[normattiva_dump]

posta alla tensione O V 0,2 V continua frequenza fra le creste da 40 a 400 Hz -------------------------------------------------------------------- temperatura 19›o C a 22› C 0› C a 40› C -------------------------------------------------------------------- umidità relativa umidità ambientale 30% a 90% -------------------------------------------------------------------- pressione atmosferica pressione ambientale 850 a 1025 mbra -------------------------------------------------------------------- titolo volumico degli idrocarburi totali - 6 (in equivalente metano) 0 5.10 nell'ambiente -------------------------------------------------------------------- (1)* Se lo strumento fornisce risultati oltre questi valori, essi devono essere esatti; le sottotensioni possono intervenire in ogni istante sia prima che durante il ciclo di misura con durata da 2 s a quella del ciclo. (2)* Se il costruttore denuncia valori estremi più severi, le prove devono essere effettuate per tali valori dichiarati. Per etilometri a posto fisso i valori estremi sono 15oC e 35oC 6.2.3 Specificazioni I risultati ottenuti devono rispettare gli errori massimi tollerati. Nel caso degli idrocarburi totali, lo strumento può non fornire risultati. Gli strumenti alimentati da batterie elettriche devono indicare quando la tensione fornita da queste batterie è inferiore al valore specificato dal costruttore. 6.3 Fattori fisiologici influenti Taluni componenti di medicine o prodotti di deviazione del metabolismo normale dell'organismo, sostanze contenute in solventi e prodotti industriali o altri gas presenti nell'alito umano possono interferire nella misura. L'appendice B fornisce l'elenco dei costituenti ritenuti fattori d'influenza con le relative concentrazioni di prova nonché le indicazioni massime tollerate corrispondenti. 6.4 Perturbazioni fisiche Le seguenti perturbazioni possono essere applicate agli strumenti: - tagli di alimentazione elettrica; - parassiti sulla tere di alimentazione elettrica; - vibrazioni analoghe a quelle risultanti da condizioni normali di trasporto o a quelle prodotte da un veicolo fermo il cui motore giri al minimo; - urti analoghi a quelli risultanti dalla normale manipolazione; - variazione d'intensità luminosa; - scarica elettrostatica; - campo magnetico ed elettromagnetico. I metodi di prova ed i criteri di accettazione sono definiti nell'appendice C. 7. Prove di invecchiamento ---------------------- 7.1 Variazioni climatiche. Le operazioni seguenti devono essere effettuate. Tuttavia il loro ordine può essere modificato. Lo stumento, dopo aver soddisfatto tutte le precedenti prove, è posto in posizione "attesa" in un ambiente a 40›C per 8 ore con umidità relativa del 90%. Allo strumento viene successivamente tolta tensione e la temperatura dell'ambiente viene portata a 60›C per 1h. Dopo ritorno e stabilizzazione alla temperatura ambiente lo strumento viene sottoposto a spazzamento con vibrazioni sinusoidali nelle seguenti condizioni: frequenza 10 Hz + 150 Hz accellerazione efficace 9,8 m/s2 spazzamento secondo 3 assi perpendicolari velocità di spazzamento 1 ottava per minuto numero di cicli di spazzamento (andata a ritorno) 20 secondo ogni asse Reintrodotto nell'ambiente, lo strumento, in posizione "attesa", viene sottoposto a rapide variazioni di temperatura comprese fra 0›C e 40›C, ciò per 16h. La condensazione di acqua sullo strumento deve essere evitata. Per questa operazione si procede nel seguente modo: - portare la temperatura a 40› C; - abbassare l'umidità relativa al di sotto del 30%; - ogni ora passare da un livello di temperatura ad un altro facendo avvenire il cambiamento di livello dell'aria ambiente in circa un quarto d'ora; 7.2 Nebbia salina Lo strumento, chiuso nel proprio contenitore, viene posto per 24 ore in atmosfera di nebbia salina prodotta per atomizzazione ad una temperatura di 35›C + - 2oC di una soluzione salina ottenuta sciogliendo 5 parti in peso di cloruro di sodio e 95 parti di acqua distillata che non contenga più delle 0,02% di impurità; indi viene lasciato asciugare spontaneamente in un ambiente a 20›C + - 5› ed umidità relativa 65% + - 5%. 7.3 Immagazzinaggio Lo strumento chiuso nel proprio contenitore, viene conservato in ambiente a -30›C per 48 ore con umidità relativa 30%. In un secondo tempo, lo strumento viene conservato in ambiente a 70›C per altre 12 ore con umidità relativa 90%. 7.4 Specificazioni I risultati delle misure ottenute dopo queste prove devono presentare errori inferiori a 1,5 volte gli errori fissati in 4.1.1. 8 - Marcatura -------- Un etilometro conforme alla presente norma deve presentare una marcatura leggibile, indelebile ed inamovibile che comprende: - l'identificazione del costruttore; - la denominazione dello strumento; - gli estremi della omologazione conseguita; - il suo numero di serie; - il suo campo di misura; - l'intervallo di temperatura entro il quale lo strumento può essere utilizzato; - l'intervallo di tempo od il numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione (ivi compreso il calibraggio conformemente a 2.8) descritte nel manuale di utilizzazione e fornito dal fabbricante. Tutte queste indicazioni devono essere raggruppate in una parte visibile dell'apparecchio. 9 - Libretto metrologico ------------------- Un libretto metrologico deve accompagnare ogni etilometro. Questo libretto che deve riportare l'idntificazione dell'etilometro è destinato a ricevere menzione delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari relativi allo strumento se del caso, delle riparazioni effettuate. 10 - Boccagli ------- 10.1 Funzioni - Il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. - Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata. 10.2 Dimensioni La perdita di carico del boccaglio non deve essere superiore a 10hPa ad una portata di 10 1/min. Le estremità del boccaglio devono rispondere alle tolleranze dimensionali seguenti: - lato strumento diametro esterno 12mm + - 0,5mm angolo del cono 10o (in sommità) lunghezza del cono 20mm + - 1mm - lato utilizzatore diametro esterno 4mm + - 9mm lunghezza minima 20mm La parte femmina dello strumento che riceve il boccaglio deve avere una conicità adatta a quella del boccaglio stesso. APPENDICE A Evoluzione della concentrazione nel tempo (vedi 5.1) Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE B Fattori fisiologici B.1 Sostanze contenute in gas di prova ottenuti per miscela di gas. I gas di prova sono ottenuti per miscela d'aria ambiente e di una delle sostanze, vaporizzate se del caso, specificate nella seguente tabella: