[normattiva_dump]

Art. 3 Gli articoli 7 e 13 del precitato regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, sono sostituiti dai seguenti: Art. 7. - Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento. Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento. Art. 43. - La campana del gasometro sarà cilindrica, terminerà a cupola, e sarà formata di un metallo che non possa alterarsi al contatto del gas, né produrre alterazioni nel gas medesimo. Inoltre dovrà avere la parete sufficientemente spessa e convenientemente rinforzata in modo da non subire deformazioni. All'esterno, la campana porterà saldata una scala graduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata, verrà munita di bolli. La cupola della campana avrà una tubatura a cui si possa applicare una canna di vetro del diametro interno di 15 mm almeno. Questa dovrà potersi disporre parallelamente alla scala graduata per verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima. La campana sarà sospesa ad un nastro avvolto sopra una puleggia fissa in modo che il suo asse rimanga verticale ed essa possa spostarsi verticalmente. La campana dovrà essere munita di contrappesi per regolare la pressione del gas, la quale deve essere indicata da apposito manometro. Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti, durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua, quanto la pressione del gas nell'interno della campana. La capacità utile della campana dovrà essere non inferiore a 200 litri. Il diametro interno della campana sarà in relazione alla sua capacità utile, come è indicato nella seguente tabella: Diametro massimo per la capacita di 200 litri............ 650 millimetri per capacita da oltre 200 a 300 litri.... 750 " " " " " 300 a 500 " .... 800 " " " " " 500 a 1500 " .... 1050 " " " di oltre 1500 litri............ 1350 "