geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: A linear least-square fit shall be performed to generate the calibration equation as follows:
Greek: Πραγματοποιείται γραμμική προσαρμογή ελαχίστου τετραγώνου για να εξαχθεί η εξίσωση διακριβώσεως, ως εξής:
English: and m are the intercept and slope constants, respectively, describing the regression lines.
Greek: όπου D0 και m είναι οι σταθερές τομής και κλίσης, αντίστοιχα, οι οποίες περιγράφουν τις γραμμές παλινδρόμησης.
English: For a CVS system with multiple speeds, the calibration curves generated for the different pump flow ranges shall be approximately parallel, and the intercept values (D0) shall increase as the pump flow range decreases.
Greek: Για σύστημα CVS με πολλαπλές στροφές, οι καμπύλες διακριβώσεως που σχεδιάζονται για τις διάφορες κλίμακες ροής στην αντλία πρέπει να είναι κατά προσέγγιση παράλληλες και οι τιμές τομής (D0) πρέπει να αυξάνουν καθώς μειώνεται η κλίμακα ροής στην αντλία.
English: The values calculated by the equation shall be within ± 0,5 % of the measured value of V0.
Greek: Οι τιμές που υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης θα πρέπει να εμπίπτουν στο εύρος ± 0,5 % από τη μετρούμενη τιμή V0.
English: Values of m will vary from one pump to another.
Greek: Οι τιμές της σταθεράς m θα διαφέρουν από τη μία αντλία στην άλλη.
English: Particulate influx over time will cause the pump slip to decrease, as reflected by lower values for m. Therefore, calibration shall be performed at pump start-up, after major maintenance, and if the total system verification (section 3.5) indicates a change in the slip rate.
Greek: Τυχόν ιδιαίτερη εισροή κατά την πάροδο του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού ολισθήσεων της αντλίας, όπως αντικατοπτρίζεται στις χαμηλότερες τιμές για τη σταθερά m. Επομένως, η διακρίβωση θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά την εκκίνηση της αντλίας, ύστερα από εκτεταμένη συντήρηση, και εάν η συνολική επαλήθευση του συστήματος (τμήμα 3.5) υποδεικνύει αλλαγή στο ποσοστό ολισθήσεων.
English: Calibration of the critical flow venturi (CFV)
Greek: Διακρίβωση του βεντούρι κρίσιμης ροής (CFV)
English: Calibration of the CFV is based upon the flow equation for a critical venturi.
Greek: Η διακρίβωση του CFV βασίζεται στην εξίσωση ροής για ένα κρίσιμο βεντούρι.
English: Gas flow is a function of inlet pressure and temperature, as shown below:
Greek: Η ροή αερίων είναι συνάρτηση της πίεσης και της θερμοκρασίας εισόδου, όπως φαίνεται κατωτέρω:
English: T temperature at venturi inlet (K)
Greek: T θερμοκρασία στην είσοδο του βεντούρι (K).
English: The air flow rate (Qs) at each restriction setting (minimum 8 settings) shall be calculated in standard m3/min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method.
Greek: Ο ρυθμός ροής του αέρα (Qs) σε κάθε ρύθμιση στραγγαλισμού (τουλάχιστον 8 ρυθμίσεις) υπολογίζεται σε m3/min σε κανονικές συνθήκες από τα δεδομένα του ροομέτρου βάσει της μεθόδου που ορίζει στις προδιαγραφές του ο κατασκευαστής.
English: The calibration coefficient shall be calculated from the calibration data for each setting as follows:
Greek: Ο συντελεστής διακριβώσεως υπολογίζεται από τα δεδομένα διακριβώσεως για κάθε ρύθμιση, ως εξής:
English: T temperature at the venturi inlet (K)
Greek: T θερμοκρασία στην είσοδο του βεντούρι (K)
English: To determine the range of critical flow, Kv shall be plotted as a function of venturi inlet pressure.
Greek: Για τον υπολογισμό του εύρους της κρίσιμης ροής, υπολογίζεται η Kv συναρτήσει της πίεσης στην είσοδο του βεντούρι.
English: For critical (choked) flow, Kv will have a relatively constant value.
Greek: Για κρίσιμη (στραγγαλισμένη) ροή, η Kv θα έχει μια σχετικά σταθερή τιμή.
English: As pressure decreases (vacuum increases), the venturi becomes unchoked and Kv decreases, which indicates that the CFV is operated outside the permissible range.
Greek: Καθώς μειώνεται η πίεση (αυξάνεται το κενό), η ροή στο βεντούρι παύει να είναι στραγγαλισμένη και η Kv μειώνεται, γεγονός που δείχνει ότι το CFV λειτουργεί εκτός του επιτρεπτού εύρους.
English: For a minimum of eight points in the region of critical flow, the average KV and the standard deviation shall be calculated.
Greek: Υπολογίζονται η μέση KV και η κανονική απόκλιση για ένα ελάχιστο οκτώ σημείων στην περιοχή κρίσιμης ροής.
English: The standard deviation shall not exceed ± 0,3 % of the average KV
Greek: Η κανονική απόκλιση δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 0,3 % από τη μέση KV.
English: Calibration of the subsonic venturi (SSV)
Greek: Διακρίβωση του βεντούρι υποηχητικής ροής (SSV)
English: Calibration of the SSV is based upon the flow equation for a subsonic venturi.
Greek: Η διακρίβωση του SSV βασίζεται στην εξίσωση ροής για ένα βεντούρι υποηχητικής ροής.
English: Gas flow is a function of inlet pressure and temperature, pressure drop between the SSV inlet and throat, as shown below:
Greek: Η ροή των αερίων είναι συνάρτηση της πίεσης και της θερμοκρασίας στην είσοδο, της πτώσης της πίεσης μεταξύ της εισόδου και του λαιμού του SST, όπως φαίνεται κατωτέρω:
English: The air flow rate (QSSV) at each flow setting (minimum 16 settings) shall be calculated in standard m3/min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method.
Greek: Ο ρυθμός ροής του αέρα (QSSV) σε κάθε ρύθμιση ροής (τουλάχιστον 16 ρυθμίσεις) υπολογίζεται σε m3/min σε κανονικές συνθήκες από τα δεδομένα του ροομέτρου βάσει της μεθόδου που ορίζει στις προδιαγραφές του ο κατασκευαστής.
English: The discharge coefficient shall be calculated from the calibration data for each setting as follows:
Greek: Ο συντελεστής παροχής υπολογίζεται από τα δεδομένα διακριβώσεως για κάθε ρύθμιση, ως εξής:
English: air flow rate at standard conditions (101,3 kPa, 273 K), m3/s
Greek: ρυθμός ροής αέρα σε κανονικές συνθήκες (101,3 kPa, 273 K), m3/s
English: T temperature at the venturi inlet, K
Greek: T θερμοκρασία στην είσοδο του βεντούρι, K
English: To determine the range of subsonic flow, Cd shall be plotted as a function of Reynolds number, at the SSV throat.
Greek: Για τον υπολογισμό του εύρους της υποηχητικής ροής, ο συντελεστής παροχής Cd υπολογίζεται συναρτήσει του αριθμού Reynolds, στο λαιμό του SSV.
English: The Re at the SSV throat is calculated with the following formula:
Greek: Ο Re στο λαιμό του SSV υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
English: μ absolute or dynamic viscosity of the gas, calculated with the following formula:
Greek: μ απόλυτο ή δυναμικό ιξώδες του αερίου, υπολογισμένο με τον ακόλουθο τύπο:
English: For a minimum of sixteen points in the subsonic flow region, the calculated values of Cd from the resulting calibration curve fit equation must be within ± 0,5 % of the measured Cd for each calibration point.
Greek: Για ένα ελάχιστο δεκαέξι σημείων στη περιοχή υποηχητικής ροής, οι τιμές του συντελεστή παροχής Cd που υπολογίζονται από την εξίσωση προσαρμογής της προκύπτουσας καμπύλης πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο ± 0,5 % του μετρούμενου Cd για κάθε σημείο διακριβώσεως.
