geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: For critical (choked) flow, Kv will have a relatively constant value.
Greek: Για την κρίσιμη ροή (στραγγαλισμού), ο Kv θα έχει σχετικά σταθερή τιμή.
English: As pressure decreases (vacuum increases), the venturi becomes unchoked and Kv decreases, which indicates that the CFV is operated outside the permissible range.
Greek: Καθώς μειώνεται η πίεση (αυξάνεται το κενό), αποστραγγαλίζεται η ροή του στο βεντούρι και μειώνεται ο Kv, γεγονός που υποδηλώνει ότι το CFV λειτουργεί εκτός της επιτρεπτής κλίμακας.
English: For a minimum of eight points in the region of critical flow, the average Kv and the standard deviation must be calculated.
Greek: Πρέπει να υπολογίζονται η μέση KV και η τυπική απόκλιση για ένα ελάχιστο οκτώ σημείων στην περιοχή κρίσιμης ροής.
English: The standard deviation must not exceed ± 0,3 per cent of the average Kv.
Greek: Η τυπική απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 0,3 % του μέσου Kv.
English: The total accuracy of the CVS sampling system and analytical system must be determined by introducing a known mass of a pollutant gas into the system while it is being operated in the normal manner.
Greek: Πρέπει να προσδιορίζεται η συνολική ακρίβεια του συστήματος δειγματοληψίας και του αναλυτικού συστήματος CVS με την εισαγωγή γνωστής μάζας αερίου ρύπου στο σύστημα, ενώ αυτό λειτουργεί κανονικά.
English: The pollutant is analysed, and the mass calculated according to annex 4, appendix 2, paragraph 4.3., except in the case of propane where a factor of 0,000472 is used in place of 0,000479 for HC.
Greek: Ο ρύπος αναλύεται και υπολογίζεται η μάζα σύμφωνα με το παράρτημα 4, προσάρτημα 2, σημείο 4.3., εκτός από την περίπτωση του προπανίου όπου χρησιμοποιείται για τους HC ο συντελεστής 0,000472 αντί του 0,000479.
English: Either of the following two techniques must be used.
Greek: Πρέπει να χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες τεχνικές.
English: Metering with a critical flow orifice
Greek: Μέτρηση με ακροφύσιο κρίσιμης ροής
English: A known quantity of pure gas (carbon monoxide or propane) must be fed into the CVS system through a calibrated critical orifice.
Greek: Το σύστημα CVS πρέπει να τροφοδοτείται με γνωστή ποσότητα καθαρού αερίου (μονοξείδιο του άνθρακα ή προπάνιο) μέσω βαθμονομημένου στομίου κρίσιμης ροής.
English: If the inlet pressure is high enough, the flow rate, which is adjusted by means of the critical flow orifice, is independent of the orifice outlet pressure (≡ critical flow).
Greek: Εάν η πίεση στην είσοδο είναι αρκετά υψηλή, ο ρυθμός ροής, ο οποίος προσαρμόζεται μέσω του στομίου κρίσιμης ροής, είναι ανεξάρτητος της πίεσης στην έξοδο του στομίου (≡ κρίσιμη ροή).
English: The CVS system must be operated as in a normal exhaust emission test for about 5 to 10 minutes.
Greek: Το σύστημα CVS πρέπει να λειτουργεί όπως και στην κανονική δοκιμή εκπομπής καυσαερίου για περίπου 5 με 10 λεπτά.
English: A gas sample must be analysed with the usual equipment (sampling bag or integrating method), and the mass of the gas calculated.
Greek: Ένα δείγμα αερίου πρέπει να αναλύεται με το συνήθη εξοπλισμό (σάκος δειγματοληψίας ή μέθοδος ολοκλήρωσης) και να υπολογίζεται η μάζα του αερίου.
English: The mass so determined must be within ± 3 per cent of the known mass of the gas injected.
Greek: Η μάζα αυτή πρέπει να περικλείεται στα όρια ± 3 % της γνωστής μάζας του αερίου τροφοδότησης.
