geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The analytical balance used to determine the weights of all filters must have a precision (standard deviation) of 20 µg and a resolution of 10 µg (1 digit = 10 µg).
Greek: Ο αναλυτικός ζυγός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των βαρών όλων των φίλτρων πρέπει να έχει ακρίβεια (τυπική απόκλιση) 20 µg και αναλυτική ικανότητα 10 µg (1 ψηφίο = 10 µg).
English: For filters less than 70 mm diameter, the precision and resolution must be 2 µg and 1 µg, respectively.
Greek: Για φίλτρα με διάμετρο μικρότερη από 70 mm, η ακρίβεια και η αναλυτική ικανότητα πρέπει να είναι 2 µg και 1 µg, αντιστοίχως.
English: To eliminate the effects of static electricity, the filters should be neutralised prior to weighing, e.g. by a Polonium neutraliser or a device of similar effect.
Greek: Για την εξάλειψη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισμού, τα φίλτρα πριν από τη ζύγιση πρέπει να καθίστανται ουδέτερα π.χ. με ένα εξουδετερωτή πολωνίου ή με κάποια διάταξη παρόμοιας δράσης.
English: All parts of the dilution system and the sampling system from the exhaust pipe up to the filter holder, which are in contact with raw and diluted exhaust gas, must be designed to minimise deposition or alteration of the particulates.
Greek: Όλα τα μέρη του συστήματος αραίωσης και του συστήματος δειγματοληψίας από το σωλήνα εξαγωγής μέχρι τον υποδοχέα του φίλτρου, που βρίσκονται σε επαφή με το πρωτογενές και το αραιωμένο καυσαέριο, πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η εναπόθεση ή η αλλοίωση των σωματιδίων.
English: All parts must be made of electrically conductive materials that do not react with exhaust gas components, and must be electrically grounded to prevent electrostatic effects.
Greek: Όλα τα μέρη πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ηλεκτρικώς αγώγιμα υλικά που να μην αντιδρούν με τα συστατικά του καυσαερίου και να είναι γειωμένα για την παρεμπόδιση τυχόν ηλεκτροστατικών επιδράσεων.
English: This paragraph provides specifications for the required and optional test equipment to be used for the ELR test.
Greek: Το παρόν σημείο περιέχει προδιαγραφές για τον απαραίτητο και τον προαιρετικό εξοπλισμό δοκιμών που χρησιμοποιείται στη δοκιμή ELR.
English: The smoke must be measured with an opacimeter having an opacity and a light absorption coefficient readout mode.
Greek: Η αιθάλη πρέπει να μετράται με νεφελόμετρο απευθείας ανάγνωσης της θολότητας και του συντελεστή απορρόφησης του φωτός.
English: The opacity readout mode must only be used for calibration and checking of the opacimeter.
Greek: Η ένδειξη της θολότητας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη βαθμονόμηση και τον έλεγχο του νεφελόμετρου.
English: The smoke values of the test cycle must be measured in the light absorption coefficient readout mode.
Greek: Οι τιμές αιθάλης του κύκλου δοκιμής πρέπει να μετρώνται με την ένδειξη του συντελεστή απορρόφησης του φωτός.
English: The ELR requires the use of a smoke measurement and data processing system which includes three functional units.
Greek: Για τη δοκιμή ELR απαιτείται η εφαρμογή συστήματος μέτρησης της αιθάλης και επεξεργασίας δεδομένων, που να περιλαμβάνει τρεις λειτουργικές μονάδες.
English: These units may be integrated into a single component or provided as a system of interconnected components.
Greek: Οι μονάδες αυτές μπορούν να είναι ενσωματωμένες σε ενιαίο συγκρότημα ή να παρέχονται ως σύστημα διασυνδεδεμένων στοιχείων.
English: The three functional units are:
Greek: Οι τρεις λειτουργικές μονάδες είναι:
English: An opacimeter meeting the specifications of annex 4, appendix 6, paragraph 3.
