geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The method is based on the estimation of the mass of test substance flowing out per unit of time of a Knudsen cell (4) in the form of vapour, through a micro-orifice under ultra-vacuum conditions.
Greek: Η μέθοδος βασίζεται στον υπολογισμό της μάζας της εξεταζόμενης ουσίας που εξέρχεται ανά μονάδα χρόνου από ένα κύτταρο Knudsen (4) υπό μορφή ατμού, μέσω μικροσκοπικού ανοίγματος κάτω από συνθήκες υψηλού κενού.
English: The mass of effused vapour can be obtained either by determining the loss of mass of the cell or by condensing the vapour at low temperature and determining the amount of volatilised substance using chromatographic analysis.
Greek: Η μάζα του ατμού που διαχέεται μπορεί να υπολογισθεί είτε προσδιορίζοντας την απώλεια μάζας του κυττάρου είτε συμπυκνώνοντας τον ατμό σε χαμηλή θερμοκρασία και προσδιορίζοντας την ποσότητα της εξατμισθείσας ουσίας χρησιμοποιώντας χρωματογραφική ανάλυση.
English: The vapour pressure is calculated by applying the Hertz-Knudsen relation.
Greek: Η τάση ατμών υπολογίζεται εφαρμόζοντας τη σχέση Hertz-Knudsen.
English: Gas saturation method
Greek: Μέθοδος κορεσμού αερίου
English: A stream of inert carrier gas is passed over the substance in such a way that it becomes saturated with its vapour.
Greek: Ρεύμα αδρανούς αερίου-φορέα διαβιβάζεται πάνω από την ουσία με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται κορεσμένο ως προς τους ατμούς της.
English: The amount of material transported by a known amount of carrier gas is measurable either by collection in a suitable trap or by an intrain analytical technique.
Greek: Η ποσότητα του υλικού που μεταφέρεται από γνωστή ποσότητα αερίου—φορέα μπορεί να μετρηθεί είτε συλλέγοντας το σε κατάλληλη παγίδα είτε με μια γνωστή αναλυτική τεχνική.
English: This is then used to calculate the vapour pressure at a given temperature.
Greek: Αυτό χρησιμοποιείται κατόπιν για τον υπολογισμό της τάσης των ατμών σε μία δεδομένη θερμοκρασία.
English: 10-4 to 1 Pa.
Greek: 10-4 έως 1 Pa.
English: This method can also be used in the range 1 to 10 Pa providing care is taken.
Greek: Η μέθοδος αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στην περιοχή 1 έως 10 Pa υπό την προϋπόθεση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
English: Spinning rotor
Greek: Στροβιλιζόμενη μαγνητική σφαίρα
English: In the spinning rotor gauge, the actual measuring element is a small steel ball which is suspended in a magnetic field and rotates with high speed.
Greek: Στο μετρητή στροβιλιζόμενης μαγνητικής σφαίρας, το πραγματικό στοιχείο μέτρησης είναι μία μικρή χαλύβδινη σφαίρα που αναρτάται σε ένα μαγνητικό πεδίο και στρέφεται με μεγάλη ταχύτητα.
English: The gas pressure is deduced from the pressure-dependent slow-down of the steel ball.
Greek: Η πίεση του αερίου υπολογίζεται από την επιβράδυνση της χαλύβδινης σφαίρας που εξαρτάται από την πίεση.
English: 10-4 to 0,5 Pa.
Greek: 10-4 έως 0,5 Pa.
English: Estimated Repeatability [7]
Greek: Εκτιμώμενη επαναληψιμότητα(') [7]
English: Estimated Reproducibility [7]
Greek: Εκτιμώμενη αναπαραγωγιμότητα [7]
English: 2 × 103 Pa to 105 Pa
Greek: 2 × 103 Pa έως 105aPa
English: 10 Pa to 105 Pa [8]
Greek: 10 Pa έως 105 Pa [8]
English: 102 Pa to 105 Pa
Greek: 102 Pa έως 10s Pa
English: Effusion method Vap.Pres.balance
Greek: Μέθοδος διάχυσης: ζυγός τάσης ατμών
English: 10-3 Pa to 1 Pa
Greek: 10-3 Pa έως 1 Pa
English: Effusion method weigt loss
Greek: Μέθοδος διάχυσης: απώλεια βάρους
English: 10-4 Pa to 1 Pa [8]
Greek: 10-4 Pa έως 1 Pa [7]
English: Spinning rotor method
Greek: Μέθοδος στροβιλιζόμενης σφαίρας
English: 10-4 Pa to 0,5 Pa
Greek: 10-4 Pa έως 0,5 Pa
English: The measuring apparatus typically consists of a boiling vessel with attached cooler made of glass or metal (figure 1), equipment for measuring the temperature, and equipment for regulating and measuring the pressure.
