geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The gas mixture temperature immediately ahead of the SSV shall be within ±11 K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation (EFC) is used.
Greek: Η θερμοκρασία του μείγματος αερίων αμέσως μετά την SSV πρέπει να είναι μέσα στα όρια ±11 Κ της μέσης θερμοκρασίας λειτουργίας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της δοκιμής, όταν δεν χρησιμοποιείται αντιστάθμιση ροής (EFC).
English: HE Heat exchanger (optional)
Greek: HE Εναλλάκτης θερμότητας (προαιρετικός)
English: If EFC is used, the heat exchanger is not required.
Greek: Αν χρησιμοποιείται EFC, δεν απαιτείται εναλλάκτης θερμότητας.
English: EFC Electronic flow compensation (optional)
Greek: EFC Ηλεκτρονική αντιστάθμιση ροής (προαιρετική)
English: If the temperature at the inlet to the PDP, CFV or SSV is not kept within the limits stated above, a flow compensation system is required for continuous measurement of the flow rate and control of the proportional sampling into the double dilution system.
Greek: Εάν η θερμοκρασία στην είσοδο είτε της PDP, είτε του CFV, είτε του SSV δεν διατηρείται στα προαναφερθέντα όρια, απαιτείται η ύπαρξη συστήματος αντιστάθμισης ροής για τη συνεχή μέτρηση του ρυθμού ροής και τον έλεγχο της αναλογικής δειγματοληψίας στο σύστημα διπλής αραίωσης.
English: For that purpose, the continuously measured flow rate signals are used to maintain the proportionality of the sample flow rate through the particulate filters of the double dilution system (see figure 17) within ±2,5 per cent.
Greek: Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις των συνεχών μετρήσεων ρυθμού ροής για τη διατήρηση της αναλογικότητας του ρυθμού ροής του δείγματος μέσω των φίλτρων σωματιδίων του συστήματος διπλής αραίωσης (βλ. σχήμα 17) εντός του ±2,5 %.
English: DT Dilution tunnel (full flow)
Greek: DT Σήραγγα αραίωσης (πλήρης ροή)
English: The dilution tunnel
Greek: Η σήραγγα αραίωσης
English: shall be small enough in diameter to cause turbulent flow (Reynolds number, Re, greater than 4000, where Re is based on the inside diameter of the dilution tunnel) and of sufficient length to cause complete mixing of the exhaust and diluent,
Greek: έχει αρκετά μικρή διάμετρο ώστε να προκαλεί τυρβώδη ροή (αριθμός Reynolds, Re, άνω του 4000, όπου Re βασίζεται στην εσωτερική διάμετρο της σήραγγας αραίωσης) και αρκετό μήκος ώστε να εξασφαλίζει πλήρη ανάμειξη του καυσαερίου και του αέρα αραίωσης,
English: may be heated up to a wall temperature sufficient to eliminate aqueous condensation.
Greek: μπορεί να θερμαίνεται σε θερμοκρασία τοιχωμάτων ικανή να εξαλείψει τη συμπύκνωση υδρατμών.
English: The engine exhaust shall be directed downstream at the point where it is introduced into the dilution tunnel, and thoroughly mixed.
Greek: Το καυσαέριο του κινητήρα κατευθύνεται προς τα κατάντη στο σημείο όπου εισέρχεται στη σήραγγα αραίωσης και αναμειγνύεται πλήρως.
English: A mixing orifice may be used.
Greek: Μπορεί να χρησιμοποιείται στόμιο ανάμειξης.
English: The secondary dilution system shall provide sufficient secondary diluent to maintain the doubly diluted exhaust stream at a temperature between 315 K (42 °C) and 325 K (52 °C) immediately before the particulate filter.
Greek: Το δευτερεύον σύστημα αραίωσης πρέπει να παρέχει αρκετό αέρα δεύτερης αραίωσης, ώστε το ρεύμα των διπλά αραιωμένων καυσαερίων να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 315 K (42 °C) και 325 K (52 °C) ακριβώς πριν από το φίλτρο σωματιδίων.
