי =T;
{{ח:תת|(10)}} תחום הטמפרטורה;
{{ח:תת|(11)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(12)}} מהירות תנועה;
{{ח:תת|(13)}} זרימת חומר מזערית ומרבית.

{{ח:סעיף|87|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למאזני שקילה ומיון יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(2)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(3)}} טון – ט׳ או t.

{{ח:סעיף|88|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למאזני שקילה ומיון תהיה לפי טבלאות אלה:
{{ח:תת|(1)}} לדרגת דיוק X(x)‎
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת	לעומס נטו (m) בערכי שנת לאימות (e)

אימות	אימות מחדש	דרגת דיוק XI	דרגת דיוק XII	דרגת דיוק XIII	דרגת דיוק XIIII

‎± 0.5 e	‎± 1.0 e	50000 ≥ m‏ > 0	5000 ≥ m‏ > 0	500 ≥ m‏ > 0	50 ≥ m‏ > 0

‎± 1.0 e	‎± 2.0 e	200000 ≥ m‏ > 50000	20000 ≥ m‏ > 5000	2000 ≥ m‏ > 500	200 ≥m‏ > 50

‎± 1.5 e	‎± 3.0 e	m‏ > 200000	100000 ≥ m‏ > 20000	10000 ≥ m‏ > 2000	1000 ≥ m‏ > 200

{{ח:תת|(2)}} לדרגת דיוק Y(y)‎
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת	לעומס נטו (m) בערכי שנת לאימות (e)

אימות	אימות מחדש	דרגת דיוק Y(I)‎	דרגת דיוק Y(II)‎	דרגת דיוק Y(a)‎	דרגת דיוק Y(b)‎

‎± 1 e	‎± 1.5 e	50000 ≥ m‏ > 0	5000 ≥ m‏ > 0	500 ≥ m‏ > 0	50 ≥ m‏ > 0

‎± 1.5 e	‎± 2.5 e	200000 ≥ m‏ > 50000	20000 ≥ m‏ > 5000	2000 ≥ m‏ > 500	200 ≥ m‏ > 50

‎± 2 e	‎± 3.5 e	m‏ > 200000	100000 ≥ m‏ > 20000	10000 ≥ m‏ > 2000	1000 ≥ m‏ > 200

{{ח:סעיף|89|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית של מאזני שקילה ומיון תהיה לפי מסמכים אלה:
{{ח:תת|(1)}} OIML R51;
{{ח:תת|(2)}} WELMEC 2.6 Guide for the testing of automatic catchweighing instruments;
{{ח:תת|(3)}} הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

דרגות דיוק	אישור דגם	התאמת לדגם מאושר	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מסמכים	X(x)‎	V	V	V	V	V

Y(y)‎	V	V	V	V	V

מבנה	X(x)‎	V	V	V	V	V

Y(y)‎	V	V	V	V	V

חזותית	X(x)‎	V	V	V	V	V

Y(y)‎	V	V	V	V	V

עומס מזערי	X(x)‎	V	–	V	V	–

Y(y)‎	V	–	V	V	–

ספיקה מזערית	X(x)‎	V	–	V	–	–

Y(y)‎	V	–	V	–	–

טעות	X(x)‎	V	V	V	V	V

Y(y)‎	V	V	V	V	V

חומרים	X(x)‎	V	–	V	–	–

Y(y)‎	V	–	V	–	–

השפעה	X(x)‎	V	–	V	–	–

Y(y)‎	V	–	V	–	–

{{ח:קטע4|פרק ה סימן ד משנה 3|חלק 3: מאזני מילוי|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|90|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני מילוי יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R61 Automatic gravimetric filling instruments (להלן – OIML R61).

{{ח:סעיף|91|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מאזני מילוי יסומנו כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם הדגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת הדיוק;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} כושר שקילה מזערי (Min);
{{ח:תת|(6)}} ערך שנת =d‏ =e;
{{ח:תת|(7)}} מספר סדרתי של המכונה;
{{ח:תת|(8)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(9)}} טרה מרבי =T;
{{ח:תת|(10)}} עומס מרבי =Lim;
{{ח:תת|(11)}} תחום הטמפרטורה;
{{ח:תת|(12)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(13)}} מהירות תנועה;
{{ח:תת|(14)}} לחץ עבודה.

{{ח:סעיף|92|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למאזני מילוי יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} מיליגרם – מ״ג או mg;
{{ח:תת|(2)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(3)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(4)}} קרט – ק׳ או ct.