English: Metering by means of a gravimetric technique
Greek: Μέτρηση με σταθμική τεχνική
English: The weight of a small cylinder filled with carbon monoxide or propane must be determined with a precision of ± 0,01 gram.
Greek: Πρέπει να προσδιορίζεται το βάρος μικρού κυλίνδρου που έχει πληρωθεί με μονοξείδιο του άνθρακα ή προπάνιο με ακρίβεια ± 0,01 gram.
English: For about 5 to 10 minutes, the CVS system must be operated as in a normal exhaust emission test, while carbon monoxide or propane is injected into the system.
Greek: Για περίπου 5 έως 10 λεπτά, το σύστημα CVS πρέπει να λειτουργεί όπως σε κανονική δοκιμή εκπομπών καυσαερίου, ενώ στο σύστημα εγχύεται μονοξείδιο του άνθρακα ή προπάνιο.
English: The quantity of pure gas discharged must be determined by means of differential weighing.
Greek: Η ποσότητα του καθαρού αερίου που εκλύεται πρέπει να υπολογίζεται μέσω της διαφοράς του βάρους.
English: Each component must be calibrated as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this Regulation.
Greek: Κάθε κατασκευαστικό στοιχείο πρέπει να βαθμονομείται με τη συχνότητα που απαιτείται, ώστε να πληροί τις σχετικές με την ακρίβεια απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
English: The calibration method to be used is described in this paragraph for the components indicated in annex 4, appendix 4, paragraph 4. and annex 4, appendix 6, paragraph 2.
Greek: Η μέθοδος βαθμονόμησης που πρέπει να χρησιμοποιείται περιγράφεται στο παρόν σημείο προκειμένου για τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 4, σημείο 4 και παράρτημα 4, προσάρτημα 6, σημείο 2.
English: The calibration of gas flow meters or flow measurement instrumentation must be traceable to international and/or national standards.
Greek: Η βαθμονόμηση των μετρητών ροής αερίων ή των οργάνων μέτρησης της ροής πρέπει να γίνεται με βάση τα διεθνή και/ή εθνικά πρότυπα.
English: The maximum error of the measured value must be within ± 2 per cent of reading.
Greek: Το μέγιστο σφάλμα στη μετρούμενη τιμή πρέπει να περικλείεται στα όρια ± 2 % της ένδειξης.
English: If the gas flow is determined by differential flow measurement, the maximum error of the difference must be such that the accuracy of GEDF is within ± 4 per cent (see also annex 4, appendix 6, paragraph 2.2.1., EGA).
Greek: Αν η ροή αερίου προσδιορίζεται με διαφορική μέτρηση ροής, το μέγιστο σφάλμα της διαφοράς πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η ακρίβεια του GEDF να κυμαίνεται μεταξύ± 4 % (βλέπε και παράρτημα 4, προσάρτημα 6, σημείο 2.2.1., EGA).
English: It can be calculated by taking the root mean square of the errors of each instrument.
Greek: Μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας τη μέση τετραγωνική ρίζα των σφαλμάτων κάθε οργάνου.
English: The range of the exhaust gas velocity and the pressure oscillations must be checked and adjusted according to the requirements of annex 4, appendix 6, paragraph 2.2.1., EP, if applicable.
Greek: Η κλίμακα της ταχύτητας εξόδου του καυσαερίου και οι διακυμάνσεις της πίεσης πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 4, προσάρτημα 6, σημείο 2.2.1., EP, εάν αυτές έχουν εφαρμογή.
English: The flow measurement instrumentation must be calibrated at least every 3 months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration.
Greek: Τα όργανα μέτρησης της ροής πρέπει να βαθμονομούνται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες ή όποτε γίνεται κάποια επισκευή ή μετατροπή στο σύστημα που μπορεί να επηρεάσει τη βαθμονόμηση.
English: The opacimeter must be calibrated as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this Regulation.
Greek: Το νεφελόμετρο πρέπει να βαθμονομείται όσο συχνά είναι απαραίτητο ώστε να πληροί τις σχετικές με την ακρίβεια απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
English: The calibration method to be used is described in this paragraph for the components indicated in annex 4, appendix 4, paragraph 5. and annex 4, appendix 6, paragraph 3.
Greek: Η μέθοδος βαθμονόμησης που πρέπει να χρησιμοποιείται περιγράφεται στο παρόν σημείο προκειμένου για τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 4, σημείο 5 και στο παράρτημα 4, προσάρτημα 6, σημείο 3.
English: The opacimeter must be warmed up and stabilised according to the manufacturer's recommendations.
Greek: Το νεφελόμετρο πρέπει να προθερμαίνεται και να σταθεροποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
English: If the opacimeter is equipped with a purge air system to prevent sooting of the instrument optics, this system should also be activated and adjusted according to the manufacturer's recommendations.
Greek: Αν το νεφελόμετρο είναι εφοδιασμένο με σύστημα καθαρισμού του αέρα για την αποφυγή της απόθεσης αιθάλης στα οπτικά εξαρτήματα του οργάνου, τότε και το σύστημα αυτό πρέπει να ενεργοποιείται και να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
English: Establishment of the linearity response
Greek: Προσδιορισμός της γραμμικής απόκρισης
English: The linearity of the opacimeter must be checked in the opacity readout mode as per the manufacturer's recommendations.
Greek: Η γραμμικότητα του νεφελόμετρου πρέπει να ελέγχεται στη θέση ανάγνωσης της θολότητας σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
English: Three neutral density filters of known transmittance, which must meet the requirements of annex 4, appendix 4, paragraph 5.2.5., must be introduced to the opacimeter and the value recorded.
Greek: Πρέπει να εισάγονται στο νεφελόμετρο τρία ουδέτερα φίλτρα γνωστής διαπερατότητας, τα οποία πρέπει να να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 4, προσάρτημα 4, σημείο 5.2.5., και να καταγράφονται οι τιμές.
English: The neutral density filters must have nominal opacities of approximately 10 %, 20 % and 40 %.
Greek: Τα ουδέτερα φίλτρα πρέπει να έχουν ονομαστική θολότητα περίπου 10 %, 20 % και 40 %, αντίστοιχα.
English: The linearity must not differ by more than ± 2 per cent opacity from the nominal value of the neutral density filter.
Greek: Η γραμμικότητα δεν πρέπει να διαφέρει κατά περισσότερο από ± 2 % θολότητας από την ονομαστική τιμή του ουδέτερου φίλτρου πυκνότητας.
English: Any non-linearity exceeding the above value must be corrected prior to the test.
Greek: Κάθε μη γραμμικότητα που υπερβαίνει την ανωτέρω τιμή πρέπει να διορθώνεται πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής.
English: The opacimeter must be calibrated according to paragraph 4.2.2. at least every 3 months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration.
Greek: Τα νεφελόμετρα πρέπει να βαθμονομούνται σύμφωνα με το σημείο 4.2.2. τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες ή όποτε γίνεται επισκευή ή μετατροπή στο σύστημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βαθμονόμηση.
English: Paragraph 1.2. and figures 7 and 8 contain detailed descriptions of the recommended sampling and analysing systems.
Greek: Το σημείο 1.2. και τα σχήματα 7 και 8 περιέχουν λεπτομερείς περιγραφές των προτεινομένων συστημάτων δειγματοληψίας και ανάλυσης.
English: Since various configurations can produce equivalent results, exact conformance with figures 7 and 8 is not required.
Greek: Επειδή διάφορες διατάξεις μπορούν να παραγάγουν ισοδύναμα αποτελέσματα, δεν απαιτείται ακριβής τήρηση των σχημάτων 7 και 8.
English: Additional components such as instruments, valves, solenoids, pumps, and switches may be used to provide additional information and coordinate the functions of the component systems.
Greek: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα στοιχεία, όπως π.χ. όργανα, βαλβίδες, πηνία, αντλίες και διακόπτες, για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για το συντονισμό των λειτουργιών των επί μέρους συστημάτων.
English: An analytical system for the determination of the gaseous emissions in the raw (Figure 7, ESC only) or diluted (Figure 8. ETC and ESC) exhaust gas is described based on the use of:
Greek: Περιγράφεται σύστημα ανάλυσης για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων στο πρωτογενές (σχήμα 7, ESC μόνο) ή αραιωμένο (σχήμα 8, ETC και ESC) καυσαέριο με βάση τη χρήση:
English: NDIR analysers for the measurement of carbon monoxide and carbon dioxide;
Greek: αναλυτών NDIR για τη μέτρηση του μονοξειδίου και του διοξειδίου του άνθρακα,
English: HCLD or equivalent analyser for the measurement of the oxides of nitrogen;
Greek: HCLD ή ισοδύναμου αναλυτή για τη μέτρηση των οξειδίων του αζώτου.
English: The sample for all components may be taken with one sampling probe or with two sampling probes located in close proximity and internally split to the different analysers.
Greek: Tο δείγμα για όλα τα συστατικά μπορεί να ληφθεί με έναν καθετήρα ή με δύο καθετήρες δειγματοληψίας τοποθετημένους πολύ κοντά και εσωτερικά διαχωρισμένους κατά τους διάφορους αναλυτές.
English: Care must be taken that no condensation of exhaust components (including water and sulphuric acid) occurs at any point of the analytical system.
Greek: Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη γίνεται συμπύκνωση των συστατικών του καυσαερίου (συμπεριλαμβανομένου του νερού και του θειικού οξέος) σε κανένα σημείο του αναλυτικού συστήματος.
English: Components of figures 7 and 8
Greek: Στοιχεία των σχημάτων 7 και 8
English: Exhaust gas sampling probe (Figure 7 only)
Greek: Καθετήρας δειγματοληψίας καυσαερίου (σχήμα 7 μόνο)
English: The inside diameter must not be greater than the inside diameter of the sampling line.
Greek: Η εσωτερική του διάμετρος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική διάμετρο της γραμμής δειγματοληψίας.
English: The wall thickness of the probe must not be greater than 1 mm. There must be a minimum of 3 holes in 3 different radial planes sized to sample approximately the same flow.
Greek: Το πάχος των τοιχωμάτων του καθετήρα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1 mm. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις οπές σε τρια διαφορετικά κάθετα προς τον άξονα επίπεδα, με μέγεθος τέτοιο ώστε να δειγματοληπτούν περίπου την ίδια ροή.
English: The probe must extend across at least 80 per cent of the diameter of the exhaust pipe.
Greek: Ο καθετήρας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 80 % της διαμέτρου του σωλήνα εξαγωγής.
English: One or two sampling probes may be used.
Greek: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένας ή δύο καθετήρες δειγματοληψίας.
English: Diluted exhaust gas HC sampling probe (Figure 8 only)
Greek: Καθετήρας δειγματοληψίας αραιωμένου καυσαερίου HC (σχήμα 8 μόνο)
English: The probe must:
Greek: Ο καθετήρας πρέπει:
English: be defined as the first 254 mm to 762 mm of the heated sampling line HSL1;
Greek: να ορίζεται ως τα πρώτα 254 έως 762 mm της θερμαινόμενης δειγματοληπτικής γραμμής HSL1,
English: be installed in the dilution tunnel DT (see paragraph 2.3., Figure 20) at a point where the dilution air and exhaust gas are well mixed (i.e. approximately 10 tunnel diameters downstream of the point where the exhaust enters the dilution tunnel);
Greek: να τοποθετείται στο κανάλι αραίωσης DT (βλέπε σημείο 2.3., σχήμα 20) σε σημείο όπου ο αέρας αραίωσης και το καυσαέριο αναμιγνύεται καλά (δηλ. περίπου σε απόσταση 10 διαμέτρων του καναλιού κατάντη του σημείου όπου το καυσαέριο εισέρχεται στο κανάλι αραίωσης),
English: be sufficiently distant (radially) from other probes and the tunnel wall so as to be free from the influence of any wakes or eddies;
Greek: να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση (κάθετη προς τον άξονα) από άλλους καθετήρες και από τα τοιχώματα του καναλιού ώστε να μην υφίσταται την επίδραση τυχόν κυματισμών ή δινών,
English: be heated so as to increase the gas stream temperature to 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) at the exit of the probe.
Greek: να θερμαίνεται ώστε να αυξάνει τη θερμοκρασία του ρεύματος του αερίου στους 463 Κ ± 10 Κ (190 °C ± 10 °C) στην έξοδο του καθετήρα.
English: Diluted exhaust gas CO, CO2, NOx sampling probe (Figure 8 only)
Greek: Καθετήρας δειγματοληψίας αραιωμένου καυσαερίου CO, CO2, NOx (σχήμα 8 μόνο)
English: be heated and insulated over its entire length to a minimum temperature of 328 K (55 °C) to prevent water condensation.
Greek: να θερμαίνεται και να μονώνεται καθ’ όλο το μήκος του μέχρι μία ελάχιστη θερμοκρασία 328 K (55 °C) ± 10 K για να παρεμποδίζεται η συμπύκνωση του νερού.
English: Heated sampling line
Greek: Θερμαινόμενη γραμμή δειγματοληψίας
English: The sampling line provides a gas sample from a single probe to the split point(s) and the HC analyser.
Greek: Η γραμμή δειγματοληψίας παρέχει δείγμα αερίου από ένα μόνο καθετήρα στο/α σημείο/α διαχωρισμού και στον αναλυτή HC.
English: The sampling line must:
Greek: Η γραμμή δειγματοληψίας πρέπει:
English: have a 5 mm minimum and a 13,5 mm maximum inside diameter;
Greek: να έχει ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 5 mm και μέγιστη 13,5 mm,
English: maintain a wall temperature of 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) as measured at every separately controlled heated section, if the temperature of the exhaust gas at the sampling probe is equal to or below 463 K (190 °C);
Greek: να διατηρεί τη θερμοκρασία τοιχωμάτων στους 463 Κ ± 10 Κ (190 °C ± 10 °C), όπως μετράται σε κάθε χωριστά θερμαινόμενο τμήμα, εάν η θερμοκρασία του καυσαερίου στο δειγματοληπτικό καθετήρα είναι ίση ή μικρότερη από 463 Κ (190 °C),
English: maintain a wall temperature greater than 453 K (180 °C), if the temperature of the exhaust gas at the sampling probe is above 463 K (190 °C);
Greek: να διατηρεί τη θερμοκρασία τοιχωμάτων άνω των 453 Κ (180 °C), εάν η θερμοκρασία του καυσαερίου στον δειγματοληπτικό καθετήρα είναι μεγαλύτερη από 463 Κ (190 °C),
English: maintain a gas temperature of 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) immediately before the heated filter F2 and the HFID;
Greek: να διατηρεί τη θερμοκρασία αερίου στους 463 Κ ± 10 Κ (190 °C ± 10 °C) αμέσως πριν από το θερμαινόμενο φίλτρο F2 και τον HFID,
English: Heated NOx sampling line
Greek: Θερμαινόμενη γραμμή δειγματοληψίας NOx
English: maintain a wall temperature of 328 K to 473 K (55 °C to 200 °C), up to the converter C when using a cooling bath B, and up to the analyser when a cooling bath B is not used.
Greek: να διατηρεί τη θερμοκρασία τοιχωμάτων στους 328 Κ έως 473 Κ (55 °C έως 200 °C) μέχρι τον μετατροπέα C, όταν χρησιμοποιείται ψυκτικό λουτρό Β, και μέχρι τον αναλυτή όταν δεν χρησιμοποιείται ψυκτικό λουτρό Β,
English: Sampling line for CO and CO2
Greek: Γραμμή δειγματοληψίας CO και CO2
English: The line must be made of PTFE or stainless steel.
Greek: Η γραμμή πρέπει να είναι κατασκευασμένη από PTFE ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
English: Background bag (optional; Figure 8 only)
Greek: Σάκος υποβάθρου (προαιρετικός, σχήμα 8 μόνο)
English: For the sampling of the background concentrations
Greek: Για τη δειγματοληψία προσδιορισμού των συγκεντρώσεων του υποβάθρου.
English: Sample bag (optional; Figure 8 CO and CO2 only)
Greek: Σάκος δείγματος (προαιρετικός, σχήμα 8, μόνο για CO και CO2)
English: The temperature must be the same as HSL1.
Greek: Η θερμοκρασία πρέπει να είναι ίδια με εκείνη της HSL1.
English: The filter must extract any solid particles from the gas sample prior to the analyser.
Greek: Το φίλτρο πρέπει να αφαιρεί τυχόν στερεά σωματίδια από το δείγμα των αερίων πριν από τον αναλυτή.
English: The filter must be changed as needed.
Greek: Το φίλτρο πρέπει να αλλάζεται όποτε είναι απαραίτητο.
English: Heated sampling pump
Greek: Θερμαινόμενη αντλία δειγματοληψίας
English: The pump must be heated to the temperature of HSL1.
Greek: Η αντλία πρέπει να θερμαίνεται στη θερμοκρασία της HSL1.
English: The temperature must be kept at 453 K to 473 K (180 °C to 200 °C).
Greek: Η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται στους 453 Κ έως 473 Κ (180 °C έως 200 °C).
English: A converter must be used for the catalytic reduction of NO2 to NO prior to analysis in the CLD or HCLD.
Greek: Πρέπει να χρησιμοποιείται μετατροπέας για την καταλυτική αναγωγή του ΝΟ2 σε ΝΟ πριν από την ανάλυση στον CLD ή HCLD.
English: Cooling bath (optional)
Greek: Ψυκτικό λουτρό (προαιρετικό)
English: To cool and condense water from the exhaust sample.
Greek: Για την ψύξη και συμπύκνωση του νερού από το δείγμα του καυσαερίου.
English: The bath must be maintained at a temperature of 273 K to 277 K (0 °C to 4 °C) by ice or refrigeration.
Greek: Το λουτρό πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 273 Κ έως 277 Κ (0 °C έως 4 °C) με πάγο ή ψύξη.
English: It is optional if the analyser is free from water vapour interference as determined in annex 4, appendix 5, paragraphs 1.9.1. and 1.9.2.
Greek: Είναι προαιρετικό, εάν ο αναλυτής δεν υφίσταται απόσβεση λόγω νερού, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 5, σημεία 1.9.1. και 1.9.2.
English: If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point must be monitored either within the water trap or downstream.
Greek: Εάν το νερό απομακρύνεται με συμπύκνωση, πρέπει να παρακολουθείται η θερμοκρασία του αερίου του δείγματος ή το σημείο δρόσου είτε μέσα στην παγίδα νερού είτε στα κατάντη.
English: The sample gas temperature or dew point must not exceed 280 K (7 °C).
Greek: Η θερμοκρασία του αερίου του δείγματος ή το σημείο δρόσου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 280 Κ (7 °C).
English: To monitor the temperature of the NO2 - NO converter.
Greek: Για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας του μετατροπέα NO2 – NO.
English: To control the pressure of the air and the fuel, respectively, for the HFID.
Greek: Για τον έλεγχο της πίεσης του αέρα και του καυσίμου, αντιστοίχως, για τον HFID.
English: To control the pressure in the sampling lines and the flow to the analysers.
Greek: Για τον έλεγχο της πίεσης στις στις γραμμές δειγματοληψίας και της ροής προς τους αναλυτές.
