Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

Allegato 1 CONDIZIONI PER L'ABILITAZIONE DEL LABORATORIO 1) Prescrizioni relative ai locali: le dimensioni dovranno essere proporzionali al personale operante ed al numero di analisi effettuate; dovranno essere luminosi, salubri e ben aerati; i locali riservati all'analisi di purezza, germinazione e stato sanitario dovranno essere preferibilmente separati e, in ogni caso, il locale destinato ai prelevamenti dovrà essere separato almeno dai locali in cui si effettuano le analisi di germinazione e di stato sanitario; i locali dovranno appartenere alla struttura dello stabilimento di selezione della ditta sementiera, per permettere così una rapida trasmissione dei campioni tra l'impianto di selezione ed il laboratorio, in modo da facilitare l'iter tecnico della selezione. 2) Attrezzature. Le attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni ISTA relative ai tipi di analisi ed ai gruppi di specie per le quali il laboratorio è abilitato. Attrezzature di laboratorio necessarie per eseguire le analisi di ricerca semi estranei, purezza e germinabilità per i seguenti gruppi di specie: 1) frumento tenero, frumento duro e orzo; 2) mais; 3) barbabietola. Gruppo 1 Preparazione campione d'analisi: divisore conico verticale, tipo Boerner (19 canali e 19 spazi ciascuno largo 25,4 mm). Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme. Germinabilità: armadio frigorifero (4/10 C) per il trattamento della prerefrigerazione; armadio termostatico (20 C) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidità; capsule Petri; carta da filtro sterilizzata, di adeguato spessore (0,25 mm), con elevate capacità di assorbimento; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia; sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm. Gruppo 2 Preparazione campione d'analisi: divisore conico verticale tipo Boerner (19 canali e 19 spazi ciascuno largo 25,4 mm). Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme. Germinabilità: armadio termostatico (20/30 C) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidità; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia, sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm. Gruppo 3 Preparazione campione d'analisi: divisore orizzontale tipo soil divider (18 canali ciascuno largo 12,7 mm). Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme. Germinabilità: armadio termostatico (15/30 C) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidità; carta da filtro pieghettata con strisce di 50 pieghe (altezza 2 cm, lunghezza 200 cm e larghezza 11 cm) in cui vengono disposti i semi il tutto avvolto da un'altra striscia di carta da filtro lunga 58 cm e larga 11 cm il tutto posto in appositi germinatoi; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia, sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm.; un dispositivo per effettuare il trattamento speciale del prelavaggio del seme. 3) Volume di attività. Il numero di analisi effettuato dal laboratorio abilitato per la certificazione deve essere almeno 25 per barbabietola, 100 per frumento e orzo e 50 per il mais, e se l'accreditamento è stato richiesto per più gruppi di specie, il numero totale non deve essere inferiore a 100 per l'insieme dei gruppi. Nel caso in cui questo numero non verrà raggiunto, potranno essere prese in considerazione le altre analisi dello stesso tipo effettuate dal laboratorio, con l'esclusione delle analisi sul seme in natura e delle analisi effettuate nel corso della selezione. Il numero massimo di analisi effettuate dal laboratorio è commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano. 4) Altre condizioni: i campioni, i cui risultati di analisi sono accettati dall'ENSE, devono essere conservati almeno un anno a partire dalla data di analisi, nelle condizioni ottimali previste dall'ISTA (temperatura non superiore a 15 C e umidità non superiore a 50%); le schede di analisi e le tarature delle attrezzature analisi devono essere conservate almeno tre anni a partire dalla data di analisi; i laboratori devono disporre di una documentazione tecnica e di una collezione di riferimento di semi di piante infestanti e ricevere regolarmente le pubblicazioni che trattano di analisi di sementi.