{{ח:סעיף|93|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למאזני מילוי תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת {{ש}} למכונת השקילה {{ש}} באימות מחדש	טעות מרבית {{ש}} מותרת לכל מנת מילוי (בממוצע)	מסה של מילוי (F) {{ש}} g

אימות	אימות מחדש

2.25%	7.2%	9%	50 ≥ F

‎1.125 g	‎3.6 g	‎4.5 g	100 ≥ F‏ > 50

1.125%	3.6%	4.5%	200 ≥ F‏ > 100

‎2.0 g	‎7.2 g	‎9 g	300 ≥ F‏ > 200

0.75%	2.4%	3%	500 ≥ F‏ > 300

‎3.75 g	‎12 g	‎15 g	1000 ≥ F‏ > 500

0.375%	1.2%	1.5%	10000 ≥ F‏ > 1000

‎37.5 g	‎120 g	‎150 g	15000 ≥ F‏ > 10000

0.25%	0.8%	1%	F‏ > 15000

{{ח:סעיף|94|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למאזני מילוי תהיה לפי המסמך, OIML R61 ובהתאם לטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

דרגות דיוק	אישור דגם	התאמת לדגם מאושר	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מסמכים	X(x)‎	V	V	V	V	V

Y(y)‎	V	V	V	V	V

מבנה	X(x)‎	V	V	V	V	V

Y(y)‎	V	V	V	V	V

בדיקה חזותית	X(x)‎	V	V	V	V	V

Y(y)‎	V	V	V	V	V

מילוי מזערי	X(x)‎	V	–	V	V	–

Y(y)‎	V	–	V	V	–

מהירות מילוי מזערית	X(x)‎	V	–	V	–	–

Y(y)‎	V	–	V	–	–

טעות	X(x)‎	V	–	V	V	–

Y(y)‎	V	–	V	V	–

חומרים	X(x)‎	V	–	V	V	–

Y(y)‎	V	–	V	V	–

השפעה	X(x)‎	V	–	V	–	–

Y(y)‎	V	–	V	–	–

{{ח:קטע4|פרק ה סימן ד משנה 4|חלק 4: מאזני רכבת|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|95|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני רכבת יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R106-1 Automatic rail-weighbridges (להלן – OIML R106).

{{ח:סעיף|96|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מאזני רכבת יסומנו כלהלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם הדגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת הדיוק;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} כושר שקילה מזערי (Min);
{{ח:תת|(6)}} ערך שנת =d‏ =e;
{{ח:תת|(7)}} מספר סדרתי של המכונה;
{{ח:תת|(8)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(9)}} עומס מרבי =Lim;
{{ח:תת|(10)}} תחום הטמפרטורה;
{{ח:תת|(11)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(12)}} מהירות תנועה.

{{ח:סעיף|97|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למאזני רכבת יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט בצדן:
{{ח:תת|(1)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(2)}} טון – ט׳ או t.

{{ח:סעיף|98|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למאזני רכבת, תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

דרגות {{ש}} דיוק	טעות מרבית מותרת – באחוזים מהמסה הנשקלת

אימות	אימות מחדש

0.2	‎± 0.10	‎± 0.2

0.5	‎± 0.25	‎± 0.5

1	‎± 0.50	‎± 1.0

2	‎± 1.00	‎± 2.0

{{ח:סעיף|99|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למאזני רכבת תהיה לפי המסמך, OIML R106 ולפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

דרגות דיוק	אישור דגם	התאמה לדגם מאושר	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מסמכים	0.2	V	V	V	V	V

0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

מבנה	0.2	V	V	V	V	V

0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

חזותית	0.2	V	V	V	V	V

0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

שקילה סטטית	0.2	V	–	V	V	–

0.5	V	–	V	V	–

1	V	–	V	V	–

2	V	–	V	V	–

שקילה בתנועה	0.2	V	–	V	V	–

0.5	V	–	V	V	–

1	V	–	V	V	–

2	V	–	V	V	–

טעות	0.2	V	–	V	V	–

0.5	V	–	V	V	–

1	V	–	V	V	–

2	V	–	V	V	–

אפס	0.2	V	V	V	V	–

0.5	V	V	V	V	–

1	V	V	V	V	–

2	V	V	V	V	–

השפעה	0.2	V	–	V	–	–

0.5	V	–	V	–	–

1	V	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

{{ח:קטע4|פרק ה סימן ד משנה 5|חלק 5: מאזני הופר|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|100|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני הופר יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R107: Discontinuos totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers)‏ (להלן – OIML R107).

{{ח:סעיף|101|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מאזני הופר יסומנו כלהלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם הדגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת הדיוק;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} כושר שקילה מזערי (Min);
{{ח:תת|(6)}} ערך שנת =d‏ =e;
{{ח:תת|(7)}} מספר סדרתי של המכונה;
{{ח:תת|(8)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(9)}} עומס מרבי =Lim;
{{ח:תת|(10)}} תחום הטמפרטורה;
{{ח:תת|(11)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(12)}} מהירות תנועה.

{{ח:סעיף|102|יחידת מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למאזני הופר יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(2)}} טון – ט׳ או t.

