Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

Art. 13 1. In sede di verificazione prima ((CE)), si controlla: a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione ((CE)) del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a detto strumento; b) se lo strumento è stato oggetto di un'approvazione ((CE)) del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed ai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione ((CE)) del modello. 2. L'esame effettuato in sede di verificazione prima ((CE)) è diretto in particolare in conformità dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari, al controllo: a) delle qualità metrologiche; b) del funzionamento entro gli errori massimi tollerati; c) della costruzione, che deve garantire che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento; d) dell'esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o dello spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica ((CE)). 3. Ove i controlli effettuati in occasione della verificazione prima ((CE)) conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di verificazione parziale o definitiva ((CE)) di cui all'allegato II sotto la responsabilità dell'ispettore metrico incaricato, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui all'art. 12, comma secondo.