Greek: Η συσκευή προσδιορισμού αποτελείται συνήθως από δοχείο ζέσεως με γυάλινο ή μεταλλικό ψυκτήρα (εικόνα 1), εξάρτημα μέτρησης της θερμοκρασίας και εξάρτημα ρύθμισης και μέτρησης της πίεσης.
English: A typical measuring apparatus shown in the drawing is made from heat-resistant glass and is composed of five parts:
Greek: Μία τυπική συσκευή προσδιορισμού που εικονίζεται στο σχήμα είναι κατασκευασμένη από πυρίμαχο γυαλί και αποτελείται από πέντε μέρη:
English: The large, partially double-walled tube consists of a ground jacket joint, a cooler, a cooling vessel and an inlet.
Greek: Ο μεγάλος σωλήνας με μερικώς διπλά τοιχώματα αποτελείται από μια εσμυρισμένη βαλβίδα, ένα ψυκτήρα, ένα δοχείο ψύξης και μία εισαγωγή.
English: The glass cylinder, with a Cottrell ‘pump’, is mounted in the boiling section of the tube and has a rough surface of crushed glass to avoid ‘bumping’ in the boiling process.
Greek: Ο γυάλινος κύλινδρος, με την αντλία Cottrell, είναι τοποθετημένος στο τμήμα ζέσεως του σωλήνα και έχει τραχεία επιφάνεια από τρίμματα γυαλιού προς αποφυγή εκτινάξεων κατά τη διάρκεια του βρασμού.
English: The temperature is measured with a suitable temperature sensor (e.g. resistance thermometer, jacket thermocouple) immersed in the apparatus to the point of measurement (No 5, figure 1) through a suitable inlet (e.g. male ground joint).
Greek: Η θερμοκρασία μετριέται με κατάλληλο αισθητήρα θερμοκρασίας (π.χ. θερμόμετρο αντίστασης, θερμοστοιχείο επένδυσης) βυθισμένο στη συσκευή στο σημείο μέτρησης (σημείο 5, εικόνα 1) μέσω κατάλληλης εισαγωγής (π.χ. εσμυρισμένη σύνδεση).
English: The necessary connections are made to the pressure regulation and measuring equipment.
Greek: Στο εξάρτημα ρύθμισης και μέτρησης της πίεσης γίνονται οι κατάλληλες συνδέσεις.
English: The bulb, which acts as a buffer volume, is connected with the measuring apparatus by means of a capillary tube.
Greek: Η βαλβίδα, που παίζει το ρόλο ρυθμιστή του όγκου, συνδέεται με τη συσκευή μέτρησης μέσω τριχοειδούς σωλήνα.
English: The boiling vessel is heated by a heating element (e.g. cartridge heater) inserted into the glass apparatus from below.
Greek: Το δοχείο ζέσεως θερμαίνεται με ένα θερμαντικό στοιχείο (π.χ. θερμομανδύα) που εισάγεται στη γυάλινη συσκευή από το κάτω μέρος.
English: The heating current required is set and regulated via a thermocouple.
Greek: Το απαιτούμενο ρεύμα θέρμανσης παρέχεται και ρυθμίζεται μέσω θερμοστοιχείου.
English: The necessary vacuum of between 102 Pa and approximately 105 Pa is produced with a vacuum pump.
Greek: Το αναγκαίο κενό μεταξύ 102 Pa και 105 Pa περίπου, επιτυγχάνεται με μια αντλία κενού.
English: A suitable valve is used to meter air or nitrogen for pressure regulation (measuring range approximately 102 to 105 Pa) and ventilation.
Greek: Υπάρχει κατάλληλη βαλβίδα για την παροχή αέρα ή αζώτου για τη ρύθμιση της πίεσης (περιοχή μέτρησης περίπου 102 έως 105 Pa) και για αερισμό.
English: Pressure is measured with a manometer.
Greek: Η πίεση μετριέται με μανόμετρο.
English: The vapour pressure is measured by determining the boiling temperature of the sample at various specified pressures between roughly 103 and 105 Pa.
Greek: Η τάση ατμών μετριέται προσδιορίζοντας τη θερμοκρασία ζέσεως του δείγματος σε διάφορες συγκεκριμένες πιέσεις μεταξύ περίπου 103 και 105.
English: A steady temperature under constant pressure indicates that the boiling temperature has been reached.
Greek: Σταθερή θερμοκρασία υπό σταθερή πίεση δείχνει ότι φθάσαμε στη θερμοκρασία ζέσεως.
English: Frothing substances cannot be measured using this method.
Greek: Με τη μέθοδο αυτή δεν μπορούν να εξετασθούν αφρίζουσες ουσίες.
English: The substance is placed in the clean, dry sample vessel.
Greek: Η ουσία τοποθετείται σ' ένα καθαρό, ξηρό δοχείο δείγματος.
English: Problems may be encountered with non-powder solids but these can sometimes be solved by heating the cooling jacket.
Greek: Για μη κονιοποιημένα στερεά μπορεί να προκύψουν κάποια προβλήματα αλλά αυτά μπορούν, μερικές φορές, να λυθούν με θέρμανση του ψυκτήρα.
English: Once the vessel has been filled the apparatus is sealed at the flange and the substance degassed.
Greek: Όταν πληρωθεί το δοχείο, η συσκευή κλείνεται αεροστεγώς με φλάντζα και η ουσία απαερώνεται.
English: The lowest desired pressure is then set and the heating is switched on.
Greek: Η πίεση κατόπιν ρυθμίζεται στο χαμηλότερο επιθυμητό σημείο και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης.
English: At the same time, the temperature sensor is connected to a recorder.
Greek: Ταυτόχρονα, ο αισθητήρας θερμοκρασίας συνδέεται με ένα καταγραφέα.
English: Equilibrium is reached when a constant boiling temperature is recorded at constant pressure.
Greek: Όταν υπό σταθερή πίεση σημειωθεί σταθερή θερμοκρασία ζέσεως τότε έχει επιτευχθεί ισορροπία.
English: When determining the vapour pressure of low melting solids, care should be taken to avoid the condenser blocking.
Greek: Όταν προσδιορίζεται η τάση ατμών στερεών χαμηλού σημείου τήξεως, πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα να αποφεύγεται τυχόν φράξιμο του συμπυκνωτή.
English: After recording this equilibrium point, a higher pressure is set.
Greek: Μετά την καταγραφή αυτού του σημείου ισορροπίας, η πίεση ρυθμίζεται σε υψηλότερη τιμή.
English: The process is continued in this manner until 105 Pa has been reached (approximately 5 to 10 measuring points in all).
Greek: Η διαδικασία συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο μέχρις ότου να φθάσουμε στην τιμή των 105 Pa. (περίπου 5 έως 10 σημεία μέτρησης συνολικά).
English: As a check, equilibrium points must be repeated at decreasing pressures.
Greek: Στη δοκιμή ελέγχου, πρέπει να ακολουθηθεί αντίθετη πορεία μειώνοντας τις τιμές της πίεσης και επιτυγχάνοντας τα ίδια σημεία ισορροπίας.
English: The apparatus comprises a container for the sample, a heating and cooling system to regulate the temperature of the sample and measure the temperature.
Greek: Η συσκευή περιλαμβάνει δοχείο δείγματος, σύστημα θέρμανσης και σύστημα ψύξης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του δείγματος και τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
English: The apparatus also includes instruments to set and measure the pressure.
Greek: Η συσκευή περιλαμβάνει επίσης όργανα ρύθμισης και μέτρησης της πίεσης.
English: Figures 2a and 2b illustrate the basic principles involved.
Greek: Στις εικόνες 2α και 2β απεικονίζονται οι βασικές αρχές.
English: The sample chamber (figure 2a) is bounded on one side by a suitable high-vacuum valve.
Greek: Ο θάλαμος του δείγματος (εικόνα 2α) συνδέεται από τη μία πλευρά με μία κατάλληλη βαλβίδα υψηλού κενού.
English: A U-tube containing a suitable manometer fluid is attached to the other side.
Greek: Από την άλλη πλευρά συνδέεται σωλήνας σχήματος U που περιέχει κατάλληλο μανομετρικό υγρό.
English: One end of the U-tube branches off to the vacuum pump, the nitrogen cylinder or ventilation valve, and a manometer.
Greek: Το ένα άκρο του U-οειδούς σωλήνα διακλαδίζεται προς την αντλία κενού, τον κύλινδρο αζώτου ή βαλβίδα εξαερισμού και ένα μανόμετρο.
English: A pressure gauge with a pressure indicator can be used instead of a U-tube (figure 2b).
Greek: Αντί U-οειδούς σωλήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετρητής πίεσης με δείκτη πίεσης (εικόνα 2β).
English: In order to regulate the temperature of the sample, the sample vessel together with valve and U-tube or pressure gauge is placed in a bath which is kept at a constant temperature of ±0,2 K. The temperature measurements are taken on the outside wall of the vessel containing the sample or in the vessel itself.
Greek: Για να ρυθμίζεται η θερμοκρασία του δείγματος, το δοχείο δείγματος με τη βαλβίδα και τον U-οειδή σωλήνα ή τον μετρητή πίεσης τοποθετείται σε λουτρό που διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία ±0,2 Κ. Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας πραγματοποιούνται στο εξωτερικό τοίχωμα του δοχείου που περιέχει το δείγμα ή μέσα στο ίδιο το δοχείο.
English: A vacuum pump with an upstream cooling trap is used to evacuate the apparatus.
Greek: Για την εκκένωση της συσκευής χρησιμοποιείται αντλία κενού με παγίδα ψύξης αντίθετου ρεύματος.
English: In method 2a the vapour pressure of the substance is measured indirectly using a zero indicator.
Greek: Στη μέθοδο 2α η τάση ατμών της ουσίας μετριέται έμμεσα χρησιμοποιώντας δείκτη μηδενός.
English: This takes into account the fact that the density of the fluid in the U-tube alters if the temperature changes greatly.
Greek: Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η πυκνότητα του υγρού στον U-οειδή σωλήνα μεταβάλλεται αν μεταβληθεί σημαντικά η θερμοκρασία.
English: The following fluids are suitable for use as zero indicators for the U-tube, depending on the pressure range and the chemical behaviour of the test substance: silicone fluids, phthalates.
Greek: Ως δείκτες μηδενός για U-οειδή σωλήνα, ανάλογα με την κλίμακα πίεσης και τη χημική συμπεριφορά της εξεταζόμενης ουσίας, είναι κατάλληλα τα ακόλουθα υγρά: υδράργυρος, έλαια σιλικόνης, φθαλικά άλατα.
English: The test substance must not dissolve noticeably in or react with the U-tube fluid.
Greek: Η υπό δοκιμή ουσία δεν πρέπει να διαλύεται σε μεγάλο βαθμό ή να αντιδρά με το υγρό του U-οειδή σωλήνα.
English: For the manometer, mercury can be used in the range of normal air pressure to 102 Pa, while silicone fluids and phthalates are suitable for use below 102 Pa down to 10 Pa.
Greek: Για το μανόμετρο ο υδράργυρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία περιοχή κανονικής ατμοσφαιρικής πίεσης μέχρι 102 Pa, ενώ τα έλαια σιλικόνης και τα φθαλικά είναι κατάλληλα από 102 Pa μέχρι 10 Pa.
English: Heatable membrane capacity manometers can even be used at below 10-1 Pa.
Greek: Μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν σε τιμές κάτω των 10-1 Pa μανόμετρα μεμβράνης.
English: There are also other pressure gauges which can be used below 102 Pa.
Greek: Υπάρχουν και άλλοι μετρητές πίεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω των 102 Pa.
English: Before measuring, all components of the apparatus shown in figure 2 must be cleaned and dried thoroughly.