{{ח:סעיף|102א|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למאזני הופר תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

דרגות דיוק	טעות מרבית מותרת – באחוזים מהמסה הנשקלת

אימות	אימות מחדש

0.2	‎± 0.10	‎± 0.2

0.5	‎± 0.25	‎± 0.5

1	‎± 0.50	‎± 1.0

2	‎± 1.00	‎± 2.0

{{ח:סעיף|102ב|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למאזני הופר תהיה לפי המסמך, OIML R107 ולפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

דרגות דיוק	אישור דגם	התאמה לדגם מאושר	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מסמכים	0.2	V	V	V	V	V

0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

מבנה	0.2	V	V	V	–	V

0.5	V	V	V	–	V

1	V	V	V	–	V

2	V	V	V	–	-V {{ש}} {{ח:הערה|[צ״ל: V]}}

חזותית	0.2	V	V	V	V	V

0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

ערך שנת לסכום	0.2	V	–	V	–	–

0.5	V	–	V	–	–

1	V	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

הבטחת הפעולה	0.2	V	V	V	V	–

0.5	V	V	V	V	–

1	V	V	V	V	–

2	V	V	V	V	–

חומר נשקל	0.2	V	–	V	V	–

0.5	V	–	V	V	–

1	V	–	V	V	–

2	V	–	V	V	–

טעות	0.2	V	–	V	V	–

0.5	V	–	V	V	–

1	V	–	V	V	–

2	V	–	V	V	–

השפעות	0.2	V	–	V	–	–

0.5	V	–	V	–	–

1	V	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

{{ח:קטע4|פרק ה סימן ד משנה 6|חלק 6: מאזני רכב|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|102ג|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני רכב יהיו לפי המסמך:
{{ח:תת}} OIML R134: Automatic instruments for weighing road vehicles in motion. Total vehicle weighing (להלן – OIML R134).

{{ח:סעיף|102ד|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מאזני רכב יסומנו כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם הדגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת הדיוק;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} כושר שקילה מזערי (Min);
{{ח:תת|(6)}} ערך שנת =d‏ =e;
{{ח:תת|(7)}} מספר סדרתי של המכונה;
{{ח:תת|(8)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(9)}} עומס מרבי =Lim;
{{ח:תת|(10)}} תחום הטמפרטורה;
{{ח:תת|(11)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(12)}} מהירות תנועה.

{{ח:סעיף|102ה|יחידת מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למאזני רכב יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(2)}} טון – ט׳ או t.

{{ח:סעיף|102ו|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למאזני רכב תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:תת|(1)}} בדיקה בתנועה –
{{ח:ת}}

דרגות דיוק	טעות מרבית מותרת – באחוזים מהמסה הנשקלת

אימות	אימות מחדש

0.2	‎± 0.10	‎± 0.20

0.5	‎± 0.25	‎± 0.50

1	‎± 0.50	‎± 1.00

2	‎± 1.00	‎± 2.00

5	‎± 2.50	‎± 5.00

10	‎± 5.00	‎± 10.00

{{ח:תת|(2)}} בדיקה במצב נייח –
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת	עומס m בחלוקות	דרגות דיוק

אימות	אימות מחדש

± 0.5 d	± 1.0 d	500 ≥ m‏ ≥ 0	1, 0.5, 0.2

± 1.0 d	± 2.0 d	2000 ≥ m‏ > 500

± 1.5 d	± 3.0 d	5000 ≥ m‏ > 2000

± 0.5 d	± 1.0 d	50 ≥ m‏ ≥ 0	2, 5,10

± 1.0 d	± 2.0 d	200 ≥ m‏ > 50

± 1.5 d	± 3.0 d	1000 ≥ m‏ > 200

{{ח:סעיף|102ז|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למאזני רכב תהיה לפי המסמך, OIML R134 ולפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

הבדיקה	הבקרה

דרגות דיוק	אישור דגם	התאמה לדגם מאושר	אימות	אימות מחדש	ביקורת

מסמכים	0.2	V	V	V	V	V

0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

5	V	V	V	V	V

10	V	V	V	V	V

מבנה	0.2	V	V	V	–	V

0.5	V	V	V	–	V

1	V	V	V	–	V

2	V	V	V	–	V

5	V	V	V	–	V

10	V	V	V	–	V

חזותית	0.2	V	V	V	V	V

0.5	V	V	V	V	V

1	V	V	V	V	V

2	V	V	V	V	V

5	V	V	V	V	V

10	V	V	V	V	V

ערך שנת	0.2	V	V	V	–	–

0.5	V	V	V	–	–

1	V	V	V	–	–

2	V	V	V	–	–

5	V	V	V	–	–

10	V	V	V	–	–

אבטחת תפעול	0.2	V	–	V	–	–

0.5	V	–	V	–	–

1	V	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

5	V	–	V	–	–

10	V	–	V	–	–

עומס מזערי	0.2	V	–	V	–	–

0.5	V	–	V	–	–

1	V	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

5	V	–	V	–	–

10	V	–	V	–	–

טעות	0.2	V	–	V	V	–

0.5	V	–	V	V	–

1	V	–	V	V	–

2	V	–	V	V	–

השפעה	0.2	V	–	V	–	–

0.5	V	–	V	–	–

1	V	–	V	–	–

2	V	–	V	–	–

{{ח:קטע4|פרק ה סימן ד משנה 7|חלק 7 – מכונות שקילה מדידה ואריזה|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|102ח|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} אפיונים פיזיקליים וטכניים של מכונת שקילה, מדידה ואריזה יהיו לפי מסמכים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} 50OIML R;
{{ח:תתת|(2)}} 61OIML R;
{{ח:תתת|(3)}} EN 415 Packaging machines (להלן – EN 415).
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א), אפיונים פיזיקליים וטכניים של מכונת שקילה כאמור, יכול שיהיו גם לפי הוראות היצרן.