Greek: Νεφελόμετρο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παραρτήματος 4, προσάρτημα 6, σημείο 3.
English: A data processing unit capable of performing the functions described in annex 4, appendix 1, paragraph 6.
Greek: Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων ικανή να εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 1, σημείο 6.
English: A printer and/or electronic storage medium to record and output the required smoke values specified in annex 4, appendix 1, paragraph 6.3.
Greek: Εκτυπωτής και/ή μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης για την καταγραφή και την παρουσίαση των απαιτούμενων τιμών αιθάλης που καθορίζονται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 1, σημείο 6.3.
English: The linearity must be within ± 2 per cent opacity.
Greek: Η γραμμικότητα πρέπει να περικλείεται μεταξύ των ορίων ± 2 % θολότητας.
English: The zero drift during a one hour period must not exceed ± 1 per cent opacity.
Greek: Η ολίσθηση του μηδενός σε διάστημα μιας ώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 1 % θολότητας.
English: For display in light absorption coefficient, the range must be 0-30 m–1 light absorption coefficient, and the readability 0,01 m–1 light absorption coefficient.
Greek: Η κλίμακα των ενδείξεων της θολότητας πρέπει να είναι θολότητα 0-100 %, η δε ακρίβεια ανάγνωσης να είναι 0,1 % της θολότητας. Η κλίμακα των ενδείξεων του συντελεστή απορρόφησης του φωτός πρέπει να είναι 0-30 m–1, η δε ακρίβεια ανάγνωσης 0,01 m–1 συντελεστή απορρόφησης του φωτός.
English: Instrument response time
Greek: Χρόνος απόκρισης του οργάνου
English: The physical response time of the opacimeter must not exceed 0,2 s. The physical response time is the difference between the times when the output of a rapid response receiver reaches 10 and 90 per cent of the full deviation when the opacity of the gas being measured is changed in less than 0,1 s.
Greek: Ο χρόνος φυσικής απόκρισης του νεφελόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 δευτερόλεπτα. Χρόνος φυσικής απόκρισης είναι η διαφορά μεταξύ των χρονικών στιγμών κατά τις οποίες το σήμα εξόδου ενός δέκτη ταχείας απόκρισης φθάνει το 10 και το 90 % της πλήρους απόκλισης, όταν η θολότητα του μετρούμενου αερίου μεταβάλλεται σε λιγότερο από 0,1 s.
English: The electrical response time of the opacimeter must not exceed 0,05 s. The electrical response time is the difference between the times when the opacimeter output reaches 10 and 90 per cent of the full scale when the light source is interrupted or completely extinguished in less than 0,01 s.
Greek: Ο χρόνος ηλεκτρικής απόκρισης του νεφελόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,05 s. Χρόνος ηλεκτρικής απόκρισης είναι διαφορά μεταξύ των χρονικών στιγμών κατά τις οποίες το σήμα εξόδου του νεφελόμετρου φθάνει το 10 και το 90 % της πλήρους κλίμακας, όταν η φωτεινή πηγή διακόπτεται ή σβήνει εντελώς σε λιγότερο από 0,01 s.
English: Neutral density filters
Greek: Ουδέτερα φίλτρα
English: Any neutral density filter used in conjunction with opacimeter calibration, linearity measurements, or setting span must have its value known to within 1,0 per cent opacity.
Greek: Τα ουδέτερα φίλτρα που τυχόν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη βαθμονόμηση του νεφελόμετρου, με τις μετρήσεις γραμμικότητας ή με τη ρύθμιση του εύρους της κλίμακας έχουν τιμές γνωστές εντός του 1,0 % θολότητας.
English: The filter's nominal value must be checked for accuracy at least yearly using a reference traceable to a national or international standard.
Greek: Η ονομαστική τιμή του φίλτρου πρέπει να επαληθεύεται ως προς την ακρίβεια τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, με χρήση αναφοράς σε εθνικό ή διεθνές πρότυπο.
English: Neutral density filters are precision devices and can easily be damaged during use.
Greek: Τα ουδέτερα φίλτρα αποτελούν διατάξεις ακριβείας και μπορούν εύκολα να υποστούν βλάβη κατά τη χρήση.
English: Handling should be minimised and, when required, should be done with care to avoid scratching or soiling of the filter.
Greek: Οι χειρισμοί τους θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται και, όταν είναι απαραίτητοι, θα πρέπει να γίνονται με προσοχή για την αποφυγή ρωγμών ή ρύπανσης των φίλτρων.
English: Each analyser must be calibrated as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this Regulation.
Greek: Κάθε αναλυτής πρέπει να βαθμονομείται με τη συχνότητα που απαιτείται, ώστε να πληροί τις σχετικές με την ακρίβεια απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
English: The calibration method that must be used is described in this paragraph for the analysers indicated in annex 4, appendix 4, paragraph 3. and annex 4, appendix 6, paragraph 1.
Greek: Η μέθοδος βαθμονόμησης που πρέπει να χρησιμοποιείται περιγράφεται στο παρόν σημείο προκειμένου για τους αναλυτές που αναφέρονται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 4, σημείο 3 και παράρτημα 4, προσάρτημα 6, σημείο 1.
English: The shelf life of all calibration gases must be respected.
Greek: Πρέπει να τηρείται ο χρόνος ζωής όλων των αερίων βαθμονόμησης.
English: The expiration date of the calibration gases stated by the manufacturer must be recorded.
Greek: Πρέπει να καταγράφεται η ημερομηνία λήξης των αερίων βαθμονόμησης που δηλώνει ο κατασκευαστής.
English: The required purity of the gases is defined by the contamination limits given below.
Greek: Η απαιτούμενη καθαρότητα των αερίων ορίζεται από τα όρια προσμείξεων που αναφέρονται κατωτέρω.
English: The following gases must be available for operation:
Greek: Για τις εργασίες απαιτούνται τα ακόλουθα αέρια:
English: (Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
Greek: (Μόλυνση ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
English: (Purity > 99,5 % vol O2)
Greek: (Καθαρότητα > 99,5 % κατ’όγκο O2)
English: (40 ± 2 % hydrogen, balance helium)
Greek: (40 ± 2 % υδρογόνο, το υπόλοιπο ήλιο)
English: (Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
Greek: (Ξένες προσμείξεις ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
English: Purified synthetic air
Greek: Καθαρός συνθετικός ατμοσφαιρικός αέρας
English: (Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
Greek: (Μόλυνση ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
English: (Oxygen content between 18-21 % vol.)
Greek: (Περιεκτικότητα σε οξυγόνο 18-21 % κατ’όγκο)
English: Purified propane or CO for the CVS verification
Greek: Καθαρό προπάνιο ή CO για την επαλήθευση CVS
English: Calibration and span gases
Greek: Αέρια βαθμονόμησης ή ρύθμισης του εύρους της κλίμακας
English: Mixtures of gases having the following chemical compositions must be available:
Greek: Πρέπει να είναι διαθέσιμα μείγματα αερίων με την ακόλουθη χημική σύνθεση:
English: CO and purified nitrogen;
Greek: CO και καθαρό άζωτο·
English: and purified nitrogen (the amount of NO2 contained in this calibration gas must not exceed 5 % of the NO content);
Greek: και καθαρό άζωτο (η ποσότητα ΝΟ2 που περιέχεται σ’ αυτό το αέριο βαθμονόμησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % της περιεκτικότητας σε ΝΟ)·
English: Note: Other gas combinations are allowed provided the gases do not react with one another.
Greek: Σημείωση: Επιτρέπονται και άλλοι συνδυασμοί αερίων, αρκεί αυτά να μην αντιδρούν μεταξύ τους.
English: The true concentration of a calibration and span gas must be within ± 2 per cent of the nominal value.
Greek: Η πραγματική συγκέντρωση ενός αερίου βαθμονόμησης και βαθμονόμησης πρέπει να περικλείεται μεταξύ των ορίων ± 2 % της ονομαστικής τιμής.
English: All concentrations of calibration gas must be given on a volume basis (volume percent or volume ppm).
Greek: Όλες οι συγκεντρώσεις του αερίου βαθμονόμησης πρέπει να δίδονται κατ’ όγκο (% ή ppm).
English: The gases used for calibration and span may also be obtained by means of a gas divider, diluting with purified N2 or with purified synthetic air.
Greek: Τα αέρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση και για τη ρύθμιση του εύρους της κλίμακας μπορούν να ληφθούν επίσης και με την βοήθεια διαιρέτη αερίων, αραιώνοντας με καθαρό N2 ή με καθαρό συνθετικό αέρα.
English: The accuracy of the mixing device must be such that the concentration of the diluted calibration gases may be determined to within ± 2 per cent.
Greek: Η ακρίβεια της συσκευής ανάμιξης πρέπει να είναι τέτοια ώστε η συγκέντρωση των αραιωμένων αερίων βαθμονόμησης να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ± 2 %.
English: Operating procedure for analysers and sampling system
Greek: Διαδικασία λειτουργίας των αναλυτών και του συστήματος δειγματοληψίας
English: The operating procedure for analysers must follow the start-up and operating instructions of the instrument manufacturer.
Greek: Η διαδικασία λειτουργίας των αναλυτών πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου για την εκκίνηση και τη λειτουργία.
English: The minimum requirements given in paragraphs 1.4. to 1.9. must be included.
Greek: Πρέπει να περιλαμβάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που δίδονται στα σημεία 1.4 έως 1.9.
English: A system leakage test must be performed.
Greek: Πρέπει να διενεργείται έλεγχος διαρροής του συστήματος.
English: The probe must be disconnected from the exhaust system and the end plugged.
Greek: Ο καθετήρας πρέπει να αποσυνδέεται από το σύστημα εξαγωγής και το άκρο του να φράσσεται.
English: The analyser pump must be switched on.
Greek: Πρέπει να τίθεται σε λειτουργία η αντλία του αναλυτή.
English: After an initial stabilisation period all flow meters should read zero.
Greek: Ύστερα από μία αρχική περίοδο σταθεροποίησης, όλοι οι μετρητές ροής θα πρέπει να δείχνουν μηδέν.
English: If not, the sampling lines must be checked and the fault corrected.
Greek: Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να ελέγχονται οι γραμμές δειγματοληψίας και να διορθώνεται το ελάττωμα.
English: The maximum allowable leakage rate on the vacuum side must be 0,5 per cent of the in-use flow rate for the portion of the system being checked.
Greek: Η μέγιστη ανοχή διαρροής στην πλευρά του κενού πρέπει αν είναι 0,5 % της εν χρήσει παροχής για το σημείο του συστήματος που υποβάλλεται σε έλεγχο.
English: Another method is the introduction of a concentration step change at the beginning of the sampling line by switching from zero to span gas.
Greek: Μία άλλη μέθοδος είναι η βαθμιδωτή αλλαγή της συγκέντρωσης στην αρχή της γραμμής δειγματοληψίας με μεταγωγή από το αέριο μηδενισμού στο αέριο βαθμονόμησης.
English: If after an adequate period of time the reading shows a lower concentration compared to the introduced concentration, this points to calibration or leakage problems.
Greek: Εάν ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα, η ένδειξη αντιστοιχεί σε μικρότερη συγκέντρωση από εκείνη που έχει εισαχθεί, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα βαθμονόμησης ή διαρροής.
English: Instrument assembly
Greek: Συνδεσμολογία του οργάνου
English: The instrument assembly must be calibrated and calibration curves checked against standard gases.
Greek: Η συνδεσμολογία του οργάνου πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχονται οι καμπύλες βαθμονόμησης έναντι προτύπων αερίων.
English: The same gas flow rates must be used as when sampling exhaust.
Greek: Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι ρυθμοί ροής αερίων όπως και κατά τη δειγματοληψία του καυσαερίου.
English: If not specified, a minimum of two hours is recommended for warming up the analysers.
Greek: Αν δεν προσδιορίζεται σ’αυτές, συνιστάται ελάχιστος χρόνος δύο ωρών για την προθέρμανση των αναλυτών.
English: NDIR and HFID analyser
Greek: Αναλυτές NDIR και HFID
English: The NDIR analyser must be tuned, as necessary, and the combustion flame of the HFID analyser must be optimised (paragraph 1.8.1).
Greek: Ο αναλυτής NDIR πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και η φλόγα καύσης του αναλυτή HFID (σημείο 1.8.1) πρέπει να βελτιστοποιείται.
English: Each normally used operating range must be calibrated.
Greek: Πρέπει να βαθμονομείται κάθε κλίμακα λειτουργίας που χρησιμοποιείται συνήθως.
English: Using purified synthetic air (or nitrogen), the CO, CO2, NOx and HC analysers must be set at zero.
Greek: Οι αναλυτές CO, CO2, NOx και HC πρέπει να ρυθμίζονται στην ένδειξη μηδέν με τη βοήθεια καθαρού συνθετικού αέρα (ή αζώτου).
English: The appropriate calibration gases must be introduced to the analysers, the values recorded, and the calibration curve established according to paragraph 1.5.5.
Greek: Πρέπει να εισάγονται στους αναλυτές τα κατάλληλα αέρια βαθμονόμησης, να καταγράφονται οι τιμές και να χαράσσεται η καμπύλη βαθμονόμησης σύμφωνα με το σημείο 1.5.5.
English: The zero setting must be rechecked and the calibration procedure repeated, if necessary.
Greek: Αν χρειάζεται, πρέπει να ελέγχεται εκ νέου η ρύθμιση του μηδενός και να επαναλαμβάνεται η διαδικασία βαθμονόμησης.
English: Establishment of the calibration curve
Greek: Χάραξη των καμπυλών βαθμονόμησης
English: The analyser calibration curve must be established by at least five calibration points (excluding zero) spaced as uniformly as possible.
Greek: Η καμπύλη βαθμονόμησης του αναλυτή πρέπει να ορίζεται από πέντε τουλάχιστον σημεία βαθμονόμησης (εκτός από το μηδέν) κατανεμημένα όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα.
English: The highest nominal concentration must be equal to or higher than 90 per cent of full scale.
Greek: Η υψηλότερη ονομαστική συγκέντρωση πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 90 % της πλήρους κλίμακας.
English: The calibration curve must be calculated by the method of least squares.
Greek: Η καμπύλη βαθμονόμησης πρέπει να υπολογίζεται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
English: If the resulting polynomial degree is greater than 3, the number of calibration points (zero included) must be at least equal to this polynomial degree plus 2.
Greek: Εάν ο προκύπτων βαθμός πολυωνύμου είναι μεγαλύτερος του 3, ο αριθμός των σημείων βαθμονόμησης (συμπεριλαμβανομένου του μηδενός) πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον ως άνω βαθμό πολυωνύμου συν 2.
English: The calibration curve must not differ by more than ± 2 per cent from the nominal value of each calibration point and by more than ± 1 per cent of full scale at zero.
Greek: Η καμπύλη βαθμονόμησης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 2 % από την ονομαστική τιμή κάθε σημείου βαθμονόμησης και περισσότερο από ± 1 % της πλήρους κλίμακας στο μηδέν.
English: From the calibration curve and the calibration points, it is possible to verify that the calibration has been carried out correctly.