Greek: Πριν από τη διεξαγωγή της μέτρησης, όλα τα εξαρτήματα της συσκευής που εικονίζεται στην εικόνα 2 πρέπει να καθαρίζονται και να ξηραίνονται επισταμένα.
English: For method 2a, fill the U-tube with the chosen liquid, which must be degassed at an elevated temperature before readings are taken.
Greek: Στη μέθοδο 2α, ο U-οειδής σωλήνας γεμίζεται με το επιλεγμένο υγρό, που πρέπει να απαερώνεται σε υψηλή θερμοκρασία πριν γίνουν οι μετρήσεις.
English: The test substance is placed in the apparatus, which is then closed and the temperature is reduced sufficiently for degassing.
Greek: Η υπό δοκιμή ουσία τοποθετείται στη συσκευή, που κατόπιν κλείνεται και η θερμοκρασία μειώνεται σε βαθμό επαρκή για απαέρωση.
English: The temperature must be low enough to ensure that the air is sucked out, but — in the case of multiple component system — it must not alter the composition of the material.
Greek: Η θερμοκρασία πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή ώστε να εξασφαλίζεται ότι αναρροφάται ο αέρας, όμως — στην περίπτωση συστήματος πολλών συστατικών — δεν πρέπει να αλλοιώνεται η σύνθεση του υλικού.
English: If required, equilibrium can be established more quickly by stirring.
Greek: Εφόσον απαιτείται, η ισορροπία μπορεί να αποκαθίσταται γρηγορότερα με ανάδευση.
English: The sample can be supercooled with e.g. liquid nitrogen (taking care to avoid condensation of air or pump fluid) or a mixture of ethanol and dry ice.
Greek: Το δείγμα μπορεί να υπερψυχθεί με π.χ. υγρό άζωτο (προνοούμε ώστε να αποφευχθεί συμπύκνωση του αέρα ή υγρό αντλίας) ή μείγμα αιθανόλης και ξηρού πάγου.
English: For low-temperature measurements use a temperature-regulated bath connected to an ultra-cryomat.
Greek: Για μετρήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιείται θερμοκρασιακά ρυθμιζόμενο λουτρό που συνδέεται με διάταξη υπέρψυξης.
English: With the valve over the sample vessel open, suction is applied for several minutes to remove the air.
Greek: Με ανοικτή τη βαλβίδα πάνω από το δοχείο δείγματος, εφαρμόζεται για μερικά λεπτά αναρρόφηση για να απομακρυνθεί c αέρας.
English: The valve is then closed and the temperature of the sample reduced to the lowest level desired.
Greek: Η βαλβίδα κατόπιν κλείνεται και η θερμοκρασία του δείγματος μειώνεται στο χαμηλότερο επιθυμητό επίπεδο.
English: If necessary, the degassing operation must be repeated several times.
Greek: Εφόσον απαιτείται, η απαέρωση πρέπει να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές.
English: When the sample is heated the vapour pressure increases.
Greek: Όταν το δείγμα θερμαίνεται η τάση ατμών αυξάνεται.
English: This alters the equilibrium of the fluid in the U-tube.
Greek: Έτσι μεταβάλλεται η ισορροπία του υγρού στον U-οειδή σωλήνα.
English: To compensate for this, nitrogen or air is admitted to the apparatus via a valve until the pressure indicator fluid is at zero again.
Greek: Για εξουδετέρωση αυτής της μεταβολής, άζωτο ή αέρας αφήνεται να εισέλθει στη συσκευή μέσω βαλβίδας μέχρι που ο δείκτης πίεσης (το υγρό) να είναι πάλι στο μηδέν.
English: The pressure required for this can be read off a precision manometer at room temperature.
Greek: Η πίεση που απαιτείται για το σκοπό αυτό μπορεί να εξακριβωθεί με ένα μανόμετρο ακριβείας σε θερμοκρασία δωματίου.
English: This pressure corresponds to the vapour pressure of the substance at that particular measuring temperature.
Greek: Η πίεση αυτή αντιστοιχεί στην τάση ατμών της ουσίας στη συγκεκριμένη αυτή θερμοκρασία μέτρησης.
English: Method 2b is similar but the vapour pressure is read off directly.
