geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The determination of the methane and non-methane hydrocarbon fraction shall be performed with a heated non-methane cutter (NMC) and two FIDs as per Appendix 2 to this annex, paragraph A.2.1.4 and paragraph A.2.1.5.
Greek: Ο προσδιορισμός του μεθανίου και του κλάσματος υδρογονανθράκων πλην μεθανίου εκτελείται με θερμαινόμενο διαχωριστή υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (NMC) και δύο FID όπως στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος, σημείο Α.2.1.4. και σημείο Α.2.1.5.
English: Two measurement instruments are specified for NOx measurement and either instrument may be used provided it meets the criteria specified in paragraphs 9.3.2.6.1 or 9.3.2.6.2, respectively.
Greek: Δύο όργανα μέτρησης προβλέπονται για τη μέτρηση NOx και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα δύο υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια των σημείων 9.3.2.6.1 ή 9.3.2.6.2, αντίστοιχα.
English: If measured on a dry basis, the oxides of nitrogen analyzer shall be of the chemiluminescent detector (CLD) or heated chemiluminescent detector (HCLD) type with a NO2/NO converter.
Greek: Ο αναλυτής οξειδίων του αζώτου θα είναι τύπου ανιχνευτή χημειφωταύγειας (CLD) ή θερμαινόμενου ανιχνευτή χημειφωταύγειας (HCLD) με μετατροπέα NO2/NO, αν η μέτρηση γίνεται εν ξηρώ.
English: If measured on a wet basis, a HCLD with converter maintained above 328 K (55 °C) shall be used, provided the water quench check (see paragraph 9.3.9.2.2) is satisfied.
Greek: Αν γίνεται σε υγρή βάση, χρησιμοποιείται HCLD με μετατροπέα που διατηρείται σε θερμοκρασία άνω των 328 Κ (55 °C), με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου της παρεμποδιστικής δράσης των υδρατμών είναι ικανοποιητικά (βλέπε σημείο 9.3.9.2.2).
English: For both CLD and HCLD, the sampling path shall be maintained at a wall temperature of 328 K to 473 K (55 °C to 200 °C) up to the converter for dry measurement and up to the analyzer for wet measurement.
Greek: Και στις δύο περιπτώσεις, CLD και HCLD, η διαδρομή δειγματοληψίας διατηρείται σε θερμοκρασία τοιχωμάτων 328 K έως 473 K (55 °C έως 200 °C) μέχρι τον μετατροπέα για ξηρή μέτρηση και μέχρι τον αναλυτή για υγρή μέτρηση.
English: A non-dispersive ultraviolet (NDUV) analyzer shall be used to measure NOx concentration.
Greek: Αναλυτής μη διαχεόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας (NDUV) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των NOx.
English: If the NDUV analyzer measures only NO, a NO2/NO converter shall be placed upstream of the NDUV analyzer.
Greek: Εάν ο αναλυτής NDUV μετρά μόνο NO, ένας μετατροπέας NO2/NO τοποθετείται ανάντη του αναλυτή NDUV.
English: The NDUV temperature shall be maintained to prevent aqueous condensation, unless a sample dryer is installed upstream of the NO2/NO converter, if used, or upstream of the analyzer.
Greek: Η θερμοκρασία NDUV διατηρείται για την πρόληψη υδατικής συγκέντρωσης, εκτός εάν αποξηραντής δείγματος εγκατασταθεί ανάντη του μετατροπέα NO2/NO, ή ανάντη του αναλυτή.
English: The air to fuel measurement equipment used to determine the exhaust gas flow as specified in paragraph 8.4.1.6 shall be a wide range air to fuel ratio sensor or lambda sensor of Zirconia type.
Greek: Ο εξοπλισμός μέτρησης του λόγου αέρα προς καύσιμο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ροής καυσαερίου, όπως ορίζεται στο σημείο 8.4.1.6, είναι αισθητήρας λόγου αέρα προς καύσιμο ευρέος φάσματος ή αισθητήρας λάμδα τύπου διοξειδίου του ζιρκονίου.
English: ± 3 per cent of reading for λ < 2
Greek: ± 3 τοις εκατό της ένδειξης για λ < 2
English: ± 5 per cent of reading for 2 ≤ λ < 5
Greek: ±5 τοις εκατό της ένδειξης για 2 ≤ λ < 5
English: ± 10 per cent of reading for 5 ≤ λ
Greek: ±10 τοις εκατό της ένδειξης για 5 ≤ λ
English: To fulfil the accuracy specified above, the sensor shall be calibrated as specified by the instrument manufacturer.
Greek: Για την επίτευξη της ακρίβειας που ορίζεται παραπάνω, ο αισθητήρας βαθμονομείται όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή του οργάνου.
English: The shelf life of all gases shall be respected.
Greek: Τηρείται ο χρόνος ζωής όλων των αερίων.
English: The following gases shall be available for operation:
Greek: Διαθέσιμα για χρήση είναι τα ακόλουθα αέρια:
English: (Purity > 99,5 per cent vol O2)
Greek: (Καθαρότητα > 99.5 % κατ’ όγκο O2)
English: (Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
Greek: (Μόλυνση ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
English: (Contamination ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 10 ppm CO2, ≤ 0,02 ppm NO)
Greek: (Μόλυνση ≤ 0.05 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 10 ppm CO2, ≤ 0.02 ppm NO)
English: (Contamination ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 10 ppm CO2)
Greek: (Μόλυνση ≤ 0.05 ppm C1, ≤ 10 ppm CO2)
English: (Oxygen content between 20,5 - 21,5 per cent vol.)
Greek: (Περιεκτικότητα σε οξυγόνο 20,5-21 % κατ’ όγκο)
English: Mixtures of gases having the following chemical compositions shall be available, if applicable.
Greek: Διατίθενται μείγματα αερίων με την ακόλουθη χημική σύνθεση.
English: C3H8 and purified synthetic air (see paragraph 9.3.3.1);
Greek: C3H8 και καθαρός συνθετικός αέρας (βλέπε σημείο 9.3.3.1)·
English: NO and purified nitrogen;
Greek: NO και καθαρό άζωτο·
English: C2H6 and purified synthetic air.
Greek: C2H6 και καθαρός συνθετικός αέρας
English: The true concentration of a calibration and span gas shall be within ± 1 per cent of the nominal value, and shall be traceable to national or international standards.
Greek: Η πραγματική συγκέντρωση ενός αερίου βαθμονόμησης είναι ± 1 % της ονομαστικής τιμής και να είναι σύμφωνη με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα.
English: All concentrations of calibration gas shall be given on a volume basis (volume per cent or volume ppm).
Greek: Όλες οι συγκεντρώσεις αερίων βαθμονόμησης δίνονται κατ’ όγκο (επί τοις εκατό κατ’ όγκο ή ppm όγκου).
English: The accuracy of the gas divider shall be such that the concentration of the blended calibration gases is accurate to within ± 2 per cent.
Greek: Η ακρίβεια του διαχωριστή αερίων είναι τέτοια ώστε η συγκέντρωση των αναμεμειγμένων αερίων βαθμονόμησης να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ± 2 %.
English: This accuracy implies that primary gases used for blending shall be known to an accuracy of at least ± 1 per cent, traceable to national or international gas standards.
Greek: Η ακρίβεια αυτή προϋποθέτει ότι τα πρωτογενή αέρια που χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη είναι γνωστά με ακρίβεια τουλάχιστον ±1 %, σε σχέση με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα αέρια.
English: This difference shall in each point be within ± 1 per cent of the nominal value.
Greek: Η διαφορά αυτή είναι σε κάθε σημείο στο ± 1 % της ονομαστικής τιμής.
English: For conducting the linearity verification according to paragraph 9.2.1, the gas divider shall be accurate to within ± 1 per cent.
Greek: Για τη διενέργεια του γραμμικού ελέγχου σύμφωνα με το σημείο 9.2.1, ο διαχωριστής αερίων είναι ακριβείας ±1 %.
English: The oxygen concentrations required for positive ignition and compression ignition engine testing are listed in Table 8 with the remainder being purified nitrogen.
Greek: Οι απαιτούμενες συγκεντρώσεις οξυγόνου για δοκιμές σε κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης και κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση αναγράφονται στον πίνακα 8 και το υπόλοιπο είναι καθαρό άζωτο.
English: O2 concentration (per cent)
Greek: Συγκέντρωση O2 (%)
English: The analyzer pump shall be switched on.
Greek: Τίθεται σε λειτουργία η αντλία του αναλυτή.
English: After an initial stabilization period all flowmeters will read approximately zero in the absence of a leak.
Greek: Εάν δεν υπάρχει διαρροή, μετά από μια αρχική περίοδο σταθεροποίησης, όλοι οι μετρητές ροής θα δείχνουν σχεδόν μηδέν.
English: The maximum allowable leakage rate on the vacuum side shall be 0,5 per cent of the in-use flow rate for the portion of the system being checked.
Greek: Η μέγιστη ανοχή διαρροής στην πλευρά του κενού είναι 0.5% της κατά τη χρήση παροχής για το σημείο του συστήματος που υποβάλλεται σε έλεγχο.
English: The analyzer flows and bypass flows may be used to estimate the in-use flow rates.
Greek: Για τον υπολογισμό των κατά τη χρήση παροχών μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ροές του αναλυτή και οι παρακαμπτήριες ροές.
English: After an initial stabilization period the pressure increase Δp (kPa/min) in the system shall not exceed:
Greek: Ύστερα από μια αρχική περίοδο σταθεροποίησης, η αύξηση της πίεσης Δp (kPa/min) στο σύστημα δεν υπερβαίνει:
English: If for a correctly calibrated analyzer after an adequate period of time the reading is ≤ 99 per cent compared to the introduced concentration, this points to a leakage problem that shall be corrected.
Greek: Εάν μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα η ένδειξη είναι ≤ 99 % της εισαχθείσας συγκέντρωσης, αυτό δείχνει την ύπαρξη προβλημάτων βαθμονόμησης ή διαρροής που πρέπει να διορθωθούν.
English: The system settings for the response time evaluation shall be exactly the same as during measurement of the test run (i.e. pressure, flow rates, filter settings on the analyzers and all other response time influences).
Greek: Οι ρυθμίσεις του συστήματος για την αξιολόγηση του χρόνου απόκρισης είναι ακριβώς ίδιες με αυτές κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δοκιμής (δηλαδή πίεση, ρυθμοί ροής, ρυθμίσεις φίλτρου στους αναλυτές και όλες οι άλλες επιδράσεις στο χρόνο απόκρισης).
English: The gas switching shall be done in less than 0,1 second.
Greek: Η μεταγωγή αερίου γίνεται σε λιγότερο από 0.1 δευτερόλεπτο.
English: The gases used for the test shall cause a concentration change of at least 60 per cent full scale (FS).
Greek: Το αέριο που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή προκαλεί μεταβολή συγκέντρωσης τουλάχιστον 60 % FS.
English: For time alignment of the analyzer and exhaust flow signals, the transformation time is defined as the time from the change (t0) until the response is 50 per cent of the final reading (t50).
Greek: Για τη χρονική ευθυγράμμιση του αναλυτή και των σημάτων ροής καυσαερίων, ο χρόνος μετατροπής ορίζεται ως ο χρόνος από τη μεταβολή (t0) έως ότου η απόκριση φθάσει το 50 % της τελικής ένδειξης (t50).
English: The system response time shall be ≤ 10 s with a rise time of ≤ 2,5 seconds in accordance with paragraph 9.3.1.7 for all limited components (CO, NOx, HC or NMHC) and all ranges used.
Greek: Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος είναι ≤ 10 δευτερόλεπτα με χρόνο ανόδου ≤ 2.5 δευτερόλεπτα σύμφωνα με το σημείο 9.3.1.7 για όλα τα περιορισμένα συστατικά (CO, NOx, HC ή NMHC) και όλες τις κλίμακες που χρησιμοποιούνται.
English: When using a NMC for the measurement of NMHC, the system response time may exceed 10 seconds.
Greek: Όταν χρησιμοποιείται NMC για τη μέτρηση NMHC, ο χρόνος απόκρισης του συστήματος μπορεί να υπερβεί τα 10 δευτερόλεπτα.
English: The efficiency of the converter used for the conversion of NO2 into NO is tested as given in paragraphs 9.3.6.1 to 9.3.6.8 (see Figure 8).
Greek: Η απόδοση του μετατροπέα που χρησιμοποιείται για την μετατροπή του NO2 σε NO ελέγχεται σύμφωνα με τα σημεία 9.3.6.1 έως 9.3.6.8 (βλέπε σχήμα 8).
English: Scheme of NO2 converter efficiency device
Greek: Σχηματική διάταξη για τον έλεγχο της απόδοσης μετατροπέα NO2
English: Using the test setup as schematically shown in Figure 8 and the procedure below, the efficiency of the converter shall be tested by means of an ozonator.
Greek: Χρησιμοποιώντας τη διάταξη δοκιμής που παρουσιάζεται σχηματικά στο σχήμα 8 και την παρακάτω διαδικασία, η απόδοση του μετατροπέα ελέγχεται με τη βοήθεια οζονιστήρα.
English: The CLD and the HCLD shall be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which shall amount to about 80 per cent of the operating range and the NO2 concentration of the gas mixture to less than 5 per cent of the NO concentration).
Greek: Οι CLD και HCLD βαθμονομούνται για τις συνηθέστερες περιοχές λειτουργίας ακολουθώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιώντας αέριο μηδενισμού και αέριο βαθμονόμησης (η περιεκτικότητα των οποίων σε NO ανέρχεται στο 80 % περίπου της περιοχής λειτουργίας και η συγκέντρωση του NO2 στο αέριο μείγμα σε λιγότερο από το 5 % της συγκέντρωσης του NO).
English: The NOx analyzer shall be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter.
Greek: Ο αναλυτής των ΝΟx βρίσκεται στη θέση ΝΟ, ώστε το αέριο βαθμονόμησης να μην διέρχεται μέσω του μετατροπέα.
English: The indicated concentration has to be recorded.
Greek: Η ένδειξη της συγκέντρωσης καταγράφεται.
English: Via a T-fitting, oxygen or zero air shall be added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20 per cent less than the indicated calibration concentration given in paragraph 9.3.6.2 (the analyzer is in the NO mode).
Greek: Μέσω σωλήνωσης σχήματος Τ, προστίθενται συνεχώς οξυγόνο ή αέρας μηδενικής περιεκτικότητας στη ροή αερίου, μέχρις ότου η ένδειξη συγκέντρωσης να είναι περίπου κατά 20% χαμηλότερη από την ένδειξη της συγκέντρωσης βαθμονόμησης που αναφέρεται στο σημείο 9.3.6.2. (ο αναλυτής βρίσκεται σε λειτουργία ΝΟ).
English: The indicated concentration (d) shall be recorded (the analyzer is in the NO mode).
Greek: Καταγράφεται η ένδειξη συγκέντρωσης (d) (ο αναλυτής βρίσκεται στη θέση λειτουργίας ΝΟ).
English: The NO analyzer shall be switched to the NOx mode so that the gas mixture (consisting of NO, NO2, O2 and N2) now passes through the converter.
Greek: Ο αναλυτής ΝΟ ρυθμίζεται στη θέση λειτουργίας ΝΟx, έτσι ώστε το μείγμα αερίων (που αποτελείται από ΝΟ, ΝΟ2, Ο2 και Ν2) να διέρχεται τώρα από τον μετατροπέα.
English: The indicated concentration (a) shall be recorded (the analyzer is in the NOx mode).
Greek: Καταγράφεται η ένδειξη συγκέντρωσης (a) (ο αναλυτής βρίσκεται στη θέση λειτουργίας ΝΟx).
English: Switched to NO mode with the ozonator deactivated, the flow of oxygen or synthetic air shall be shut off. The NOx reading of the analyzer shall not deviate by more than ± 5 per cent from the value measured according to paragraph 9.3.6.2 (the analyzer is in the NO mode).
Greek: Η ένδειξη NOx αναλυτή δεν αποκλίνει περισσότερο από ± 5 % από την τιμή που μετράται σύμφωνα με το σημείο 9.3.6.2. (ο αναλυτής βρίσκεται σε λειτουργία ΝΟ).
English: The efficiency of the converter shall be tested at least once per month.
Greek: Η απόδοση του μετατροπέα ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
English: The efficiency of the converter ENOx shall not be less than 95 per cent.
Greek: Η απόδοση του μετατροπέα ENOx δεν είναι μικρότερη από 95 %.
English: If, with the analyzer in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 per cent to 20 per cent according to paragraph 9.3.6.5, the highest range which will give the reduction shall be used.
Greek: Αν, με τον αναλυτή στη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα, ο οζονιστήρας δεν μπορεί να εξασφαλίσει μείωση από το 80% στο 20% σύμφωνα με το σημείο 9.3.6.5, τότε χρησιμοποιείται η ανώτατη κλίμακα που μπορεί να εξασφαλίσει τη μείωση.
English: Optimization of the detector response
Greek: Βελτιστοποίηση της απόκρισης του ανιχνευτή
English: The FID shall be adjusted as specified by the instrument manufacturer.
Greek: Ο ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID) ρυθμίζεται όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή του οργάνου.
English: A propane in air span gas shall be used to optimize the response on the most common operating range.
Greek: Για τη βελτιστοποίηση της απόκρισης στη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη περιοχή λειτουργίας, χρησιμοποιείται ως αέριο βαθμονόμησης μείγμα προπανίου και αέρα.
English: The fuel flow shall be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specification.
Greek: Η ροή καυσίμου ρυθμίζεται επαυξητικά επάνω και κάτω από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
English: This is the initial flow rate setting which may need further optimization depending on the results of the hydrocarbon response factors and the oxygen interference check according to paragraphs 9.3.7.2 and 9.3.7.3.
Greek: Αυτή είναι η αρχική ρύθμιση παροχής που μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση ανάλογα με τα αποτελέσματα των συντελεστών απόκρισης υδρογονανθράκων και του ελέγχου παρεμβολής οξυγόνου σύμφωνα με τα σημεία 9.3.7.2. και 9.3.7.3.
English: If the oxygen interference or the hydrocarbon response factors do not meet the following specifications, the airflow shall be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specifications, repeating paragraphs 9.3.7.2 and 9.3.7.3 for each flow.
Greek: Αν η παρεμβολή οξυγόνου ή οι συντελεστές απόκρισης υδρογονανθράκων δεν πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές, η ροή αέρα ρυθμίζεται επαυξητικά επάνω και κάτω από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ενώ τα σημεία 9.3.7.2. και 9.3.7.3. επαναλαμβάνονται για κάθε ροή.
English: The optimization may optionally be conducted using the procedures outlined in SAE paper No 770141.
Greek: Προαιρετικά, η βελτιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στο πρότυπο SAE αριθ. 770141.
English: A linearity verification of the analyzer shall be performed using propane in air and purified synthetic air according to paragraph 9.2.1.3.
Greek: Διενεργείται γραμμικός έλεγχος του αναλυτή με τη χρήση μείγματος προπανίου και αέρα και καθαρό συνθετικό αέρα, σύμφωνα με το σημείο 9.2.1.3.
English: Response factors shall be determined when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Greek: Οι συντελεστές απόκρισης προσδιορίζονται όταν τίθεται σε λειτουργία ένας αναλυτής και μετά από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.
English: The concentration of the test gas shall be at a level to give a response of approximately 80 per cent of full scale.
Greek: Η συγκέντρωση του αερίου δοκιμής είναι σε επίπεδο που να συνεπάγεται απόκριση της τάξης του 80% της πλήρους κλίμακας.
English: The concentration shall be known to an accuracy of ± 2 per cent in reference to a gravimetric standard expressed in volume.
Greek: Η συγκέντρωση είναι γνωστή με ακρίβεια ± 2% σε σχέση με σταθμικό πρότυπο εκφρασμένο σε όγκο.
English: In addition, the gas cylinder shall be preconditioned for 24 hours at a temperature of 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Greek: Επιπλέον, ο κύλινδρος του αερίου προετοιμάζεται επί 24 ώρες σε θερμοκρασία 298 Κ ± 5 Κ (25 °C ± 5 °C).
English: Methane and purified synthetic air 1,00 ≤ rh ≤ 1,15;
Greek: Μεθάνιο και καθαρός συνθετικός αέρας 1,00 ≤ rh ≤ 1.15·
English: Propylene and purified synthetic air 0,90 ≤ rh ≤ 1,1;
Greek: Προπυλένιο και καθαρός συνθετικός αέρας 0,90 ≤ rh ≤ 1.1·
English: Toluene and purified synthetic air 0,90 ≤ rh ≤ 1,1.
Greek: Τολουόλιο και καθαρός συνθετικός αέρας 0,90 ≤ rh ≤ 1.1.
English: For raw exhaust gas analyzers only, the oxygen interference check shall be performed when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Greek: Μόνο για τους αναλυτές πρωτογενών καυσαερίων, ο έλεγχος παρεμβολής οξυγόνου πραγματοποιείται όταν τίθεται σε λειτουργία ένας αναλυτής και μετά από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.
English: A measuring range shall be chosen where the oxygen interference check gases will fall in the upper 50 per cent.
Greek: Επιλέγεται περιοχή μέτρησης στην οποία τα αέρια ελέγχου παρεμβολής οξυγόνου εμπίπτουν στην άνω του 50 % περιοχή.
English: The test shall be conducted with the oven temperature set as required.
Greek: Η δοκιμή διεξάγεται με την απαιτούμενη θερμοκρασία κλιβάνου.
English: The analyzer shall be set at zero;
Greek: Ο αναλυτής ρυθμίζεται στο μηδέν.
English: The analyzer shall be spanned with the 0 per cent oxygen blend for positive ignition engines.
Greek: Για κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης, ο αναλυτής ρυθμίζεται στο μέγιστο της κλίμακάς του με μείγμα με 0% οξυγόνο.
English: The 5 per cent and 10 per cent oxygen interference check gases shall be introduced;
Greek: Εισάγονται τα αέρια ελέγχου παρεμβολής οξυγόνου 5 % και 10 %.
English: The oxygen interference EO2 shall be calculated for each mixture in step (d) as follows:
Greek: στ) Η παρεμβολή οξυγόνου EO2 υπολογίζεται για κάθε μείγμα στο βήμα δ) ως εξής:
English: is the reference HC concentration in step (b), ppm C
Greek: είναι η συγκέντρωση αναφοράς HC στο βήμα β), σε ppm C
English: is the reference HC concentration in step (d), ppm C
Greek: είναι η συγκέντρωση αναφοράς HC στο βήμα δ), σε ppm C
English: is the full scale HC concentration in step (b), ppm C
Greek: είναι η συγκέντρωση πλήρους κλίμακας HC στο βήμα β), σε ppm C
English: is the full scale HC concentration in step (d), ppm C
Greek: είναι η συγκέντρωση πλήρους κλίμακας HC στο βήμα δ), σε ppm C
English: is the measured HC concentration in step (b), ppm C
Greek: είναι η μετρούμενη συγκέντρωση HC στο βήμα β), σε ppm C
English: is the measured HC concentration in step (d), ppm C
Greek: είναι η μετρούμενη συγκέντρωση HC στο βήμα δ), σε ppm C
English: The oxygen interference EO2 shall be less than ± 1,5 per cent for all required oxygen interference check gases prior to testing;
Greek: Η παρεμβολή οξυγόνου EO2 είναι μικρότερη από ± 1.5% για όλα τα απαιτούμενα αέρια ελέγχου παρεμβολής οξυγόνου πριν από τη δοκιμή.