Greek: Από την καμπύλη βαθμονόμησης και τα σημεία βαθμονόμησης μπορεί να ελεγχθεί αν η βαθμονόμηση έχει εκτελεστεί σωστά.
English: The different characteristic parameters of the analyser must be indicated, particularly:
Greek: Πρέπει να αναφέρονται οι διάφορες χαρακτηριστικές παράμετροι της συσκευής και, ιδιαίτερα:
English: Calibration below 15 per cent of Full Scale
Greek: Βαθμονόμηση στην περιοχή κάτω του 15 % της πλήρους κλίμακας
English: The analyser calibration curve must be established by at least 4 additional calibration points (excluding zero) spaced nominally equally below 15 per cent of full scale.
Greek: Η καμπύλη βαθμονόμησης του αναλυτή πρέπει να ορίζεται από τουλάχιστον τέσσερα επιπλέον σημεία βαθμονόμησης (εκτός από το μηδέν), ονομαστικά κατανεμημένα σε ίσα διαστήματα στην περιοχή κάτω του 15 % της πλήρους κλίμακας.
English: The calibration curve is calculated by the method of least squares.
Greek: Η καμπύλη βαθμονόμησης υπολογίζεται με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων.
English: The calibration curve must not differ by more than ± 4 per cent from the nominal value of each calibration point and by more than ± 1 per cent of full scale at zero.
Greek: Η καμπύλη βαθμονόμησης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 4 % από την ονομαστική τιμή κάθε σημείου βαθμονόμησης και περισσότερο από ± 1 % της πλήρους κλίμακας στο μηδέν.
English: Verification of the calibration
Greek: Επαλήθευση της βαθμονόμησης
English: Each normally used operating range must be checked prior to each analysis in accordance with the following procedure.
Greek: Κάθε κλίμακα λειτουργίας που χρησιμοποιείται συνήθως πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε ανάλυση σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.
English: The calibration must be checked by using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80 per cent of full scale of the measuring range.
Greek: Η βαθμονόμηση πρέπει να ελέγχεται με τη βοήθεια αερίου μηδενισμού και αερίου βαθμονόμησης με ονομαστική τιμή μεγαλύτερη του 80 % της πλήρους κλίμακας της περιοχής μέτρησης.
English: If, for the two points considered, the value found does not differ by more than ± 4 per cent of full scale from the declared reference value, the adjustment parameters may be modified.
Greek: Αν, για τα δύο υπό εξέταση σημεία, η τιμή που προκύπτει δεν διαφέρει περισσότερο από ± 4 % της πλήρους κλίμακας από τη δηλούμενη τιμή αναφοράς, οι παράμετροι ρύθμισης μπορούν να τροποποιηθούν.
English: Should this not be the case, a new calibration curve must be established in accordance with paragraph 1.5.5.
Greek: Στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει να χαράσσεται νέα καμπύλη βαθμονόμησης σύμφωνα με το σημείο 1.5.5.
English: Efficiency test of the NOx converter
Greek: Δοκιμή απόδοσης του μετατροπέα ΝΟx
English: The efficiency of the converter used for the conversion of NO2 into NO must be tested as given in paragraphs 1.7.1. to 1.7.8. (Figure 6).
Greek: Η απόδοση της διάταξης που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του ΝΟ2 σε ΝΟ πρέπει να ελέγχεται όπως ορίζεται στα σημεία 1.7.1 έως 1.7.8 (σχήμα 6).
English: Using the test set-up as shown in Figure 6 (see also annex 4, appendix 4, paragraph 3.3.5.) and the procedure below, the efficiency of converters can be tested by means of an ozonator.
Greek: Η απόδοση των μετατροπέων μπορεί να ελεγχθεί με τη βοήθεια οζονιστήρα, χρησιμοποιώντας τη διάταξη δοκιμής που εμφαίνεται στο σχήμα 6 (βλέπε επίσης παράρτημα 4, προσάρτημα 4, σημείο 3.3.5.) και την παρακάτω διαδικασία.
English: The CLD and the HCLD must be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which must amount to about 80 per cent of the operating range and the NO2 concentration of the gas mixture to less than 5 per cent of the NO concentration).
Greek: Οι CLD και HCLD πρέπει να βαθμονομούνται για τις συνηθέστερες περιοχές λειτουργίας ακολουθώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιώντας αέριο μηδενισμού και αέριο βαθμονόμησης (η περιεκτικότητα των οποίων σε NO πρέπει να ανέρχεται στο 80 % περίπου της περιοχής λειτουργίας και η συγκέντρωση του NO2 στο αέριο μείγμα σε λιγότερο από το 5 % της συγκέντρωσης του NO).
English: The NOx analyser must be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter.
Greek: Ο αναλυτής NOx πρέπει να ρυθμίζεται για λειτουργία με NO έτσι ώστε το αέριο βαθμονόμησης να μη διέρχεται διαμέσου του μετατροπέα.
English: The indicated concentration has to be recorded.
Greek: Η ένδειξη της συγκέντρωσης πρέπει να καταγράφεται.
English: The efficiency of the NOx converter is calculated as follows:
Greek: Η απόδοση του μετατροπέα NOx υπολογίζεται ως εξής:
English: Adding of oxygen
Greek: Προσθήκη οξυγόνου
English: Via a T-fitting, oxygen or zero air is added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20 per cent less than the indicated calibration concentration given in paragraph 1.7.2.
Greek: Μέσω σωλήνωσης σχήματος Τ, προστίθενται συνεχώς οξυγόνο ή αέρας μηδενικής περιεκτικότητας στη ροή αερίου, μέχρις ότου η ένδειξη συγκέντρωσης να είναι περίπου κατά 20 % χαμηλότερη από την ένδειξη της συγκέντρωσης βαθμονόμησης που αναφέρεται στο σημείο 1.7.2.
English: (The analyser is in the NO mode).
Greek: (Ο αναλυτής βρίσκεται σε λειτουργία ΝΟ).
English: Activation of the ozonator
Greek: Ενεργοποίηση του οζονιστήρα
English: The ozonator is now activated to generate enough ozone to bring the NO concentration down to about 20 per cent (minimum 10 per cent) of the calibration concentration given in paragraph 1.7.2.
Greek: Ο οζονιστήρας ενεργοποιείται τώρα για να παράγει αρκετό όζον, ώστε η συγκέντρωση ΝΟ να μειωθεί μέχρι περίπου το 20 % (ελάχιστο 10 %) της συγκέντρωσης βαθμονόμησης που αναφέρεται στο σημείο 1.7.2.
English: The indicated concentration d must be recorded (The analyser is in the NO mode).
Greek: Καταγράφεται η ένδειξη συγκέντρωσης d. (Ο αναλυτής σε λειτουργία ΝΟ).
English: The NO analyser is then switched to the NOx mode so that the gas mixture (consisting of NO, NO2, O2 and N2) now passes through the converter.
Greek: Ο αναλυτής ΝΟ ρυθμίζεται κατόπιν σε λειτουργία ΝΟx, ώστε το μίγμα αερίων (που αποτελείται από ΝΟ, ΝΟ2, Ο2 και Ν2) να διέρχεται από το μετατροπέα.
English: Deactivation of the ozonator
Greek: Απενεργοποίηση του οζονιστήρα
English: The ozonator is now deactivated.
Greek: Απενεργοποιείται ο οζονιστήρας.
English: The mixture of gases described in paragraph 1.7.6. passes through the converter into the detector.
Greek: Το μείγμα αερίων που περιγράφεται στο σημείο 1.7.6. διοχετεύεται διαμέσου του μετατροπέα στον ανιχνευτή.