English: Total system verification
Greek: Συνολική επαλήθευση του συστήματος
English: The total accuracy of the CVS sampling system and analytical system shall be determined by introducing a known mass of a pollutant gas into the system while it is being operated in the normal manner.
Greek: Η συνολική ορθότητα του συστήματος δειγματοληψίας και του συστήματος ανάλυσης CVS προσδιορίζεται με την εισαγωγή στο σύστημα γνωστής μάζας αερίου ρύπου ενώ λειτουργεί κανονικά.
English: The pollutant is analysed, and the mass calculated according to Annex III, Appendix 3, section 2.4.1 except in the case of propane where a factor of 0,000472 is used in place of 0,000479 for HC.
Greek: Ο ρύπος αναλύεται και η μάζα υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III προσάρτημα 3 τμήμα 2.4.1, εκτός από την περίπτωση του προπανίου όπου χρησιμοποιείται συντελεστής 0,000472 αντί του 0,000479 για τους υδρογονάνθρακες.
English: Either of the following two techniques shall be used.
Greek: Χρησιμοποιείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο τεχνικές.
English: Metering with a critical flow orifice
Greek: Μέτρηση με στόμιο κρίσιμης ροής
English: A known quantity of pure gas (propane) shall be fed into the CVS system through a calibrated critical orifice.
Greek: Στο σύστημα CVS τροφοδοτείται γνωστή ποσότητα καθαρού αερίου (προπανίου) μέσω διακριβωμένου στομίου κρίσιμης ροής.
English: If the inlet pressure is high enough, the flow rate, which is adjusted by means of the critical flow orifice, is independent of the orifice outlet pressure (critical flow).
Greek: Εάν η πίεση στην είσοδο είναι αρκετά υψηλή, ο ρυθμός ροής, ο οποίος προσαρμόζεται μέσω του στομίου κρίσιμης ροής, είναι ανεξάρτητος της πίεσης στην έξοδο του στομίου (κρίσιμη ροή).
English: The CVS system shall be operated as in a normal exhaust emission test for about five to 10 minutes.
Greek: Το σύστημα CVS λειτουργεί όπως και στην κανονική δοκιμή εκπομπής καυσαερίων για περίπου 5 με 10 λεπτά.
English: A gas sample shall be analysed with the usual equipment (sampling bag or integrating method), and the mass of the gas calculated.
Greek: Ένα δείγμα αερίου αναλύεται με το συνήθη εξοπλισμό (σάκος δειγματοληψίας ή μέθοδος ολοκλήρωσης) και υπολογίζεται η μάζα του αερίου.
English: The mass so determined shall be within ± 3 % of the known mass of the gas injected.
Greek: Η μάζα που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο ± 3 % της γνωστής μάζας του αερίου που ψεκάστηκε.
English: Metering by means of a gravimetric technique
Greek: Μέτρηση μέσω βαρυτομετρικής τεχνικής
English: The weight of a small cylinder filled with propane shall be determined with a precision of ± 0,01 g. For about five to 10 minutes, the CVS system shall be operated as in a normal exhaust emission test, while carbon monoxide or propane is injected into the system.
Greek: Προσδιορίζεται το βάρος ενός μικρού κυλίνδρου γεμάτου προπάνιο με ακρίβεια ± 0,01 g. Για περίπου 5 έως 10 λεπτά, το σύστημα CVS λειτουργεί όπως και στην κανονική δοκιμή εκπομπής καυσαερίων, ενώ στο σύστημα ψεκάζεται μονοξείδιο του άνθρακα ή προπάνιο.
English: The quantity of pure gas discharged shall be determined by means of differential weighing.
Greek: Υπολογίζεται η ποσότητα του καθαρού αερίου που παρέχεται μέσω της διαφοράς στον υπολογισμό του βάρους.
English: The mass so determined shall be within ± 3 % of the known mass of the gas injected.’