English: shall be installed facing upstream at a point where the diluent and exhaust gases are well mixed, i.e. on the dilution tunnel DT centreline of the dilution systems, approximately 10 tunnel diameters downstream of the point where the exhaust enters the dilution tunnel;
Greek: τοποθετείται στραμμένος προς τα ανάντη σε ένα σημείο όπου ο αέρας αραίωσης και τα καυσαέρια είναι καλά αναμεμειγμένα, δηλ. στον κεντρικό άξονα της σήραγγας αραίωσης (DT) του συστήματος αραίωσης και σε απόσταση σχεδόν δεκαπλάσια της διαμέτρου της σήραγγας, κατάντη του σημείου εισόδου των καυσαερίων στη σήραγγα αραίωσης·
English: may be heated to no greater than 325 K (52 °C) wall temperature by direct heating or by diluent pre-heating, provided the air temperature does not exceed 325 K (52 °C) prior to the introduction of the exhaust in the dilution tunnel;
Greek: μπορεί να θερμαίνεται μέχρι το πολύ 325 K (52 °C) θερμοκρασία τοιχώματος με απευθείας θέρμανση ή με προθέρμανση του αέρα αραίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του αέρα δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C) πριν από την εισαγωγή του καυσαερίου στη σήραγγα αραιώσεως,
English: Description of particulate sampling system
Greek: Περιγραφή του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων
English: The particulate sampling system is required for collecting the particulates on the particulate filter and is shown in figures 16 and 17.
Greek: Το σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων απαιτείται για τη συλλογή των σωματιδίων στο φίλτρο σωματιδίων και απεικονίζεται στα σχήματα 16 και 17.
English: In the case of total sampling partial flow dilution, which consists of passing the entire diluted exhaust sample through the filters, the dilution and sampling systems usually form an integral unit (see figure 12).
Greek: Στην περίπτωση της αραίωσης μερικής ροής με ολική δειγματοληψία, η οποία συνίσταται στη διέλευση ολοκλήρου του δείγματος αραιωμένου καυσαερίου από τα φίλτρα, το σύστημα αραίωσης και το σύστημα δειγματοληψίας αποτελούν συνήθως ενιαία μονάδα (βλ. σχήμα 12).
English: In the case of fractional sampling partial flow dilution or full flow dilution, which consists of passing through the filters only a portion of the diluted exhaust, the dilution and sampling systems usually form different units.
Greek: Στην περίπτωση της αραίωσης μερικής ροής με κλασματική δειγματοληψία ή της αραίωσης πλήρους ροής, η οποία συνίσταται στη διέλευση από τα φίλτρα μέρους μόνο του αραιωμένου καυσαερίου, το σύστημα αραίωσης και το σύστημα δειγματοληψίας αποτελούν συνήθως χωριστές μονάδες.
English: For a partial flow dilution system, a sample of the diluted exhaust gas is taken from the dilution tunnel DT through the particulate sampling probe PSP and the particulate transfer tube PTT by means of the sampling pump P, as shown in figure 16.
Greek: Σε ένα σύστημα αραίωσης μερικής ροής, λαμβάνεται δείγμα του αραιωμένου καυσαερίου από τη σήραγγα αραίωσης (DT) μέσω του καθετήρα δειγματοληψίας σωματιδίων (PSP) και του σωλήνα μεταφοράς σωματιδίων (PTT) διαμέσου της αντλίας δειγματοληψίας (P), όπως φαίνεται στο σχήμα 16.
English: The sample is passed through the filter holder(s) FH that contain the particulate sampling filters.
Greek: Το δείγμα φέρεται στον ή στους υποδοχείς φίλτρων (FH) που συγκρατούν τα φίλτρα δειγματοληψίας σωματιδίων.
English: For of full flow dilution system, a double dilution particulate sampling system shall be used, as shown in figure 17.
Greek: Σε ένα σύστημα αραίωσης πλήρους ροής, χρησιμοποιείται σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων διπλής αραίωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων, όπως φαίνεται στο σχήμα 17.
English: A sample of the diluted exhaust gas is transferred from the dilution tunnel DT through the particulate sampling probe PSP and the particulate transfer tube PTT to the secondary dilution tunnel SDT, where it is diluted once more.
Greek: Δείγμα του αραιωμένου καυσαερίου μεταφέρεται από τη σήραγγα αραίωσης (DT) μέσω του καθετήρα δειγματοληψίας σωματιδίων (PSP) και του σωλήνα μεταφοράς σωματιδίων (PTT) στη σήραγγα βοηθητικής αραίωσης (SDT), όπου αραιώνεται άλλη μια φορά.
English: The sample is then passed through the filter holder(s) FH that contain the particulate sampling filters.
Greek: Στη συνέχεια, το δείγμα φέρεται στον ή στους υποδοχείς φίλτρων (FH) που συγκρατούν τα φίλτρα δειγματοληψίας σωματιδίων.
English: The dilution airflow rate is usually constant whereas the sample flow rate is controlled by the flow controller FC3.
Greek: Ο ρυθμός ροής του αέρα αραιώσεως είναι συνήθως σταθερός ενώ ο ρυθμός ροής του δείγματος ρυθμίζεται με τη διάταξη ελέγχου ροής FC3.
English: If electronic flow compensation EFC (see figure 15) is used, the total diluted exhaust gas flow is used as command signal for FC3.
Greek: Εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική αντιστάθμιση ροής (EFC) (βλ. σχήμα 15), η συνολική ροή του αραιωμένου καυσαερίου χρησιμοποιείται ως σήμα εντολής για την FC3.
English: Scheme of particulate sampling system
Greek: Σχεδιάγραμμα του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων
English: Scheme of double dilution particulate sampling system
Greek: Σχεδιάγραμμα του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων διπλής αραίωσης
English: Components of figures 16 (partial flow system only) and 17 (full flow system only)
Greek: Στοιχεία των σχημάτων 16 (σύστημα μερικής ροής μόνο) και 17 (σύστημα πλήρους ροής, μόνο)
English: PTT Particulate transfer tube
Greek: PTT Σωλήνας μεταφοράς σωματιδίων
English: SDT Secondary dilution tunnel (figure 17 only)
Greek: SDT Σήραγγα βοηθητικής αραίωσης (σχήμα 17 μόνο)
English: The secondary dilution tunnel:
Greek: Η σήραγγα βοηθητικής αραίωσης:
English: shall be of sufficient length and diameter so as to comply with the residence time requirements of paragraph 9.4.2(f);
Greek: πρέπει να είναι ικανού μήκους και διαμέτρου κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του χρόνου παραμονής του σημείου 9.4.2 στ),
English: may be heated to no greater than 325 K (52 °C) wall temperature;
Greek: μπορεί να θερμαίνεται σε θερμοκρασία τοιχωμάτων 325 K (52 °C) κατ’ ανώτατο όριο·
English: FH Filter holder
Greek: FH Υποδοχέας φίλτρου
English: The filter holder:
Greek: Ο υποδοχέας φίλτρου:
English: shall have a 12,5° (from centre) divergent cone angle to transition from the transfer line diameter to the exposed diameter of the filter face;
Greek: πρέπει να έχει αποκλίνουσα γωνία κώνου 12,5° (από το κέντρο) προς τη μετάβαση της διαμέτρου της γραμμής μεταφοράς στην εκτιθέμενη διάμετρο του μετώπου του φίλτρου·
English: Multiple filter changers (auto changers) are acceptable, as long as there is no interaction between sampling filters.
Greek: Είναι δεκτοί εναλλάκτες πολλαπλών φίλτρων (αυτόματοι εναλλάκτες), όταν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φίλτρων δειγματοληψίας.
English: PTFE membrane filters shall be installed in a specific cassette within the filter holder.
Greek: Τα φίλτρα μεμβράνης PTFE εγκαθίστανται σε ειδική κασέτα εντός του υποδοχέα φίλτρου.
English: An inertial pre-classifier with a 50 per cent cut point between 2,5 µm and 10 µm shall be installed immediately upstream of the filter holder, if an open tube sampling probe facing upstream is used.
Greek: Αν χρησιμοποιείται καθετήρας δειγματοληψίας πρέπει να είναι ανοικτός σωλήνας στραμμένος προς τα ανάντη, μπορεί να εγκατασταθεί, απευθείας ανάντη του υποδοχέα φίλτρου, από 2,5 µm έως 10 µm, αδρανειακός προβαθμονομητής με σημείο διακοπής 50 %.
English: P Sampling pump
Greek: P Αντλία δειγματοληψίας
English: A flow controller shall be used for controlling the particulate sample flow rate.
Greek: Χρησιμοποιείται διάταξη ελέγχου του ρυθμού ροής του δείγματος σωματιδίων.
English: Gas meter or flow instrumentation to determine the particulate sample flow through the particulate filter.
Greek: Ο μετρητής αερίου ή το όργανο για τον προσδιορισμό της ροής του δείγματος σωματιδίων μέσω του φίλτρου σωματιδίων.
English: It may be installed upstream or downstream of the sampling pump P.
Greek: Μπορεί να τοποθετηθεί ανάντη ή κατάντη της αντλίας δειγματοληψίας P.
English: Gas meter or flow instrumentation to determine the secondary dilution airflow through the particulate filter.
Greek: Ο μετρητής αερίου ή το όργανο για τον προσδιορισμό της ροής του αέρα βοηθητικής αραίωσης μέσω του φίλτρου σωματιδίων.
English: The ball valve shall have an inside diameter not less than the inside diameter of the particulate transfer tube PTT, and a switching time of less than 0,5 s.
Greek: Η σφαιρική βαλβίδα έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον ίση με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα μεταφοράς σωματιδίων (PTT) και χρόνο μεταγωγής μικρότερο από 0,5 δευτερόλεπτα.
English: Mean value and standard deviation
Greek: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση
English: The arithmetic mean value shall be calculated as follows:
Greek: Η αριθμητική μέση τιμή υπολογίζεται ως εξής:
English: The standard deviation shall be calculated as follows:
Greek: Η μέση απόκλιση υπολογίζεται ως εξής:
English: The slope of the regression shall be calculated as follows:
Greek: Η καμπύλη της παλινδρόμησης υπολογίζεται ως εξής:
English: The y intercept of the regression shall be calculated as follows:
Greek: Το σημείο τομής του y με την καμπύλη παλινδρόμησης υπολογίζεται ως εξής:
English: The standard error of estimate (SEE) shall be calculated as follows:
Greek: Το τυπικό σφάλμα εκτίμησης (SEE) υπολογίζεται ως εξής:
English: The coefficient of determination shall be calculated as follows:
Greek: Ο συντελεστής προσδιορισμού υπολογίζεται ως εξής:
English: Determination of system equivalency
Greek: Προσδιορισμός της ισοδυναμίας του συστήματος
English: The determination of system equivalency according to paragraph 5.1.1 shall be based on a 7 sample pair (or larger) correlation study between the candidate system and one of the accepted reference systems of this Annex using the appropriate test cycle(s).
Greek: Ο προσδιορισμός της ισοδυναμίας του συστήματος σύμφωνα με το σημείο 5.1.1 βασίζεται σε μελέτη συσχετισμού ανάμεσα σε 7 (ή και περισσότερα) ζεύγη δειγμάτων του υποψήφιου συστήματος και ενός από τα αποδεκτά συστήματα αναφοράς του παρόντος παραρτήματος που χρησιμοποιούν τον (τους) κατάλληλο(-ους) κύκλο(-ους) δοκιμών.
English: This statistical method examines the hypothesis that the sample standard deviation and sample mean value for an emission measured with the candidate system do not differ from the sample standard deviation and sample mean value for that emission measured with the reference system.
Greek: Η στατιστική αυτή μέθοδος εξετάζει την υπόθεση ότι η τυπική απόκλιση δείγματος και η μέση τιμή για μια εκπομπή που μετράται με το υποψήφιο σύστημα να μην διαφέρουν από την τυπική απόκλιση δείγματος και τη μέση τιμή δείγματος για την εκπομπή αυτή που μετράται με το σύστημα αναφοράς.
English: The hypothesis shall be tested on the basis of a 10 per cent significance level of the F and t values. The critical F and t values for 7 to 10 sample pairs are given in table 9.
Greek: Η υπόθεση δοκιμάζεται με βάση επίπεδο σημαντικότητας 10 % για τις τιμές F και t. Οι κρίσιμες τιμές F και t για τα ζεύγη δειγμάτων 7 έως 10 παρατίθενται στον πίνακα 9.
English: If the F and t values calculated according to the equation below are greater than the critical F and t values, the candidate system is not equivalent.
Greek: Εάν οι τιμές F και t που υπολογίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους είναι μεγαλύτερες από τις κρίσιμες τιμές F και t, το υποψήφιο σύστημα δεν είναι ισοδύναμο.
English: Calculate the mean values xR
Greek: Υπολογίστε τις μέσες τιμές xR
English: (the greater of the two standard deviations sR or sC shall be in the numerator)
Greek: (η μεγαλύτερη από τις δύο τυπικές αποκλίσεις SR ή SC πρέπει να βρίσκεται στον αριθμητή).
English: Compare the calculated F and t values with the critical F and t values corresponding to the respective number of tests indicated in table 9.
Greek: Συγκρίνετε τις τιμές F και t που υπολογίσατε με τις κρίσιμες τιμές F και t που αφορούν τον αντίστοιχο αριθμό δοκιμών, όπως παρατίθενται στον πίνακα 9.
English: If larger sample sizes are selected, consult statistical tables for 10 per cent significance (90 per cent confidence) level.
Greek: Εάν επιλέξετε μεγαλύτερα μεγέθη δειγμάτων, συμβουλευτείτε τους στατιστικούς πίνακες για το επίπεδο σημαντικότητας 10 % (90 % εμπιστοσύνη).
English: if F < Fcrit and t < tcrit, then the candidate system is equivalent to the reference system of this Annex
Greek: εάν F < Fcrit και t < tcrit, τότε το υποψήφιο σύστημα είναι ισοδύναμο με το σύστημα αναφοράς του παρόντος παραρτήματος·
English: if F ≥ Fcrit or t ≥ tcrit, then the candidate system is different from the reference system of this Annex
Greek: εάν F ≥ Fcrit ή t ≥ tcrit, τότε το υποψήφιο σύστημα είναι διαφορετικό από το σύστημα αναφοράς του παρόντος παραρτήματος.
English: All but a tiny part of the carbon in the exhaust comes from the fuel, and all but a minimal part of this is manifest in the exhaust gas as CO2.
Greek: Όλος ο άνθρακας στην εξάτμιση εκτός από ένα μικρό μέρος προέρχεται από το καύσιμο και όλος ο άνθρακας εκτός από ένα ελάχιστο μέρος εμφανίζεται στο καυσαέριο ως CO2.
English: The flow of carbon into the exhaust measurement systems is determined from the fuel flow rate.
Greek: Η ροή του άνθρακα στο σύστημα μέτρησης των καυσαερίων καθορίζεται από το ρυθμό ροής του καυσίμου.
English: Carbon flow rate into the engine (location 1)
Greek: Ρυθμός ροής του άνθρακα στον κινητήρα (θέση 1)
English: The carbon mass flow rate into the engine for a fuel CHαOε is given by:
Greek: Ο ρυθμός ροής μάζας του άνθρακα στον κινητήρα για καύσιμο CHαOε δίνεται από την εξίσωση:
English: Carbon flow rate in the raw exhaust (location 2)
Greek: Ρυθμός ροής του άνθρακα στο πρωτογενές καυσαέριο (θέση 2)
English: The carbon mass flow rate in the exhaust pipe of the engine shall be determined from the raw CO2 concentration and the exhaust gas mass flow rate:
Greek: Ο ρυθμός ροής της μάζας του άνθρακα στο σωλήνα της εξάτμισης του κινητήρα προσδιορίζεται από τη συγκέντρωση του πρωτογενούς CO2 και το ρυθμό ροής της μάζας του καυσαερίου:
English: is the wet CO2 concentration in the raw exhaust gas, per cent
Greek: η συγκέντρωση σε υγρή βάση του CO2 στα πρωτογενή καυσαέρια, επί τοις εκατό
English: is the wet CO2 concentration in the ambient air, per cent
Greek: η συγκέντρωση σε υγρή βάση του CO2 στον αέρα περιβάλλοντος, %
English: is the exhaust gas mass flow rate on wet basis, kg/s
Greek: ο ρυθμός ροής της μάζας καυσαερίων σε υγρή βάση, σε kg/s
English: If CO2 is measured on a dry basis it shall be converted to a wet basis according to paragraph 8.1.
Greek: Εάν το CO2 μετράται σε ξηρά βάση, πρέπει να μετατρέπεται σε υγρή βάση σύμφωνα με το σημείο 8.1.
English: Carbon flow rate in the dilution system (location 3)
Greek: Ρυθμός ροής του άνθρακα στο σύστημα αραίωσης (θέση 3)
English: For the partial flow dilution system, the splitting ratio also needs to be taken into account.
Greek: Για το σύστημα αραίωσης μερικής ροής, πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η αναλογία διαχωρισμού.
English: The carbon flow rate shall be determined from the dilute CO2 concentration, the exhaust gas mass flow rate and the sample flow rate:
Greek: Ο ρυθμός ροής του άνθρακα προσδιορίζεται από τη συγκέντρωση του αραιωμένου CO2, το ρυθμό ροής της μάζας του καυσαερίου και το ρυθμό ροής του δείγματος:
English: is the wet CO2 concentration in the dilute exhaust gas at the outlet of the dilution tunnel, per cent
Greek: η συγκέντρωση σε υγρή βάση του CO2 στο αραιωμένο καυσαέριο στην έξοδο της σήραγγας αραίωσης, %
English: is the sample flow of exhaust gas into partial flow dilution system, kg/s
Greek: η ροή του δείγματος καυσαερίου σε σύστημα αραίωσης μερικής ροής, σε kg/s
English: If CO2 is measured on a dry basis, it shall be converted to wet basis according to paragraph 8.1.
Greek: Εάν το CO2 μετράται σε ξηρά βάση, πρέπει να μετατρέπεται σε υγρή βάση σύμφωνα με το σημείο 8.1.
English: Calculation of the molar mass of the exhaust gas
Greek: Υπολογισμός της γραμμομοριακής μάζας του καυσαερίου
English: The molar mass of the exhaust gas shall be calculated according to equation 41 (see paragraph 8.4.2.4)
Greek: Η γραμμομοριακή μάζα του καυσαερίου υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 41 (βλ. σημείο 8.4.2.4)
English: Alternatively, the following exhaust gas molar masses may be used:
Greek: Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής γραμμομοριακές μάζες:
English: Speed and torque denormalisation procedure
Greek: Διαδικασία απομαλοποίησης ροπής και αριθμού στροφών
English: Given the following values:
Greek: Με δεδομένες τις ακόλουθες τιμές:
English: With the maximum torque of 700 Nm observed from the mapping curve at 1178 min–1
Greek: Με μέγιστη ροπή 700 Nm να παρατηρείται στην καμπύλη ροπής σε στροφές 1178 το λεπτό–1
English: Basic data for stoichiometric calculations
Greek: Βασικά δεδομένα για στοιχειομετρικούς υπολογισμούς
English: Atomic mass of hydrogen
Greek: Ατομική μάζα υδρογόνου
English: Atomic mass of carbon
Greek: Ατομική μάζα άνθρακα
English: Atomic mass of sulphur
Greek: Ατομική μάζα θείου
English: Atomic mass of nitrogen
Greek: Ατομική μάζα αζώτου
English: Atomic mass of oxygen
Greek: Ατομική μάζα οξυγόνου
English: Atomic mass of argon
Greek: Ατομική μάζα αργού
English: Molar mass of water
Greek: Γραμμομοριακή μάζα νερού
English: Molar mass of carbon dioxide
Greek: Γραμμομοριακή μάζα διοξειδίου του άνθρακα
English: Molar mass of carbon monoxide
Greek: Γραμμομοριακή μάζα μονοξειδίου του άνθρακα
English: Molar mass of oxygen
Greek: Γραμμομοριακή μάζα οξυγόνου
English: Molar mass of nitrogen
Greek: Γραμμομοριακή μάζα αζώτου
English: Molar mass of nitric oxide
Greek: Γραμμομοριακή μάζα μονοξείδιο του αζώτου
English: Molar mass of nitrogen dioxide
Greek: Γραμμομοριακή μάζα διοξειδίου του αζώτου
English: Molar mass of sulphur dioxide
Greek: Γραμμομοριακή μάζα θείου
English: Molar mass of dry air
Greek: Γραμμομοριακή μάζα ξηρού αέρα
English: Assuming no compressibility effects, all gases involved in the engine intake/combustion/exhaust process can be considered to be ideal and any volumetric calculations shall therefore be based on a molar volume of 22,414 l/mol according to Avogadro’s hypothesis.
Greek: Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει επίδραση συμπιεστότητας, όλα τα αέρια που είναι παρόντα στη διαδικασία εισαγωγής/καύσης/εξάτμισης του κινητήρα μπορούν να θεωρηθούν ιδανικά και κάθε υπολογισμός όγκου πρέπει επομένως να βασίζεται σε γραμμομοριακό όγκο 22,414 l/mol σύμφωνα με την υπόθεση Avogadro.
English: Gaseous emissions (diesel fuel)
Greek: Αέριες εκπομπές (καύσιμο ντίζελ)
English: The measurement data of an individual point of the test cycle (data sampling rate of 1 Hz) for the calculation of the instantaneous mass emission are shown below.
Greek: Τα δεδομένα της μέτρησης ενός μεμονωμένου σημείου του κύκλου δοκιμής (ρυθμός δειγματοληψίας των δεδομένων 1 Hz) για τον υπολογισμό των στιγμιαίων εκπομπών μάζας παρατίθενται παρακάτω.
English: In this example, CO and NOx are measured on a dry basis, HC on a wet basis.
Greek: Στο παράδειγμα αυτό, τα CO και NOx μετρώνται σε ξηρά βάση, ενώ οι HC σε υγρή βάση.
English: The calculation procedure is identical for the other points of the cycle.
Greek: Η διαδικασία υπολογισμού είναι η ίδια και για τα λοιπά σημεία του κύκλου.
English: The calculation example shows the rounded intermediate results of the different steps for better illustration.
Greek: Το παράδειγμα υπολογισμού δείχνει τα στρογγυλοποιημένα ενδιάμεσα αποτελέσματα των διαφόρων βημάτων για καλύτερη επεξήγηση.
English: It should be noted that for actual calculation, rounding of intermediate results is not permitted (see paragraph 8).
Greek: Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό δεν επιτρέπεται η στρογγυλοποίηση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (βλ. σημείο 8).
English: The following fuel composition is considered:
Greek: Εξετάζεται η ακόλουθη σύνθεση καυσίμου:
English: Step 1: Dry/wet correction (paragraph 8.1):
Greek: Βήμα 1: Διόρθωση για ξηρά/υγρή βάση (σημείο 8.1):
English: Equation (16): kf = 0,055584 × 13,45 - 0,0001083 × 86,5 - 0,0001562 × 0,05 = 0,7382
Greek: Εξίσωση (16): kf = 0,055584 × 13,45 – 0,0001083 × 86,5 – 0,0001562 × 0,05 = 0,7382
English: Equation (13): kw,a= 1–1,2434×8+111,12×13,45×0,005
Greek: Εξίσωση (13): kw,a= 1–1,2434×8+111,12×13,45×0,005
English: Step 2: NOx correction for temperature and humidity (paragraph 8.2.1):
Greek: Βήμα 2: Διόρθωση των NOx για θερμοκρασία και υγρασία (σημείο 8.2.1):
English: Step 3: Calculation of the instantaneous emission of each individual point of the cycle (paragraph 8.4.2.3):
Greek: Βήμα 3: Υπολογισμός των στιγμιαίων εκπομπών για κάθε σημείο του κύκλου (σημείο 8.4.2.3):
English: Step 4: Calculation of the mass emission over the cycle by integration of the instantaneous emission values and the u values from table 5 (paragraph 8.4.2.3):
Greek: Βήμα 4: Υπολογισμός της μάζας των εκπομπών σε ολόκληρο τον κύκλο από το ολοκλήρωμα των τιμών των στιγμιαίων εκπομπών και των τιμών u από τον πίνακα 5 (σημείο 8.4.2.3):