English: If the oxygen interference EO2 is greater than ± 1,5 per cent, corrective action may be taken by incrementally adjusting the airflow above and below the manufacturer's specifications, the fuel flow and the sample flow;
Greek: Αν η παρεμβολή οξυγόνου EO2 είναι μεγαλύτερη από ± 1,5 %, μπορούν να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, με την επαυξητική ρύθμιση της ροής αέρα επάνω και κάτω από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, της ροής καυσίμου και της ροή δείγματος.
English: The NMC is used for the removal of the non-methane hydrocarbons from the sample gas by oxidizing all hydrocarbons except methane.
Greek: Ο NMC χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των υδρογονανθράκων πλην του μεθανίου από το αέριο δείγματος μέσω οξείδωσης του συνόλου των υδρογονανθράκων με εξαίρεση το μεθάνιο.
English: For the accurate measurement of NMHC, the two efficiencies shall be determined and used for the calculation of the NMHC emission mass flow rate (see paragraph 8.6.2).
Greek: Για την ακριβή μέτρηση των NMHC, προσδιορίζονται οι δύο βαθμοί απόδοσης και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της παροχής μάζας εκπομπών NMHC (βλέπε σημείο 8.6.2.).
English: Methane Efficiency
Greek: Απόδοση ως προς το μεθάνιο
English: is the HC concentration with CH4 flowing through the NMC, ppm C
Greek: είναι η συγκέντρωση HC με ροή του CH4 μέσω του NMC, σε ppm C
English: is the HC concentration with CH4 bypassing the NMC, ppm C
Greek: είναι η συγκέντρωση HC με παράκαμψη του NMC από το CH4, σε ppm C
English: Ethane Efficiency
Greek: Απόδοση ως προς το αιθάνιο
English: is the HC concentration with C2H6 flowing through the NMC, ppm C
Greek: είναι η συγκέντρωση HC με ροή C2H4 μέσω του NMC, σε ppm C
English: is the HC concentration with C2H6 bypassing the NMC, ppm C
Greek: είναι η συγκέντρωση HC με παράκαμψη του NMC από το C2H6, σε ppm C
English: Other gases than the one being analyzed can interfere with the reading in several ways.
Greek: Στην ένδειξη μπορούν να παρεμβαίνουν με διάφορους τρόπους άλλα αέρια εκτός από εκείνο που υποβάλλεται σε ανάλυση.
English: The interference checks in paragraphs 9.3.9.1 and 9.3.9.3 shall be performed prior to an analyzer's initial use and after major service intervals.
Greek: Οι έλεγχοι των παρεμβολών στα σημεία 9.3.9.1 και 9.3.9.3 διενεργούνται πριν από την αρχική χρήση ενός αναλυτή και ύστερα από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.
English: CO analyzer interference check
Greek: Έλεγχος παρεμβολής σε αναλυτές CO
English: Water and CO2 can interfere with the CO analyzer performance.
Greek: Στην επίδοση του αναλυτή CO μπορεί να παρεμβαίνει το νερό και το CO2.
English: Therefore, a CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 per cent of full scale of the maximum operating range used during testing shall be bubbled through water at room temperature and the analyzer response recorded.
Greek: Συνεπώς, διοχετεύεται, υπό μορφή φυσαλίδων μέσω νερού σε θερμοκρασία δωματίου, CO2 ρύθμισης της κλίμακας με συγκέντρωση 80 % έως 100 % της πλήρους κλίμακας στη μέγιστη περιοχή σε λειτουργία που χρησιμοποιείται στη διάρκεια του ελέγχου και καταγράφεται η απόκριση του αναλυτή.
English: The analyzer response shall not be more than 2 per cent of the mean CO concentration expected during testing.
Greek: Η απόκριση του αναλυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2 % της μέσης συγκέντρωσης CO που αναμένεται κατά τις δοκιμές.
English: The sum of the two scaled interference values shall meet the tolerance specified in this paragraph.
Greek: Το άθροισμα των δύο υπολογισθεισών τιμών παρεμβολής ανταποκρίνεται στην ανοχή που προβλέπεται στο παρόν σημείο.