English: To monitor the flow rate through the analysers.
Greek: Για την παρακολούθηση του ρυθμού ροής μέσω των αναλυτών.
English: Suitable valving for selecting sample, span gas or zero gas flow to the analysers.
Greek: Κατάλληλο σύστημα βαλβίδων για την επιλογή ροής δείγματος, αερίου βαθμονόμησης ή αερίου μηδενισμού προς τους αναλυτές.
English: To by-pass the NO2-NO converter.
Greek: Για την παράκαμψη του μετατροπέα NO2 – NO.
English: To balance the flow through the NO2-NO converter C and the by-pass.
Greek: Για την εξισορρόπηση της ροής μέσω του μετατροπέα C NO2 – NO και της παράκαμψης.
English: To regulate the flows to the analysers.
Greek: Για τη ρύθμιση της ροής στους αναλυτές.
English: Toggle valve (optional)
Greek: Βαλβίδα με γλωσσίδα (προαιρετική)
English: Gas chromatographic method (GC, Figure 9)
Greek: Μέθοδος αέριας χρωματογραφίας (GC, σχήμα 9)
English: The column separates various components according to their boiling points so that they elute from the column at different times.
Greek: Η στήλη διαχωρίζει τα διάφορα συστατικά ανάλογα με το σημείο ζέσεώς τους, με αποτέλεσμα να εκλούονται από αυτή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
English: Since it is not a continuous analysis technique, it can only be used in conjunction with the bag sampling method as described in annex 4, appendix 4, paragraph 3.4.2.
Greek: Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για τεχνική συνεχούς ανάλυσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τη μέθοδο δειγματοληψίας σάκου, που περιγράφεται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 4, σημείο 3.4.2.
English: For NMHC an automated GC with a FID must be used.
Greek: Για την ανάλυση NMHC πρέπει να χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένη μέθοδος GC με FID.
English: The exhaust gas must be sampled into a sampling bag from which a part must be taken and injected into the GC.
Greek: Πρέπει να λαμβάνεται δείγμα καυσαερίου σε δειγματοληπτικό σάκο, ένα μέρος του οποίου πρέπει να εγχύνεται στη διάταξη GC.
English: The sample is separated into two parts (CH4/Air/CO and NMHC/CO2/H2O) on the Porapak column.
Greek: Το δείγμα διαχωρίζεται σε δύο κλάσματα (CH4/αέρας/CO και NMHC/CO2/H2O) στη στήλη Porapak.
English: A complete cycle from injection of one sample to injection of a second can be made in 30 s. To determine NMHC, the CH4 concentration must be subtracted from the total HC concentration (see annex 4, appendix 2, paragraph 4.3.1.).
Greek: Ο πλήρης κύκλος από την έγχυση ενός δείγματος μέχρι την έγχυση του επόμενου μπορεί να συμπληρωθεί σε διάστημα 30 s. Για τον προσδιορισμό των NMHC, η συγκέντρωση του CH4 αφαιρείται από τη συνολική συγκέντρωση HC (βλέπε παράρτημα 4, προσάρτημα 2, σημείο 4.3.1.).
English: Other GC methods can also be used based on good engineering judgement.
Greek: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι GC βάσει ορθής τεχνικής κρίσης.
English: Porapak N, 180/300 µm (50/80 mesh), 610 mm length × 2,16 mm ID must be used and conditioned at least 12 h at 423 K (150 °C) with carrier gas prior to initial use.
Greek: Πρέπει να χρησιμοποιείται στήλη Porapak Ν, 180/300 μm (άνοιγμα βροχίδων 50/80), μήκους 610 mm και εσωτερικής διαμέτρου 2,16 mm, προετοιμασμένη πριν από την αρχική χρήση τουλάχιστον επί 12 ώρες σε θερμοκρασία 423 Κ (150 °C) με φέρον αέριο.
English: Molecular sieve column
Greek: Στήλη μοριακού κόσκινου