[normattiva_dump]

Questa evoluzione si caratterizza, in particolare con una fase a livello di concentrazione costante (palier) a fine iniezione la cui durata è fissata per ogni prova. Il valore di concentrazione in alcool ottenuto a quel livello è considerato il vero valore della concentrazione di prova. L'appendice A fornisce l'andamento generale di questa evoluzione nonché quello dell'evoluzione della portata di prova. Tenuto conto delle possibilità del banco prova, le prove vengono effettuate al ritmo massimo permesso dal dispositivo previsto in 3.5.4. A condizione che i risultati delle misurazioni non ne siano influenzati in maniera significativa, i vari parametri che caratterizzano i mezzi di prova potranno avere dei valori diversi da quelli specificati nella presente norma. Con l'eccezione dello studio dell'influenza dei fattori fisici (vedi punto 6.2) ed, eventualmente, dello studio della deriva, le prove devono essere effettuate nelle condizioni di riferimento specificate in 6.2.2. Il calibraggio manuale, se necessario, deve essere effettuato prima dell'inizio delle prove. Le prove definite ai capitoli 5, 6 e 7 costituiscono un protocollo base delle prove. In caso d'incertezza riguardo il rispetto da parte di uno strumento delle specificazioni formulate nella presente norma, altri valori di parametri di prova possono essere scelti. 5.2 Valori di riferimento dei gas di prova Salva indicazione contraria, i gas di prova sono caratterizzati da parametri aventi i seguenti valori: - volume fornito 3 1; - durata totale d'iniezione (con etilometro) 5 s; - durata del palier (con etilometro) 3 s; - gas vettore aria ambiente; - temperatura del gas 34›C + / - 0,5dC; - umiditità relativa del gas 95%; - titolo volumico in CO2 5%; - iniezione continua e crescente in concentrazione di alcool. 5.3 Precisione e Accuratezza 5.3.1 Valori della scala ai quali queste caratteristiche sono verificate La precisione e l'accuratezza devono essere verificate almeno ai seguenti valori della scala: Gas di prova Valore della concentrazione (mg/1) n. 1 0,00 a 0,05 n. 2 0,20 n. 3 0,40 n. 4 0,70 n. 5 0,95 n. 6 1,50 n. 7 2,50 5.3.2 Numero delle prove Devono essere effettuate almeno 20 misure con ogni gas. Per ogni concentrazione le misure possono essere fatte consecutivamente. 5.4 Deriva - almeno 10 misure sono effettuate rispettivamente con i gas n. 1 e n. 3; - altre 10 misure sono effettuate con il medesimo gas dopo le durate fissate in 4.3.2. Altre prove possono essere effettuate in mezzo alle serie di prove sopra definite. Lo scarto tra le medie ottenute a partire da queste due serie di misure deve essere inferiore ai valori specificati in 4.3.2. Durante le prove di deriva, i fattori d'influenza devono restare stabili oppure deve essere tenuto conto della loro variazione, in particolare per la prova di deriva a lungo termine nel corso della quale, se lo strumento viene immagazzinato, devono essere seguite le indicazioni fornite dal costruttore. 5.5 Isteresi 5.5.1 Effetto memoria Si fa subire allo strumento 10 volte il seguente ciclo: - 1 misura a concentrazione uguale a 2 mg/1; - 1 misura a concentrazione uguale a 0,40 mg/1. Per la concentrazione uguale a 0,40 mg/1, lo scarto tra la media di almeno 10 misure rilevato precedentemente a questa prova e la media delle 10 misure ottenute a termine della prova deve essere inferiore al valore definito in 4.4.1. 5.5.2 Caso di concentrazione di valori prossimi Un gas di concentrazione uguale a 0,40 mg/1 è iniettato almeno 10 volte di seguito nello strumento, successivamente si inietta un gas di concentrazione uguale a 0,30 mg/1 5 volte tutt'al più. 6 - Grandezze influenti ------------------ 6.1 Influenza delle variazioni dei parametri che caratterizzano i gas di prova Per queste prove i valori dei parametri non menzionati sono quelli fissati in 5.2. I paragrafi da 6.1.1 a 6.1.6 fissano i valori dei parametri esaminati. Per ogni prova devono essere effettuate 10 misure. Le prove vanno effettuate col gas n. 3. 6.1.1 Volume fornito 1 prova volume fornito: 1,5 1; 2 prova volume fornito: 4,5 1. 6.1.2 Durata dell'espirazione Durata totale d'iniezione: 15 s; durata del palier 6 s. 6.1.3 Durata del palier Durata del palier 1,5 s. 6.1.4 Tenore di biossido di carbonio Titolo volumico in CO2 10%. 6.1.5 Fermata in corso di espirazione 1 prova: l'iniezione del gas prevista nelle condizioni di riferimento definite in 5.2 è fermata 1 s dopo l'inizio della iniezione; 2 prova: l'iniezione del gas prevista in 15 s (vedi 6.1.2) è fermata 6 s dopo l'inizio dell'iniezione. 6.1.6 Prova simulante presenza di alcool nelle vie respiratorie superiori Il volume morto del banco prova (volume = 0,3 1) è riempito di aria umida (umidità relativa ad almeno 90%) con concentrazione di alcool di 2 mg/1. L'aria alveolare deve essere esente di alcool. 6.1.7 Specificazioni Nel corso delle prove descritte da 6.1.1 a 6.1.4 i risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati. Tuttavia nel caso di volume espirato non inferiore a 0,8 1 e tempo di espirazione non inferiore a 3 s, deve essere possibile la effettuazione della misura con la esposizione di apposito messaggio di servizio. Nel corso delle prove descritte in 6.1.5 e 6.1.6 lo strumento non deve fornire risultato. 6.2 Fattori fisici influenti 6.2.1 Condizioni di prova L'influenza di ogni fattore va studiata separatamente con gli altri fattori che rispondano ai valori di riferimento definiti in 6.2.2. Le prove vanno effettuate col gas n. 3. 6.2.2 Valori di riferimento e condizioni di funzionamento assegnate I valori di riferimento ed i valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove sono i seguenti: -------------------------------------------------------------------- FATTORI D'INFLUENZA CONDIZIONI DI RIFERIMENTO VALORI ESTREMI tensione d'alimenta- tensione nominale -15% + 10% di T. zione alternata (T.N. = 220V) -------------------------------------------------------------------- Frequenza di alimen- frequenza nominale +/- 2% di F.N. tazione (F.N. = 50 Hz) -------------------------------------------------------------------- tenzione d'alimenta- tensione normale 11,5 V e 15,5 V zione continua (T.N. = 12,5 V) (1)* -------------------------------------------------------------------- ondulazione sovrap- ampiezza: