geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: Switched to NO mode with the ozonator deactivated, the flow of oxygen or synthetic air is also shut off. The NOx reading of the analyser must not deviate by more than ± 5 per cent from the value measured according to paragraph 1.7.2.
Greek: Η ένδειξη ΝΟx του αναλυτή δεν πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από ± 5 % από την τιμή που μετρήθηκε σύμφωνα με το σημείο 1.7.2.
English: Test interval
Greek: Διαστήματα μεταξύ δοκιμών
English: The efficiency of the converter must be tested prior to each calibration of the NOx analyser.
Greek: Πριν από κάθε βαθμονόμηση του αναλυτή NOx πρέπει να ελέγχεται η απόδοση του μετατροπέα.
English: Efficiency requirement
Greek: Απαιτήσεις ως προς την απόδοση
English: The efficiency of the converter must not be less than 90 per cent, but a higher efficiency of 95 per cent is strongly recommended.
Greek: Η απόδοση του μετατροπέα δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 90 %, συνιστάται θερμά όμως ακόμη υψηλότερη απόδοση της τάξης του 95 %.
English: Note: If, with the analyser in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 per cent to 20 per cent according to paragraph 1.7.5., then the highest range which will give the reduction must be used.
Greek: Σημείωση: Αν, με τον αναλυτή στη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα, ο οζονιστήρας δεν μπορεί να εξασφαλίσει μείωση από το 80 % στο 20 % σύμφωνα με το σημείο 1.7.5, τότε χρησιμοποιείται η ανώτατη κλίμακα που μπορεί να εξασφαλίσει τη μείωση.
English: Adjustment of the FID
Greek: Ρύθμιση του FID
English: Optimisation of the detector response
Greek: Βελτιστοποίηση της απόκρισης του ανιχνευτή
English: The FID must be adjusted as specified by the instrument manufacturer.
Greek: Ο FID πρέπει να ρυθμίζεται όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οργάνου.
English: A propane in air span gas should be used to optimise the response on the most common operating range.
Greek: Για τη βελτιστοποίηση της απόκρισης στη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα λειτουργίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως αέριο βαθμονόμησης προπάνιο σε αέρα.
English: With the fuel and air flow rates set at the manufacturer's recommendations, a 350 ± 75 ppm C span gas must be introduced to the analyser. The response at a given fuel flow must be determined from the difference between the span gas response and the zero gas response.
Greek: Διατηρώντας το ρυθμό ροής του καυσίμου και του αέρα στις τιμές που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, εισάγεται στον αναλυτή αέριο βαθμονόμησης περιεκτικότητας 350 ± 75 ppm C. Η απόκριση σε μια δεδομένη ροή καυσίμου πρέπει να προσδιορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της απόκρισης του αερίου βαθμονόμησης και της απόκρισης του αερίου μηδενισμού.
English: The fuel flow must be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specification.
Greek: Η ροή καυσίμου πρέπει να ρυθμίζεται βηματικά επάνω και κάτω από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
English: The span and zero response at these fuel flows must be recorded.
Greek: Πρέπει να καταγράφεται η απόκριση του αερίου βαθμονόμησης και του αερίου μηδενισμού σε αυτές τις τιμές ροής καυσίμου.
English: The difference between the span and zero response must be plotted and the fuel flow adjusted to the rich side of the curve.
Greek: Πρέπει να σχεδιάζεται η καμπύλη της διαφοράς μεταξύ των αποκρίσεων της βαθμονόμησης και μηδενισμού και η ροή καυσίμου να ρυθμίζεται στην υψηλή πλευρά της καμπύλης.
English: Hydrocarbon response factors
Greek: Συντελεστές απόκρισης υδρογονανθράκων
English: The analyser must be calibrated using propane in air and purified synthetic air, according to paragraph 1.5.
Greek: Ο αναλυτής πρέπει να βαθμονομείται χρησιμοποιώντας προπάνιο σε αέρα και καθαρό συνθετικό αέρα, σύμφωνα με το σημείο 1.5.
English: Response factors must be determined when introducing an analyser into service and after major service intervals.
Greek: Οι συντελεστές απόκρισης πρέπει να προσδιορίζονται κατά τη θέση σε λειτουργία ενός αναλυτή και ύστερα από μεγάλα διαστήματα χρήσεως.
English: The response factor (Rf) for a particular hydrocarbon species is the ratio of the FID C1 reading to the gas concentration in the cylinder expressed by ppm C1.
Greek: Ο συντελεστής απόκρισης (Rf) για ένα συγκεκριμένο είδος υδρογονάνθρακα είναι ο λόγος της ένδειξης C1 του FID προς τη συγκέντρωση του αερίου στον κύλινδρο εκφρασμένη σε ppm C1.
English: The concentration of the test gas must be at a level to give a response of approximately 80 per cent of full scale.
Greek: Η συγκέντρωση του αερίου δοκιμής πρέπει να είναι σε επίπεδο που να συνεπάγεται απόκριση της τάξης του 80 % της πλήρους κλίμακας.
English: The concentration must be known to an accuracy of ± 2 per cent in reference to a gravimetric standard expressed in volume.
Greek: Η συγκέντρωση πρέπει να είναι γνωστή με ακρίβεια ± 2 % σε σχέση με σταθμικό πρότυπο εκφρασμένο σε όγκο.
English: In addition, the gas cylinder must be preconditioned for 24 hours at a temperature of 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Greek: Επιπλέον, ο κύλινδρος του αερίου πρέπει να προετοιμάζεται επί 24 ώρες σε θερμοκρασία 298 Κ ± 5 Κ (25 °C ± 5 °C).
English: The test gases to be used and the recommended relative response factor ranges are as follows:
Greek: Τα αέρια δοκιμής και οι συνιστώμενες περιοχές συντελεστών απόκρισης είναι οι εξής:
English: Methane and purified synthetic air
Greek: Μεθάνιο και καθαρός συνθετικός αέρας
English: 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15 (diesel and LPG engines)
Greek: 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15 (κινητήρες ντίζελ και υγραερίου)
English: These values are relative to the response factor (Rf) of 1,00 for propane and purified synthetic air.
Greek: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,1 Τολουόλιο και καθαρός συνθετικός αέρας 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10 Οι τιμές αυτές είναι σχετικές προς το συντελεστή απόκρισης (Rf) για προπάνιο και καθαρό συνθετικό αέρα, στον οποίο δίνεται η τιμή 1,00.
English: Oxygen interference check
Greek: Έλεγχος παρεμβολής οξυγόνου
English: The oxygen interference check must be determined when introducing an analyser into service and after major service intervals.
Greek: Ο έλεγχος παρεμβολής οξυγόνου πρέπει να διεξάγεται όταν τίθεται σε λειτουργία ένας νέος αναλυτής και ύστερα από μεγάλα διαστήματα χρήσης.
English: The response factor is defined and must be determined as described in paragraph 1.8.2.
Greek: Ο συντελεστής απόκρισης ορίζεται και πρέπει να υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο σημείο 1.8.2.
English: The test gas to be used and the recommended relative response factor range are as follows:
Greek: Το χρησιμοποιούμενο αέριο δοκιμής και η συνιστώμενη σχετική περιοχή συντελεστού απόκρισης έχουν ως εξής:
English: Propane and nitrogen
Greek: Προπάνιο και άζωτο
English: This value is relative to the response factor (Rf) of 1,00 for propane and purified synthetic air.
Greek: Η τιμή αυτή είναι σχετική προς το συντελεστή απόκρισης (Rf) για προπάνιο και καθαρό συνθετικό αέρα, στον οποίο δίνεται η τιμή 1,00.
English: The FID burner air oxygen concentration must be within ± 1 mole % of the oxygen concentration of the burner air used in the latest oxygen interference check.
Greek: Η συγκέντρωση οξυγόνου στον αέρα του καυστήρα του FID πρέπει να είναι ίση προς ± 1 mole % της συγκέντρωσης οξυγόνου στον αέρα του καυστήρα που χρησιμοποιήθηκε στον τελευταίο έλεγχο παρεμβολής οξυγόνου.
English: If the difference is greater, the oxygen interference must be checked and the analyser adjusted, if necessary.
Greek: Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη, πρέπει να ελέγχεται η παρεμβολή οξυγόνου και να προσαρμόζεται, αν χρειάζεται, ο αναλυτής.
English: Efficiency of the non-methane cutter (NMC, for NG fuelled gas engines only)
Greek: Απόδοση του διαχωριστή υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (NMC μόνο για κινητήρες φυσικού αερίου)
English: The NMC is used for the removal of the non-methane hydrocarbons from the sample gas by oxidising all hydrocarbons except methane.
Greek: Ο NMC χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των υδρογοναθράκων πλην μεθανίου από το αέριο δείγματος μέσω της οξείδωσης του συνόλου των υδρογονανθράκων με εξαίρεση το μεθάνιο.
English: Ideally, the conversion for methane is 0 %, and for the other hydrocarbons represented by ethane is 100 %.
Greek: Σε ιδανικές συνθήκες, η μετατροπή για το μεθάνιο είναι 0 %, ενώ για τους λοιπούς υδρογονάνθρακες που εκπροσωπούνται από το αιθάνιο είναι 100 %.
English: For the accurate measurement of NMHC, the two efficiencies must be determined and used for the calculation of the NMHC emission mass flow rate (see annex 4, appendix 2, paragraph 4.3.).
Greek: Για την ακριβή μέτρηση των NMHC πρέπει να προσδιορίζονται οι δύο βαθμοί απόδοσης και να χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της παροχής μάζας ρύπου NMHC (βλέπε παράρτημα 4, προσάρτημα 2, σημείο 4.3.).
English: Methane calibration gas must be flown through the FID with and without bypassing the NMC and the two concentrations recorded.
Greek: Πρέπει να διοχετεύεται μεθάνιο βαθμονόμησης μέσω του FID, με παράκαμψη και χωρίς παράκαμψη του NMC, και να καταγράφονται οι δύο συγκεντρώσεις.
English: The efficiency must be determined as follows:
Greek: Η απόδοση πρέπει να προσδιορίζεται ως εξής:
English: Ethane calibration gas must be flown through the FID with and without bypassing the NMC and the two concentrations recorded.
Greek: Πρέπει να διοχετεύεται αιθάνιο βαθμονόμησης μέσω του FID, με παράκαμψη και χωρίς παράκαμψη του NMC, και να καταγράφονται οι δύο συγκεντρώσεις.
English: Interference effects with CO, CO2, and NOx analysers
Greek: Παρεμβολές στους αναλυτές CO, CO2, και NOx
English: Gases present in the exhaust other than the one being analysed can interfere with the reading in several ways.
Greek: Στην ένδειξη μπορεί να παρεμβαίνουν με διαφόρους τρόπους άλλα αέρια που συνυπάρχουν στο καυσαέριο με εκείνο που υποβάλλεται σε ανάλυση.
English: Positive interference occurs in NDIR instruments where the interfering gas gives the same effect as the gas being measured, but to a lesser degree.
Greek: Θετικές παρεμβολές συναντώνται σε NDIR όπου το παρεμβαλλόμενο αέριο παρέχει το ίδιο αποτέλεσμα με το μετρούμενο αέριο, αλλά σε μικρότερο βαθμό.
English: Negative interference occurs in NDIR instruments by the interfering gas broadening the absorption band of the measured gas, and in CLD instruments by the interfering gas quenching the radiation.
Greek: Αρνητικές παρεμβολές συναντώνται σε NDIR από παρεμβαλλόμενο αέριο που διευρύνει τη ζώνη απορρόφησης του μετρούμενου αερίου και σε CLD από αέριο που αποσβένει την ακτινοβολία και προκαλεί παρεμβολή.
English: The interference checks in paragraphs 1.9.1. and 1.9.2. must be performed prior to an analyser's initial use and after major service intervals.
Greek: Οι έλεγχοι των παρεμβολών στα σημεία 1.9.1. και 1.9.2. πρέπει να διενεργούνται πριν από την αρχική χρήση ενός αναλυτή και ύστερα από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.
English: CO Analyser interference check
Greek: Έλεγχος παρεμβολής σε αναλυτές CO
English: Water and CO2 can interfere with the CO analyser performance.
Greek: Στην επίδοση του αναλυτή CO μπορεί να παρεμβαίνει το νερό και το CO2.
English: Therefore, a CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 per cent of full scale of the maximum operating range used during testing must be bubbled through water at room temperature and the analyser response recorded.
Greek: Συνεπώς, πρέπει να διοχετεύεται, υπό μορφή φυσαλίδων μέσω νερού σε θερμοκρασία δωματίου, CO2 βαθμονόμησης με συγκέντρωση 80 % έως 100 % της πλήρους κλίμακας στη μέγιστη κλίμακα λειτουργίας που χρησιμοποιείται στη διάρκεια του ελέγχου και να καταγράφεται η απόκριση του αναλυτή.
English: The analyser response must not be more than 1 per cent of full scale for ranges equal to or above 300 ppm or more than 3 ppm for ranges below 300 ppm.
Greek: Η τελευταία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1 % της πλήρους κλίμακας για περιοχές 300 ppm και άνω, ή μεγαλύτερη από 3 ppm για περιοχές κάτω των 300 ppm.
English: NOx analyser quench checks
Greek: Έλεγχοι απόσβεσης αναλυτή NOx
English: The two gases of concern for CLD (and HCLD) analysers are CO2 and water vapour.
Greek: Τα δύο αέρια που έχουν σημασία για τους αναλυτές CLD (και HCLD) είναι το CO2 και οι υδρατμοί.
English: Quench responses to these gases are proportional to their concentrations, and therefore require test techniques to determine the quench at the highest expected concentrations experienced during testing.
Greek: Οι αποκρίσεις απόσβεσης της ακτινοβολίας στα αέρια αυτά είναι ανάλογες προς τις συγκεντρώσεις τους, και συνεπώς απαιτούν τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό της απόσβεσης της ακτινοβολίας στις υψηλότερες αναμενόμενες συγκεντρώσεις στη διάρκεια της δοκιμής.
English: The quench, which must not be greater than 3 per cent of full scale, must be calculated as follows:
Greek: Η απόσβεση της ακτινοβολίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 % της πλήρους κλίμακας, πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:
English: A is the undiluted CO2 concentration measured with NDIR in per cent
Greek: A είναι η συγκέντρωση του μη αραιωμένου CO2 μετρούμενη με τον NDIR σε %
English: B is the diluted CO2 concentration measured with NDIR in per cent
Greek: B είναι η συγκέντρωση του αραιωμένου CO2 μετρούμενη με τον NDIR σε %
English: C is the diluted NO concentration measured with (H)CLD in ppm
Greek: C είναι η συγκέντρωση του αραιωμένου ΝΟ μετρούμενη με τον (H)CLD σε ppm
English: D is the undiluted NO concentration measured with (H)CLD in ppm
Greek: D είναι η συγκέντρωση του μη αραιωμένου NO μετρούμενη με τον (H)CLD σε ppm
English: Alternative methods of diluting and quantifying of CO2 and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used.
Greek: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικές μέθοδοι αραίωσης και μέτρησης των ποσοτήτων των αερίων βαθμονόμησης CO2 και NO, όπως π.χ. η δυναμική ανάδευση/ανάμειξη.
English: Water quench check
Greek: Έλεγχος απόσβεσης νερού
English: This check applies to wet gas concentration measurements only.
Greek: Ο έλεγχος αυτός εφαρμόζεται μόνο σε μετρήσεις συγκέντρωσης αερίων με υγρασία.
English: Calculation of water quench must consider dilution of the NO span gas with water vapour and scaling of water vapour concentration of the mixture to that expected during testing.
Greek: Για τον υπολογισμό της απόσβεσης της ακτινοβολίας από τους υδρατμούς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αραίωση του ΝΟ βαθμονόμησης με υδρατμούς και ο λόγος της συγκέντρωσης υδρατμών του μείγματος προς την αναμενόμενη κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
English: The expected diluted NO span gas (in water vapour) concentration (De) must be calculated as follows:
Greek: Η αναμενόμενη συγκέντρωση (De) του αραιωμένου (σε υδρατμούς) αερίου βαθμονόμησης ΝΟ πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:
English: For diesel exhaust, the maximum exhaust water vapour concentration (Hm, in %) expected during testing must be estimated, under the assumption of a fuel atom H/C ratio of 1.8:1. from the undiluted CO2 span gas concentration (A, as measured in paragraph 1.9.2.1) as follows:
Greek: Για το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ, πρέπει να υπολογίζεται κατά προσέγγιση η μέγιστη συγκέντρωση υδρατμών στο καυσαέριο (Hm, %) που αναμένεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής, με την παραδοχή ότι ο λόγος των ατόμων H/C στο καύσιμο είναι ίσος με 1,8:1, από τη συγκέντρωση μη αραιωμένου αερίου βαθμονόμησης CO2 (Α, σύμφωνα με το σημείο 1.9.2.1) ως εξής:
English: The water quench, which must not be greater than 3 per cent, must be calculated as follows:
Greek: Η απόσβεση της ακτινοβολίας από τους υδρατμούς, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 %, πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:
English: % Quench = 100 × ((De – C) / De) × (Hm / H)
Greek: % Απόσβεση = 100 × ((De – C) / De) × (Hm / H)
English: C is the diluted NO concentration in ppm
Greek: C είναι η συγκέντρωση αραιωμένου ΝΟ σε ppm
English: H is the actual water vapour concentration in %
Greek: H είναι η πραγματική συγκέντρωση υδρατμών σε ποσοστό %
English: Note: It is important that the NO span gas contains minimal NO2 concentration for this check, since absorption of NO2 in water has not been accounted for in the quench calculations.
Greek: Σημείωση: Σημαντικό για τον έλεγχο αυτό είναι να περιέχει το αέριο βαθμονόμησης ΝΟ όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα ΝΟ2, αφού η απορρόφηση του ΝΟ2 στο νερό δεν ελήφθη υπόψη στους υπολογισμούς της απόσβεσης της ακτινοβολίας.
English: The analysers must be calibrated according to paragraph 1.5. at least every 3 months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration.
Greek: Οι αναλυτές πρέπει να βαθμονομούνται σύμφωνα με το σημείο 1.5 τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες ή όποτε γίνεται επισκευή ή μετατροπή στο σύστημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βαθμονόμηση.
English: The CVS system must be calibrated by using an accurate flowmeter traceable to national or international standards and a restricting device.
Greek: Το σύστημα CVS πρέπει να βαθμονομείται με χρήση ροομέτρου ακριβείας που είναι σύμφωνο με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και με περιοριστική συσκευή.
English: The flow through the system must be measured at different restriction settings, and the control parameters of the system must be measured and related to the flow.
Greek: Η ροή μέσω του συστήματος πρέπει να μετράται σε διαφορετικές ρυθμίσεις περιορισμού, οι δε παράμετροι ελέγχου του συστήματος να μετρώνται και να συσχετίζονται με τη ροή.
English: Various types of flowmeters may be used, e. g. calibrated venturi, calibrated laminar flowmeter, calibrated turbinemeter.
Greek: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι ροομέτρων, π.χ. βαθμονομημένο βεντούρι, βαθμονομημένος μετρητής παροχής στρωτής ροής, βαθμονομημένος μετρητής παροχής με στρόβιλο.
English: Calibration of the positive displacement pump (PDP)
Greek: Βαθμονόμηση της αντλίας θετικής εκτόπισης (PDP)
English: All parameters related to the pump must be simultaneously measured with the parameters related to the flowmeter which is connected in series with the pump.
Greek: Όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την αντλία πρέπει να μετρώνται ταυτόχρονα με τις παραμέτρους που συνδέονται με το ροόμετρο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την αντλία εν σειρά.
English: The calculated flow rate (in m3/min at pump inlet, absolute pressure and temperature) must be plotted versus a correlation function which is the value of a specific combination of pump parameters.
Greek: Πρέπει να χαράσσεται η καμπύλη της υπολογιζόμενης ροής (σε m3/min στο στόμιο εισόδου της αντλίας, σε απόλυτη πίεση και θερμοκρασία) έναντι συνάρτησης συσχετισμού που αποτελεί την τιμή ενός ειδικού συνδυασμού των παραμέτρων της αντλίας.
English: The linear equation which relates the pump flow and the correlation function must then be determined.
Greek: Στη συνέχεια πρέπει να ορίζεται η γραμμική εξίσωση που συνδέει τη ροή της αντλίας με τη συνάρτηση συσχετισμού.
English: If a CVS has a multiple speed drive, the calibration must be performed for each range used.
Greek: Αν ένα CVS έχει μετάδοση κίνησης πολλαπλού αριθμού στροφών, η βαθμονόμηση πρέπει να εκτελείται για κάθε χρησιμοποιούμενη κλίμακα.
English: Temperature stability must be maintained during calibration.
Greek: Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται σταθερή.
English: The air flow rate (Qs) at each restriction setting (minimum 6 settings) must be calculated in standard m3/min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method.
Greek: Ο ρυθμός ροής του αέρα (Qs) σε κάθε ρύθμιση στραγγαλισμού (τουλάχιστον 6 ρυθμίσεις) πρέπει να υπολογίζεται σε m3/min σε κανονικές συνθήκες από τα δεδομένα του ροομέτρου βάσει της μεθόδου που ορίζει στις προδιαγραφές του ο κατασκευαστής.
English: The air flow rate must then be converted to pump flow (V0) in m3/rev at absolute pump inlet temperature and pressure as follows:
Greek: Ο ρυθμός ροής του αέρα πρέπει να μετατρέπεται στη συνέχεια σε παροχή στην αντλία (V0) σε m3/rev υπό συνθήκες απόλυτης θερμοκρασίας και πίεσης στην είσοδο της αντλίας ως εξής:
English: air flow rate at standard conditions (101,3 kPa, 273 K), m3/s
Greek: ρυθμός ροής αέρα υπό κανονικές συνθήκες (101,3 kPa, 273 K), m3/s
English: T temperature at pump inlet, K
Greek: T θερμοκρασία στην είσοδο της αντλίας, σε K
English: absolute pressure at pump inlet (pB – p1), kPa
Greek: απόλυτη πίεση στην είσοδο της αντλίας (pB – p1), σε kPa
English: To account for the interaction of pressure variations at the pump and the pump slip rate, the correlation function (X0) between pump speed, pressure differential from pump inlet to pump outlet and absolute pump outlet pressure must be calculated as follows:
Greek: Για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση των διακυμάνσεων της πίεσης στην αντλία και του ποσοστού ολίσθησης της αντλίας πρέπει να υπολογίζεται η συνάρτηση συσχετισμού (X0) του αριθμού στροφών της αντλίας με τη διαφορά πίεσης στα στόμια εισόδου και εξόδου της και με την απόλυτη πίεση στο στόμιο εξόδου ως εξής:
English: pressure differential from pump inlet to pump outlet, kPa
Greek: διαφορά πίεσης ανάμεσα στην είσοδο της αντλίας και στην έξοδο της αντλίας, σε kPa
English: A linear least-square fit must be performed to generate the calibration equation as follows:
Greek: Πρέπει να χαράσσεται η ευθεία με τη γραμμική προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων για να εξαχθεί η εξίσωση βαθμονόμησης ως εξής:
English: and m are the intercept and slope constants, respectively, describing the regression lines.
Greek: όπου D0 και m είναι οι σταθερές τομής και κλίσης, αντίστοιχα, οι οποίες περιγράφουν τις καμπύλες παλινδρόμησης.
English: For a CVS system with multiple speeds, the calibration curves generated for the different pump flow ranges must be approximately parallel, and the intercept values (D0) must increase as the pump flow range decreases.
Greek: Για σύστημα CVS με πολλαπλό αριθμό στροφών, οι καμπύλες βαθμονόμησης που σχεδιάζονται για τις διάφορες κλίμακες ροής της αντλίας πρέπει να είναι σχεδόν παράλληλες, και οι τιμές τομής (D0) να αυξάνονται όσο μειώνεται η κλίμακα ροής της αντλίας.
English: The calculated values from the equation must be within ± 0,5 per cent of the measured value of V0.
Greek: Οι τιμές που υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης πρέπει να περικλείονται μεταξύ των ορίων ± 0,5 % της μετρούμενης τιμής του V0.
English: Particulate influx over time will cause the pump slip to decrease, as reflected by lower values for m. Therefore, calibration must be performed at pump start-up, after major maintenance, and if the total system verification (paragraph 2.4) indicates a change of the slip rate.
Greek: Η εισροή σωματιδίων με την πάροδο του χρόνου προκαλεί μείωση της ολίσθησης της αντλίας, όπως φαίνεται και από τις χαμηλότερες τιμές του m. Συνεπώς, πρέπει να διενεργείται βαθμονόμηση κατά την έναρξη λειτουργίας της αντλίας, ύστερα από σοβαρές εργασίες συντήρησης, καθώς και στην περίπτωση που η συνολική επαλήθευση συστήματος (σημείο 2.4) δείχνει αλλαγή του ρυθμού ολίσθησης.
English: Calibration of the critical flow venturi (CFV)
Greek: Βαθμονόμηση του βεντούριυ κρίσιμης ροής (CFV)
English: Calibration of the CFV is based upon the flow equation for a critical venturi.
Greek: Η βαθμονόμηση του CFV βασίζεται στην εξίσωση ροής για βεντούρι κρίσιμης ροής.
English: Gas flow is a function of inlet pressure and temperature, as shown below:
Greek: Όπως φαίνεται από τον τύπο που ακολουθεί, η ροή αερίου αποτελεί συνάρτηση της πίεσης και της θερμοκρασίας στο στόμιο εισόδου:
English: T temperature at venturi inlet, K
Greek: T θερμοκρασία στόμιο εισόδου του βεντούρι, σε K
English: The air flow rate (Qs) at each restriction setting (minimum 8 settings) must be calculated in standard m3/min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method.
Greek: Ο ρυθμός ροής του αέρα (Qs) σε κάθε ρύθμιση στραγγαλισμού (τουλάχιστον 8 ρυθμίσεις) πρέπει να υπολογίζεται σε m3/min σε κανονικές συνθήκες από τα δεδομένα του ροομέτρου βάσει της μεθόδου που ορίζει στις προδιαγραφές του ο κατασκευαστής.
English: The calibration coefficient must be calculated from the calibration data for each setting as follows:
Greek: Ο συντελεστής βαθμονόμησης πρέπει να υπολογίζεται βάσει των δεδομένων βαθμονόμησης για κάθε ρύθμιση στραγγαλισμού ως εξής:
English: T temperature at the venturi inlet, K
Greek: T θερμοκρασία στο στόμιο εισόδου του βεντούρι, σε K
English: To determine the range of critical flow, Kv must be plotted as a function of venturi inlet pressure.
Greek: Για τον προσδιορισμό της κλίμακας της κρίσιμης ροής, πρέπει να χαράσσεται η καμπύλη του Kv συναρτήσει της πίεσης στο στόμιο εισαγωγής του βεντούρι.