{{ח:סעיף|102ט|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מכונת שקילה, מדידה ואריזה תסומן כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם הדגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת הדיוק;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} כושר שקילה מזערי (Min);
{{ח:תת|(6)}} ערך שנת =d‏ =e;
{{ח:תת|(7)}} מספר סדרתי של המכונה;
{{ח:תת|(8)}} סימן אישור דגם;
{{ח:תת|(9)}} טרה מרבי =T;
{{ח:תת|(10)}} עומס מרבי =Lim;
{{ח:תת|(11)}} תחום הטמפרטורה;
{{ח:תת|(12)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(13)}} מהירות תנועה;
{{ח:תת|(14)}} לחץ עבודה.

{{ח:סעיף|102י|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת של מכונת שקילה, מדידה ואריזה תהיה לפי הטבלה שלהלן ובכל מקרה, לא תעלה הטעות המרבית המותרת על 0.2 מסיבולת המוצר:
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת	חומר מותר באריזה (T)	כמות המוצר (Qn) {{ש}} בגרם או במיליגרם

ב־g או ב־ml	אחוזים מ־Qn

0.15%	–	9	עד 50

0.1	4.5	–	מ־51 עד 100

0.1%	–	4.5	מ־101 עד 200

0.2	9	–	מ־201 עד 300

0.06%	–	3	מ־301 עד 500

0.3	15	–	מ־501 עד 1000

0.03%	–	1.5	מ־1001 עד 10,000

3	150	–	מ־10,001 עד 15,000

0.02%	–	1	מ־15,001 עד 50,000

{{ח:ת}}

{{ח:הערה|טעות מרבית מותרת}}	אחוזים מ־Qn	כמות המוצר (Qn) ביחידות אורך

–	Qn ≤ 5 m

0.2	2	Qn > 5 m

{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת	אחוזים מ־Qn	כמות המוצר (Qn) ביחידות שטח

0.3	3	כל כמות (Qn)

{{ח:ת}}

{{ח:הערה|טעות מרבית מותרת}}	אחוזים מ־Qn	כמות המוצר (Qn) במספר

–	Qn ≤ 50

0.1	1	Qn > 50

{{ח:סעיף|102יא|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית של מכונת שקילה, מדידה ואריזה תהיה לפי המסמך, OIML R87 ולפי מסמכים הנזכרים {{ח:פנימי|סעיף 85|בתקנות 85}}, {{ח:פנימי|סעיף 90|90}}, {{ח:פנימי|סעיף 95|95}}, {{ח:פנימי|סעיף 102ג|102ג}}.

{{ח:קטע3|פרק ה סימן ה|סימן ה׳: ראש שקילה|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|102יב|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז, תשפ״ו}}
{{ח:ת}} האפיונים הפיזיקליים והטכניים של ראש שקילה, יהיו לפי המסמכים שלהלן:
{{ח:תת|(1)}} OIML R76;
{{ח:תת|(2)}} OIML R74;
{{ח:תת|(3)}} {{ח:הערה|(נמחקה).}}

{{ח:סעיף|102יג|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} ראש שקילה יסומן כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימנו המסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם דגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת דיוק;
{{ח:תת|(4)}} ערך שנת =e;
{{ח:תת|(5)}} מספר סדרתי של היצרן;
{{ח:תת|(6)}} סימון אישור הדגם;
{{ח:תת|(7)}} עומס מרבי =Lim;
{{ח:תת|(8)}} תחום טמפרטורה;
{{ח:תת|(9)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(10)}} סימנים מיוחדים.

{{ח:סעיף|102יד|יחידת מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות לראש שקילה יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} מיליגרם – מ״ג או mg;
{{ח:תת|(2)}} קרט – ק׳ או ct;
{{ח:תת|(3)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(4)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(5)}} טון – ט׳ או t.

{{ח:סעיף|102טו|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} ההשפעה היחסית של ראש השקילה לטעות המרבית המותרת של מכונת שקילה תהיה לפי המסמך, OIML R76.

{{ח:סעיף|102טז|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} אישור דגם והתאמה לדגם מאושר לראש שקילה יהיו לפי מסמכים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} WELMEC 2.1 Guide for testing indicators;
{{ח:תתת|(2)}} OIML R76.
{{ח:תת|(ב)}} בתקנה זו, ”בקרה מטרולוגית“ – אישור דגם והתאמה לדגם מאושר בלבד.

