[normattiva_dump]

Sostanze Concentrazioni indicazione nel gas di prova massima tollerata (mg/1) (mg/1) -------------------------------------------------------------------- Acetone 0,100 0,020 Monassido di carbonio 0,050 0,020 Acetaldeide 0,400 0,400 (1)* Toluene 0,050 0,020 Xylene (50% meta e 50% para) 0,050 0,020 Benzene 0,050 0,020 Percloroetilene 0,050 0,020 Metiletilcetone 0,060 0,020 Acetato di etile 0,060 0,020 Metano 0,100 0,020 Pentano normale 0,100 0,020 Esano normale 0,100 0,020 Eptano normale 0,100 0,020 Ottano normale 0,100 0,020 -------------------------------------------------------------------- (1)* In alcuni ammalati in corso di disintossicazione l'alcool etilico può essere trasformato in acetaldeide. -------------------------------------------------------------------- B.2 Sostanze contenute nei gas di prova ottenuti per gorgogliamento. Gli etilometri non devono fornire un risultato superiore a 0,020 mg/1 quando sono alimentati da gas di prova ottenuti per gorgogliamento di una corrente d'aria ambiente che attraversi, con una portata di 10 + 20 1/min. , una ampolla contenente circa 500 ml di una soluzione a 34› C costituita di acqua e di una delle sostanze che figurano nella seguente tabella: -------------------------------------------------------------------- Sostanze concentrazione nella soluzione acquosa (mg/1) (1)› -------------------------------------------------------------------- Canfora 100 Alcool amilico terziario 75 (Idrato di anilene) Eucaliptolo 50 Mentolo 50 Fenolo 37 Guaicolo 37 Tiofene 7 -------------------------------------------------------------------- (1)* Eventualmente limitata dalla solubilità in acqua della sostanza. -------------------------------------------------------------------- APPENDICE C Perturbazioni fisiche Generalità: le prove vanno effettuate con un solo gas che sarà in generale il n. 3. C.1. Taglio di alimentazione elettrica -------------------------------- Questa specificazione riguarda gli strumenti alimentati da rete. C.1.1. Modo operativo ------------- Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura Riduzione della tensione d'alimentazione del 100% per 1/2 ciclo circa. Riduzione della tensione d'alimentazione del 50% per 1 ciclo circa. L'intervallo di tempo tra due perturbazioni consecutive deve essere almeno 10 s. C.1.2 Specificazioni ------------- I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le sopra definite perturbazioni non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato. C.2 Parassiti sulla rete di alimentazione elettrica ---------------------------------------------- C.2.1 Modo operativo ------------- C.2.1.1 Alimentazione in corrente alternata ---------------------------------- Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura. Sovratensioni transitorie di ogni polarità, sfasate a caso, sono applicate alla rete. Queste sovratensioni sono generate in modo comune e in modo differenziale. L'ampiezza, il tempo di salita, la durata ed il tasso di ripetizione sono qui appresso specificati: -------------------------------------------------------------------- AMPIEZZA TEMPO DI SALITA DURATA DELLA TASSO DI 1/2 AMPIEZZA RIPETIZIONE -------------------------------------------------------------------- 2000 V 5 ns 50 ns monocolpo -------------------------------------------------------------------- C.2.1.2 Alimentazione in corrente continua Gli etilometri suscettibili di essere alimentati da una sorgente di energia non loro riservata in esclusiva (caso degli strumenti collegati alle batterie di un veicolo) devono subire le prove seguenti nelle quali RI è la resistenza interna del generatore. C.2.1.2.1 Interruzioni del circuito di bordo Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura. Variazione di tensione di +40 V con: Parte di provvedimento in formato grafico Sovratensioni ------------ Il materiale non deve essere deteriorato da una tensione di 18 V applicata per 2 ore. In questo periodo si farà prova ogni mezz'ora. C.2.1.2 Specificazioni ------------- I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni definite in C.2 non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato. C.3 Vibrazioni --------- Sarà effettuata una scansione in frequenza da 10 Hz a 150 Hz secondo 3 assi. Se si osservano frequenze di risonanza, si effettueranno 5 misure a dette frequenze. Se non è stata evidenziata nessuna frequenza di risonanza, si effettueranno 10 misure a 50 Hz o a 60 Hz. Il valore efficace dell'accellerazione è uguale a 1 m/s2. C.3.2 Specificazioni ------------- I risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati. C.4 Urti --- C.4.1 Urto Lo strumento, posto in posizione normale di utilizzazione, viene ruotato attorno uno dei suoi spigoli inferiori indi lasciato cadere liberamente su una superficie di prova dura da un'altezza di 50 mm. La prova è ripetuta attorno a ciascuno degli spigoli. C.4.2 Caduta di etilometro portatile ----------------------------- Lo strumento, nel suo contenitore, in posizione normale di trasporto, viene lasciato cadere liberamente su una superficie di prova dura da un'altezza di 0,4 m. C.4.5 Specificazioni ------------- Dopo queste prove i risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati. C.5 Intensità luminosa ------------------ I risultati degli strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati sia di giorno sia di notte. C.6 Scarica elettrostatica --------------------- Quando lo strumento è sottoposto, in maniera aleatoria, durante il ciclo di misura a scariche elettrostatiche di 8 kV prodotte da una capacità di 150 pF scaricantesi tramite una resistenza di 150 (immagine), con intervallo fra le scariche di almeno 10 s, i risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato. C.7 Campi elettromagnetici --------------------- I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato quando è esposto a campi elettromagnetici, creati prima o durante il ciclo di misura di: -------------------------------------------------------------------- Gamme di frequenze 150 KHz 27 MHz a 27 MHz 500 MHz -------------------------------------------------------------------- Intensità del campo 1 10 (V/m) -------------------------------------------------------------------- Modulazione d'ampiezza 50 50 (%) -------------------------------------------------------------------- C.8 Campi magnetici -------------- I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di più del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultati quando è posto in un campo magnetico, creato prima o durante il ciclo di misura, di 50 Hz e di intensità 60 a/m prodotto, per esempio, da una bobina quadrata di 50 spire da 1 m di lato percorsa da una corrente 1A. Parte di provvedimento in formato grafico