Greek: Η μάζα που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο ± 3 % της γνωστής μάζας του αερίου που ψεκάστηκε.».
English: Appendix 3 is amended as follows:
Greek: Το προσάρτημα 3 τροποποιείται ως εξής:
English: The following title for this Appendix is inserted: ‘DATA EVALUATION AND CALCULATIONS’
Greek: Παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος για το προσάρτημα αυτό: «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ».
English: the title of section 1 shall read ‘DATA EVALUATION AND CALCULATIONS — NRSC TEST’
Greek: Ο τίτλος του τμήματος 1 είναι: «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ — ΔΟΚΙΜΗ NRSC».
English: For the evaluation of the particulates, the total sample masses (MSAM, i) through the filters shall be recorded for each mode.
Greek: Για την εκτίμηση των σωματιδίων, καταγράφονται για κάθε τρόπο λειτουργίας οι ολικές μάζες (ΜSAM, i) ή όγκοι (VSAM, i) των δειγμάτων.
English: The filters shall be returned to the weighing chamber and conditioned for at least one hour, but not more than 80 hours, and then weighed.
Greek: Τα φίλτρα επαναφέρονται στο θάλαμο ζυγίσεως και σταθεροποιούνται για μία τουλάχιστον ώρα, όχι όμως περισσότερο και από 80 ώρες, και κατόπιν ζυγίζονται.
English: The gross weight of the filters shall be recorded and the tare weight (see section 3.1, Annex III) subtracted.
Greek: Καταγράφεται το μεικτό βάρος των φίλτρων και αφαιρείται το απόβαρο (βλ. παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3.1).
English: The particulate mass (Mf for single filter method; Mf, i for the multiple filter method) is the sum of the particulate masses collected on the primary and back-up filters.
Greek: Η μάζα των σωματιδίων (Μf για τη μέθοδο του μονού φίλτρου και Μfi για τη μέθοδο των πολλαπλών φίλτρων) ισούται με το άθροισμα των μαζών των σωματιδίων που συλλέγονται στο πρωτεύον και στο εφεδρικό φίλτρο.
English: If background correction is to be applied, the dilution air mass (MDIL) through the filters and the particulate mass (Md) shall be recorded.
Greek: Εάν πρέπει να εφαρμοστεί διόρθωση για το περιβάλλον, καταγράφονται η μάζα (Mdil) ή ο όγκος (Vdil) του αέρα αραιώσεως που διέρχεται από τα φίλτρα και η μάζα των σωματιδίων (Μd).
English: If more than one measurement was made, the quotient Md/MDIL must be calculated for each single measurement and the values averaged.’;
Greek: Εάν έχουν διενεργηθεί περισσότερες από μία μετρήσεις, για κάθε επιμέρους μέτρηση πρέπει να υπολογίζεται το πηλίκον Μd/Mdil και να λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών.».
English: Determination of the exhaust gas flow
Greek: Προσδιορισμός της ροής των καυσαερίων
English: The exhaust gas flow rate (GEXHW,) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, sections 1.2.1. to 1.2.3.
Greek: Προσδιορίζεται για κάθε φάση λειτουργίας σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ προσάρτημα 1 τμήματα 1.2.1 έως 1.2.3, ο ρυθμός ροής των καυσαερίων (GEXHW).
English: When using a full flow dilution system, the total dilute exhaust gas flow rate (GTOTW,) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, section 1.2.4.’;
Greek: Όταν χρησιμοποιείται σύστημα αραιώσεως πλήρους ροής, για κάθε φάση λειτουργίας προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ προσάρτημα 1 τμήμα 1.2.4, ο ρυθμός ολικής ροής των αραιωμένων καυσαερίων (GTOTW).».
English: sections 1.3.2. to 1.4.6. are replaced by the following:
Greek: Τα τμήματα 1.3.2-1.4.6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
English: Dry/wet correction
Greek: Διόρθωση για ξηρή/υγρή βάση
English: Dry/wet correction (GEXHW,) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, sections 1.2.1. to 1.2.3.