{{ח:קטע3|פרק ה סימן ו|סימן ו׳: מתמר (תא עומס)|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|102יז|אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז, תשפ״ו}}
{{ח:ת}} אפיונים פיזיקליים וטכניים למתמר יהיו לפי מסמכים אלה:
{{ח:תת|(1)}} OIML R60: Metrological regulation for load cells (להלן – OIML R60);
{{ח:תת|(2)}} OIML R76;
{{ח:תת|(3)}} {{ח:הערה|(נמחקה).}}

{{ח:סעיף|102יח|סימון|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} מתמר יסומן כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} שם היצרן או סימנו המסחרי; אם המכשיר מיובא – שם היבואן וכתובתו;
{{ח:תת|(2)}} שם דגם ומספרו;
{{ח:תת|(3)}} דרגת דיוק;
{{ח:תת|(4)}} כושר שקילה מרבי (Max);
{{ח:תת|(5)}} כושר שקילה מזערי (Min);
{{ח:תת|(6)}} סיווג (לחיצה, מתיחה ופיתול);
{{ח:תת|(7)}} מספר השנתות המרבי (Nmax);
{{ח:תת|(8)}} סיווג עמידה בלחות יחסית;
{{ח:תת|(9)}} מספר סדרתי של היצרן;
{{ח:תת|(10)}} סימון אישור הדגם;
{{ח:תת|(11)}} כיוון עומס;
{{ח:תת|(12)}} תחום טמפרטורה;
{{ח:תת|(13)}} דרישות חשמליות;
{{ח:תת|(14)}} סימנים מיוחדים.

{{ח:סעיף|103|יחידות מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} יחידות המדידה המותרות למתמר יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
{{ח:תת|(1)}} גרם – ג׳ או g;
{{ח:תת|(2)}} קילוגרם – ק״ג או kg;
{{ח:תת|(3)}} טון – ט׳ או t.

{{ח:סעיף|104|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למתמר תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

טעות מרבית מותרת	לעומס (m)

דרגת דיוק A	דרגת דיוק B	דרגת דיוק C	דרגת דיוק D

PLC ∙ 0.5 v	‎50000 v‏ ≥ m‏ ≥ 0	‎5000 v‏ ≥ m‏ ≥ 0	‎500 v‏ ≥ m‏ ≥ 0	‎50 v‏ ≥ m‏ ≥ 0

PLC ∙ 1.0 v	‎200000 v‏ ≥ m‏ ≥ ‎50000 v	‎20000 v‏ ≥ m‏ ≥ ‎5000 v	‎2000 v‏ ≥ m‏ ≥ ‎500 v	‎200 v‏ ≥ m‏ ≥ ‎50 v

PLC ∙ 1.5 v	m‏ ≥ ‎200000 v	‎100000 v‏ ≥ m‏ ≥ ‎20000 v	‎10000 v‏ ≥ m‏ ≥ ‎2000 v	‎1000 v‏ ≥ m‏ ≥ ‎200 v

{{ח:סעיף|105|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} אישור דגם והתאמה לדגם מאושר למתמר יהיו לפי מסמכים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} OIML R60;
{{ח:תתת|(2)}} WELMEC 2.4 Guide for Load Cell;
{{ח:תתת|(3)}} OIML R76.
{{ח:תת|(ב)}} בתקנה זו, ”בקרה מטרולוגית“ – אישור דגם והתאמה לדגם מאושר בלבד.

{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו׳: מכשיר לבדיקת לחץ אוויר או ניפוח בצמיגי כלי רכב|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|106|הגדרה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ו|בפרק זה}}, ”מכשיר למדידת לחץ אוויר או ניפוח בצמיגי כלי רכב“ או ”מכשיר בדיקה“ –
{{ח:תת|(1)}} מכשיר נייד המודד את לחץ האוויר בצמיג;
{{ח:תת|(2)}} מכשיר נייח המודד את לחץ האוויר בצמיג ואת ההבדל בין לחץ אוויר בצמיג ובין לחץ האוויר במדחס.

{{ח:סעיף|107|סימון, אפיונים פיזיקליים וטכניים|תיקון: תשס״ז, תשפ״ו}}
{{ח:ת}} סימון, אפיונים פיזיקליים וטכניים, למכשיר בדיקה יהיו לפי מסמכים אלה:
{{ח:תת|(1)}} EN 12645:1999 Pressure gauges-Apparatus for inspection of pressure and/or inflation of tyres for motor vehicles – Metrology, requirements and testing (להלן – EN 12645);
{{ח:תת|(2)}} OIML R23: Tyre pressure gauges for motor vehicles (להלן – OIML R23);
{{ח:תת|(3)}} ‎2004/22/EC;
{{ח:תת|(4)}} {{ח:הערה|(נמחקה).}}

{{ח:סעיף|108|יחידת מדידה|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} יחידת המדידה המותרת למכשיר בדיקה תהיה פסקל וכינויה – Pa;
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנה משנה (א), רשאי המפקח לאשר שימוש ביחידות מידה אחרות, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 109|בטבלה שבתקנה 109}}.

{{ח:סעיף|109|טעות מרבית מותרת|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} הטעות המרבית המותרת למכשיר בדיקה תהיה לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

תחום מדידה	טעות מרבית מותרת

אימות	אימות מחדש

‎< 0.4 MPa	‎< 4 bar	‎< 58 psi	‎± 0.008 MPa	‎± 0.08 bar	‎± 1.16 psi	‎± 0.01 MPa	‎± 0.1 bar	‎± 1.45 psi

‎0.4–1.0 MPa	‎4–10 bar	‎145 psi	‎± 0.016 MPa	‎± 0.16 bar	‎± 2.32 psi	‎± 0.02 MPa	‎± 0.2 bar	‎± 2.90 psi

‎1.0–10 MPa	‎10–100 bar	‎1450 psi	‎± 0.2 MPa	‎± 2.0 bar	‎± 29.00 psi	‎± 0.25 MPa	‎± 2.5 bar	‎± 36.25 psi

{{ח:סעיף|110|בקרה מטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:ת}} בקרה מטרולוגית למכשיר בדיקה תהיה לפי:
{{ח:תת|(1)}} OIML R23;
{{ח:תת|(2)}} EN 12645;
{{ח:תת|(3)}} הטבלה שלהלן:
{{ח:ת}}

בדיקה חזותית	בדיקת תפקוד	בדיקת השפעות	בדיקת טעות	בדיקת מסמכים

אישור דגם	V	V	V	V	V

אימות	V	V	V	V	V

אימות מחדש	V	V	–	V	V

ביקורת	V	V	–	V	V

{{ח:סעיף|111|תדירות הבקרה המטרולוגית|תיקון: תשס״ז}}
{{ח:תת|(א)}} תדירות הבקרה המטרולוגית למכשיר בדיקה תהיה כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} אישור דגם – כל עשר שנים;
{{ח:תתת|(2)}} אימות מחדש – כפי שיודיע המפקח, כאמור {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 7|בסעיף 7(4) לפקודה}};
{{ח:תתת|(3)}} ביקורת – בהתאם להחלטת המפקח.
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המפקח רשאי מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו לבדוק את מידת התאמת מכשיר המדידה לדגם שאושר; הבדיקה יכול שתיעשה לגבי מכשירי מדידה מסוימים או לגבי כלל מכשירי המדידה.

{{ח:קטע2|פרק ז|פרק ז׳: הוראות שונות|תיקון: תשס״ז}}

{{ח:סעיף|112|אגרות מידות אורך|תיקון: תשכ״ו־2, תשל״ז, תשמ״א, תשמ״ז, [הודעות]}}
{{ח:ת}} בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי מידות־אורך המפורט בטור ב׳, ג׳ או ד׳ של הלוח שלהלן תשולם האגרה בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד הערך הנקוב של מידת האורך כמפורט בטור א׳, הכל לפי הענין {{ח:הערה|(הסכומים בסוגריים החל מאוקטובר 2022)}}:
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} ערך נקוב {{ש}} במטר (ועד בכלל)	{{מוקטן|טור ב׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד כיול וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 7|לסעיף 7(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ג׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד המצאת תקן משני של מידות אורך, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ד׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד בדיקת דגם, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}

עד 2	6 {{ש}} {{ח:הערה|(30)}}	12 {{ש}} {{ח:הערה|(80)}}	60 {{ש}} {{ח:הערה|(370)}}

למעלה מ־2 עד 5	12 {{ש}} {{ח:הערה|(80)}}	24 {{ש}} {{ח:הערה|(150)}}	120 {{ש}} {{ח:הערה|(740)}}

למעלה מ־5, לכל נוספים או חלק מהם תוספת של	6 {{ש}} {{ח:הערה|(30)}}	12 {{ש}} {{ח:הערה|(80)}}	60 {{ש}} {{ח:הערה|(370)}}

{{ח:סעיף|113|אגרות מידות קיבול|תיקון: תשכ״ו־2, תשל״ז, תשמ״א, תשמ״ז, [הודעות]}}
{{ח:ת}} בעד שירותים מהשירותים הניתנים לגבי מידות קיבול המפורט בטור ב׳, ג׳ או ד׳ של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד הערך הנקוב של מידות הקיבול כמפורט בטור א׳, הכל לפי הענין {{ח:הערה|(הסכומים בסוגריים החל מאוקטובר 2022)}}:
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} ערך נקוב {{ש}} בליטר (ועד בכלל)	{{מוקטן|טור ב׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד כיול וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 7|לסעיף 7(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ג׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד המצאת תקן משני של מידת־קיבול, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ד׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד בדיקת דגם, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}

עד 20	30 {{ש}} {{ח:הערה|(180)}}	60 {{ש}} {{ח:הערה|(370)}}	300 {{ש}} {{ח:הערה|(1,830)}}

למעלה מ־20 עד 200	120 {{ש}} {{ח:הערה|(740)}}	240 {{ש}} {{ח:הערה|(1,460)}}	1,200 {{ש}} {{ח:הערה|(7,320)}}

למעלה מ־200 עד 1,000	300 {{ש}} {{ח:הערה|(1,830)}}	600 {{ש}} {{ח:הערה|(3,670)}}	3,000 {{ש}} {{ח:הערה|(18,300)}}