Greek: Η μέθοδος 2β είναι παρόμοια εκτός από το ότι η τάση ατμών μετράται απευθείας.
English: The temperature-dependence of vapour pressure is determined at suitably small intervals (approximately 5 to 10 measuring points in all) up to the desired maximum.
Greek: Η εξάρτηση της τάσης ατμών από τη θερμοκρασία προσδιορίζεται σε κατάλληλα μικρά διαστήματα θερμοκρασίας (περίπου 5 έως 10 σημεία μέτρησης συνολικά) μέχρι το επιθυμητό ανώτατο σημείο.
English: Low-temperature readings must be repeated as a check.
Greek: Αναγνώσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες πρέπει να επαναλαμβάνονται ως δοκιμές ελέγχου.
English: If the values obtained from the repeated readings do not coincide with the curve obtained for increasing temperature, this may be due to one of the following:
Greek: Αν οι τιμές που λαμβάνονται από τις επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις δεν συμπίπτουν με την καμπύλη που λαμβάνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους:
English: the sample still contains air (e.g. high-viscosity materials) or low-boiling substances, which is/are released during heating and can be removed by suction following further supercooling;
Greek: Το δείγμα περιέχει ακόμη αέρα (π.χ. υλικά υψηλού ιξώδους) ή ουσίες χαμηλού σημείου ζέσεως, που απελευθερώνονται κατά τη θέρμανση και μπορούν να απομακρυνθούν με αναρρόφηση μετά από περαιτέρω υπέρψυξη.
English: In this case liquid nitrogen is used as the cooling agent.
Greek: Στην περίπτωση αυτή, ως ψυκτικό μέσον χρησιμοποιείται υγρό άζωτο.
English: If either l or 2 is the case, the measurements must be repeated;
Greek: Αν συμβαίνει είτε η πρώτη είτε η δεύτερη περίπτωση, οι μετρήσεις πρέπει να επαναληφθούν.
English: the substance undergoes a chemical reaction in the temperature range investigated (e.g. decomposition, polymerisation).
Greek: Η ουσία υφίσταται χημική αντίδραση στη διερευνώμενη περιοχή θερμοκρασιών (π.χ. αποσύνθεση, πολυμερισμό).
English: A complete description of this method can be found in reference 7.
Greek: Πλήρης περιγραφή της μεθόδου αυτής υπάρχει στην παραπομπή (7).
English: The principle of the measuring device is shown in figure 3.
Greek: Η αρχή της συσκευής μέτρησης εμφανίζεται στην εικόνα 3.
English: Similarly to the static method described in 1.6.2, the isoteniscope is appropriate for the investigation of solids or liquids.
Greek: Όπως και η στατική μέθοδος που περιγράφεται στο σημείο 1.6.2, το ισοτενισκόπιο είναι κατάλληλο για τη διερεύνηση στερεών και υγρών.
English: In the case of liquids, the substance itself serves as the fluid in the auxiliary manometer.
Greek: Στην περίπτωση των υγρών, σαν υγρό στο βοηθητικό μανόμετρο χρησιμεύει η ίδια η ουσία.
English: A quantity of the liquid, sufficient to fill the bulb and the short leg of the manometer section, is put in the isoteniscope.
Greek: Ποσότητα του υγρού, επαρκής για την πλήρωση της φούσκας και του μικρού σκέλους του μανομέτρου, φέρεται στο ισοτενισκόπιο.
English: The isoteniscope is attached to a vacuum system and evacuated, then filled by nitrogen.
Greek: Το ισοτενισκόπιο συνδέεται με σύστημα κενού και εκκενώνεται, κατόπιν πληρούται με άζωτο.
English: The evacuation and purge of the system is repeated twice to remove residual oxygen.
Greek: Η εκκένωση και ο καθαρισμός του συστήματος επαναλαμβάνεται δύο φορές για να απομακρυνθεί το εναπομένον οξυγόνο.
English: The filled isoteniscope is placed in an horizontal position so that the sample spreads out into a thin layer in the sample bulb and manometer section (U-part).
Greek: Το γεμάτο ισοτενισκόπιο τοποθετείται σε οριζόντια θέση έτσι ώστε το δείγμα να απλωθεί σε μορφή λεπτής στιβάδας στη φούσκα και στο μανόμετρο (τμήμα U).
English: The pressure of the system is reduced to 133 Pa and the sample gently warmed until it just boils (removal of dissolved fixed gases).
Greek: Η πίεση του συστήματος ελαττώνεται στα 133 Pa και το δείγμα θερμαίνεται ήπια μέχρι μόλις να αρχίσει να βράζει (απομάκρυνση των διαλυμένων αερίων).
English: The isoteniscope is then placed so that the sample returns to the bulb and short leg of the manometer, so that both are entirely filled with liquid.
Greek: Το ισοτενισκόπιο τοποθετείται κατόπιν έτσι ώστε το δείγμα να επιστρέφει στη φούσκα και στο κοντό σκέλος του μανομέτρου, έτσι ώστε και τα δύο να γεμισθούν τελείως με υγρό.
English: The pressure is maintained as for degassing; the drawn-out tip of the sample bulb is heated with a small flame until sample vapour released expands sufficiently to displace part of the sample from the upper part of the bulb and manometer arm into the manometer section of the isoteniscope, creating a vapour-filled, nitrogen-free space.
Greek: Η πίεση διατηρείται όσο χρειάζεται για απαέρωση' το προεξέχον άκρο της φούσκας θερμαίνεται με μία μικρή φλόγα μέχρι που ο απελευθερούμενος ατμός του δείγματος να αυξηθεί αρκετά ώστε να εκτοπίσει μέρος του δείγματος από το πάνω μέρος της φούσκας και του μανομετρικού βραχίονα στο μανομετρικό τμήμα του ισοτενισκοπίου, δημιουργώντας ένα χώρο γεμάτο με ατμό και ελεύθερο από άζωτο.
English: The isoteniscope is then placed in a constant temperature bath, and the pressure of nitrogen is adjusted until its pressure equals that of the sample.
Greek: Το ισοτενισκόπιο τοποθετείται κατόπιν σε λουτρό σταθερής θερμοκρασίας, και η πίεση του αζώτου ρυθμίζεται μέχρις ότου η πίεση του να είναι ίση με την πίεση του δείγματος.
English: Pressure balance is indicated by the manometer section of the isoteniscope.
Greek: Η εξίσωση των πιέσεων γίνεται αντιληπτή από το μανομετρικό τμήμα του ισοτενισκοπίου.
English: At the equilibrium, the vapour pressure of nitrogen equals the vapour pressure of the substance.
Greek: Κατά την ισορροπία, η τάση ατμών του αζώτου είναι ίση με την τάση ατμών της ουσίας.
English: In the case of solids, depending on the pressure and temperature range, the manometer liquids listed in 1.6.2.1 are used.
Greek: Στην περίπτωση των στερεών, ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία, χρησιμοποιούνται τα μανομετρικό υγρά που αναφέρονται στο σημείο 1.6.2.1.
English: The degassed manometer liquid is filled into a bulge on the long arm of the isoteniscope.
Greek: Το απαερωμένο μανομετρικό υγρό φέρεται σε μια υποδοχή στο μικρό βραχίονα του ισοτενισκοπίου.
English: Then the solid to be investigated is placed in the bulb and is degassed at elevated temperature.
Greek: Κατόπιν το διευρυνόμενο στερεό τοποθετείται στη φούσκα και απαερώνεται σε υψηλή θερμοκρασία.
English: After that the isoteniscope is inclined so that the manometer liquid can flow into the U-tube.
Greek: Ύστερα, το ισοτενισκόπιο τοποθετείται με κλίση έτσι ώστε το μανομετρικό υγρό να μπορεί να ρέει στον U-οειδή σωλήνα.
English: The measurement of vapour pressure as a function of temperature is done according to 1.6.2.
Greek: Η μέτρηση της τάσης ατμών ως συνάρτηση της θερμοκρασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με το σημείο 1.6.2.
English: Effusion method: vapour pressure balance
Greek: Μέθοδος διάχυσης: ζυγός τάσης ατμών
English: Various versions of the apparatus are described in the literature (1).
Greek: Στη βιβλιογραφία (1) περιγράφονται διάφορες παραλλαγές της συσκευής.