למעלה מ־1,000, לכל 1,000 נוספים או חלק מהם, תוספת של	150 {{ש}} {{ח:הערה|(910)}}	300 {{ש}} {{ח:הערה|(1,830)}}	1,500 {{ש}} {{ח:הערה|(9,150)}}

{{ח:סעיף|114|אגרות משאבות ומדי תידלוק|תיקון: תשכ״ו־2, תשל״ז, תשמ״א, תשמ״ז, [הודעות]}}
{{ח:ת}} בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי משאבות ומדי תידלוק כמפורט בטורים ב׳, ג׳ או ד׳ של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד משאבות או מדי תידלוק כמפורט בטור א׳, הכל לפי הענין {{ח:הערה|(הסכומים בסוגריים החל מאפריל 2021)}}:
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} סוג המשאבה מד התידלוק	{{מוקטן|טור ב׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד כיול וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 7|לסעיף 7(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ג׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד המצאת תקן משני של משאבות ומדי תידלוק, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ד׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד בדיקת דגם, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}

משאבות בתחנות תידלוק	54 {{ש}} {{ח:הערה|(330)}}	108 {{ש}} {{ח:הערה|(660)}}	540 {{ש}} {{ח:הערה|(3,300)}}

משאבות תערובת	54 {{ש}} {{ח:הערה|(330)}}	108 {{ש}} {{ח:הערה|(660)}}	540 {{ש}} {{ח:הערה|(3,300)}}

מיכליות תידלוק	162 {{ש}} {{ח:הערה|(990)}}	324 {{ש}} {{ח:הערה|(1,980)}}	1,620 {{ש}} {{ח:הערה|(9,880)}}

מדים דירתיים	54 {{ש}} {{ח:הערה|(330)}}	108 {{ש}} {{ח:הערה|(660)}}	540 {{ש}} {{ח:הערה|(3,300)}}

מדים במסופי ”פי גלילות“	162 {{ש}} {{ח:הערה|(990)}}	324 {{ש}} {{ח:הערה|(1,980)}}	1,620 {{ש}} {{ח:הערה|(9,880)}}

{{ח:סעיף|115|אגרות משקולות|תיקון: תשכ״ו־2, תשכ״ז, תשל״ז, תשמ״א, תשמ״ז, [הודעות]}}
{{ח:ת}} בעד שירותים מהשירותים הניתנים לגבי משקולות כמפורט בטורים ב׳, ג׳ או ד׳ של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד המשקולות כמפורט בטור א׳, לפי הענין {{ח:הערה|(הסכומים בסוגריים החל מאוקטובר 2022)}}:
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} ערך נקוב בק״ג	{{מוקטן|טור ב׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד כיול וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 7|לסעיף 7(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ג׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד המצאת תקן משני של משקולות, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ד׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד התאמה, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}

עד 5 ק״ג	3 {{ש}} {{ח:הערה|(10)}}	6 {{ש}} {{ח:הערה|(30)}}	3 {{ש}} {{ח:הערה|(10)}}

למעלה מ־5 עד 20	12 {{ש}} {{ח:הערה|(80)}}	24 {{ש}} {{ח:הערה|(150)}}	12 {{ש}} {{ח:הערה|(80)}}

למעלה מ־20 עד 50	150 {{ש}} {{ח:הערה|(910)}}	300 {{ש}} {{ח:הערה|(1,830)}}	30 {{ש}} {{ח:הערה|(180)}}

למעלה מ־50, 50 נוספים או חלק מהם תוספת של	75 {{ש}} {{ח:הערה|(450)}}	150 {{ש}} {{ח:הערה|(910)}}	15 {{ש}} {{ח:הערה|(90)}}

{{ח:סעיף|116|אגרות מכונות שקילה|תיקון: תשכ״ו־2, תשל״ז, תשמ״א, תשמ״ז, [הודעות]}}
{{ח:תת|(א)}} בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי מכונות שקילה כמפורט בטורים ב׳, ג׳ או ד׳ של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד מכונות השקילה כמפורט בטור א׳, הכל לפי הענין {{ח:הערה|(הסכומים בסוגריים החל מאוקטובר 2022)}}:
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} ערך נקוב בק״ג	{{מוקטן|טור ב׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד כיול וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 7|לסעיף 7(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ג׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד המצאת תקן משני של מכונות שקילה, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}	{{מוקטן|טור ד׳}} {{ש}} האגרות המשתלמות בעד בדיקת דגם, בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#סעיף 5|לסעיף 5(5) לפקודה}}

קפיץ	אלקטרונים	אחרות	קפיץ	אלקטרונים	אחרות	קפיץ	אלקטרונים	אחרות

עד 50	15 {{ש}} {{ח:הערה|(90)}}	30 {{ש}} {{ח:הערה|(180)}}	30 {{ש}} {{ח:הערה|(180)}}	30 {{ש}} {{ח:הערה|(180)}}	60 {{ש}} {{ח:הערה|(370)}}	60 {{ש}} {{ח:הערה|(370)}}	150 {{ש}} {{ח:הערה|(910)}}	300 {{ש}} {{ח:הערה|(1,830)}}	300 {{ש}} {{ח:הערה|(1,830)}}

מעל 50 עד 100	45 {{ש}} {{ח:הערה|(270)}}	90 {{ש}} {{ח:הערה|(550)}}	90 {{ש}} {{ח:הערה|(550)}}	90 {{ש}} {{ח:הערה|(550)}}	180 {{ש}} {{ח:הערה|(1,100)}}	180 {{ש}} {{ח:הערה|(1,100)}}	450 {{ש}} {{ח:הערה|(2,750)}}	900 {{ש}} {{ח:הערה|(5,490)}}	900 {{ש}} {{ח:הערה|(5,490)}}

מעל 100 עד 1,000	135 {{ש}} {{ח:הערה|(830)}}	270 {{ש}} {{ח:הערה|(1,640)}}	270 {{ש}} {{ח:הערה|(1,640)}}	270 {{ש}} {{ח:הערה|(1,640)}}	540 {{ש}} {{ח:הערה|(3,300)}}	540 {{ש}} {{ח:הערה|(3,330)}}	1,350 {{ש}} {{ח:הערה|(8,230)}}	2,700 {{ש}} {{ח:הערה|(16,460)}}	2,700 {{ש}} {{ח:הערה|(16,460)}}

מעל 1,000 עד 10,000	140 {{ש}} {{ח:הערה|(860)}}	280 {{ש}} {{ח:הערה|(1,700)}}	280 {{ש}} {{ח:הערה|(1,700)}}	280 {{ש}} {{ח:הערה|(1,700)}}	560 {{ש}} {{ח:הערה|(3,420)}}	560 {{ש}} {{ח:הערה|(3,420)}}	1,400 {{ש}} {{ח:הערה|(8,230)}}	2,800 {{ש}} {{ח:הערה|(16,870)}}	2,800 {{ש}} {{ח:הערה|(16,870)}}

מעל 10,000 נוספים או חלק מהם	70 {{ש}} {{ח:הערה|(430)}}	140 {{ש}} {{ח:הערה|(860)}}	140 {{ש}} {{ח:הערה|(860)}}	140 {{ש}} {{ח:הערה|(860)}}	280 {{ש}} {{ח:הערה|(1,700)}}	280 {{ש}} {{ח:הערה|(1,700)}}	700 {{ש}} {{ח:הערה|(4,270)}}	1,400 {{ש}} {{ח:הערה|(8,530)}}	1,400 {{ש}} {{ח:הערה|(8,530)}}

{{ח:תת|(ב)}} אם במכונת השקילה נמצאים 2 משטחים או 2 ראשים האגרה תהיה כפולה.
{{ח:תת|(ג)}} אם בוצע הכיול, כיול־שנית, מבחן או דגם במקום העסק על־פי בקשה בכתב ובהסכמת הממונה, הכל לפי הענין, תהיה האגרה פי 5 בתוספות רכב, והוצאות תוקרה. האגרה תהיה רגילה במקרה שאין אפשרות להפריד את מכשיר השקילה.

{{ח:סעיף|116א|הצמדה|תיקון: תשמ״א, תשמ״ז}}
{{ח:תת|(א)}} סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
{{ח:תת|(ב)}} בסעיף זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה {{ח:הערה|[צ״ל: תקנות המשקולות והמידות (תיקון), התשמ״ז–1987]}} – המדד שפורסם בחודש מרס 1987.
{{ח:תת|(ג)}} סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

{{ח:סעיף|117|עונשין}}
{{ח:ת}} העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – קנס 500 לירות או מאסר 6 חודשים או שני העונשים כאחד.

{{ח:סעיף|118|ביטול תקנות}}
{{ח:ת}} בטלות –
{{ח:תת|(1)}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#תוספת 3|תקנות המשקלות והמידות (משקלות מטריים), 1947}};
{{ח:תת|(2)}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#תוספת 4|תקנות המשקלות והמידות (מידות־אורך), 1947}};
{{ח:תת|(3)}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#תוספת 5|תקנות המשקלות והמידות (מידות־קיבול), 1947}};
{{ח:תת|(4)}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות#תוספת 6|תקנות המשקלות והמידות (מכונות־שקילה), 1947}};
{{ח:תת|(5)}} תקנות המשקלות והמידות (משאבות למדידת חמרי דלק), תשי״ט–1959.

{{ח:סעיף|119|הוראות מעבר}}
{{ח:ת}} מכשירים שחותם עליהם חותם הכיול כדין לפני פרסום תקנות אלה יראום כמכשירים מחותמים בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת המשקלות והמידות|לפקודה}}.

{{ח:סעיף|120|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות המשקלות והמידות, תשכ״ג–1963“.

{{ח:חתימות|י״א בשבט תשכ״ג (5 בפברואר 1963)}}
* '''נ׳ ה׳ ביין'''
המפקח על משקולות ומידות
* נתאשר.
'''פנחס ספיר'''
שר המסחר והתעשיה
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]