Greek: Η διόρθωση για ξηρή/υγρή βάση (GEXHW,) καθορίζεται για κάθε τύπο σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ προσάρτημα 1 τμήματα 1.2.1 έως 1.2.3.
English: When applying GEXHW the measured concentration shall be converted to a wet basis according to the following formulae, if not already measured on a wet basis:
Greek: Όταν εφαρμόζεται GEXHW η μετρούμενη συγκέντρωση μετατρέπεται σε υγρή βάση σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους, εάν δεν έχει ήδη μετρηθεί σε υγρή βάση:
English: For the raw exhaust gas:
Greek: Gasmass = u × conc × GEXHW
English: For the diluted gas:
Greek: Για τα αραιωμένα καυσαέρια:
English: For the dilution air:
Greek: Για τον αέρα αραιώσεως:
English: For the intake air (if different from the dilution air):
Greek: Για τον αέρα εισαγωγής (εάν είναι διαφορετικός από τον αέρα αραιώσεως):
English: absolute humidity of the intake air (g water per kg dry air)
Greek: απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής (g νερού ανά kg ξηρού αέρα)
English: absolute humidity of the dilution air (g water per kg dry air)
Greek: απόλυτη υγρασία του αέρα αραιώσεως (g νερού ανά kg ξηρού αέρα)
English: Note:Ha and Hd may be derived from relative humidity measurement, as described above, or from dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulae.
Greek: Σημείωση: Οι Ha και Hd μπορούν να υπολογίζονται από τη μέτρηση της σχετικής υγρασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ή από τη μέτρηση του σημείου δρόσου, τη μέτρηση της τάσης των ατμών ή τη μέτρηση ξηρού/υγρού βολβού με τη χρήση των γενικά παραδεκτών τύπων.
English: Humidity correction for NOx
Greek: Διόρθωση υγρασίας για τα NOx
English: As the NOx emission depends on ambient air conditions, the NOx concentration shall be corrected for ambient air temperature and humidity by the factors KH given in the following formula:
Greek: Δεδομένου ότι οι εκπομπές NOx εξαρτώνται από τις συνθήκες του αέρα περιβάλλοντος, η συγκέντρωση NOx πρέπει να διορθώνεται για τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα περιβάλλοντος με τους συντελεστές KH που παρέχονται από τον ακόλουθο τύπο:
English: Ha humidity of the intake air (g water per kg dry air):
Greek: απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής (g νερού ανά kg ξηρού αέρα):
English: Note:Ha may be derived from relative humidity measurement, as described above, or from dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulae.
Greek: Σημείωση: Η Ha μπορεί να υπολογιστεί από τη μέτρηση της σχετικής υγρασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ή από τη μέτρηση του σημείου δρόσου, τη μέτρηση της τάσης των ατμών ή τη μέτρηση ξηρού/υγρού βολβού με τη χρήση των γενικά παραδεκτών τύπων.
English: Calculation of emission mass flow rates
Greek: Υπολογισμός ρυθμών ροής της μάζας εκπομπών
English: The emission mass flow rates for each mode shall be calculated as follows:
Greek: Οι ρυθμοί ροής της μάζας εκπομπών για κάθε τρόπο λειτουργίας υπολογίζονται ως εξής: α) για τα πρωτογενή καυσαέρια:
English: For the dilute exhaust gas [13] In the case of NOx, the NOx concentration (NOxconc or NOxconcc) has to be multiplied by KHNOx (humidity correction factor for NOx quoted in section 1.3.3) as follows: KHNOx x conc or KHNOx x concc
Greek: Παρά το μέτρο αυτό, το οποίο είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, ο παραγωγός καυσίμων θα πρέπει, πάντως, να στοχεύει σε μηδενική τιμή όταν η καθοριζόμενη μέγιστη τιμή είναι 2R και στη μέση τιμή στην περίπτωση αναφοράς μεγίστου και ελαχίστου ορίου. Εφόσον είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί αν ένα καύσιμο πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι του ISO 4259.
English: DF=13,4/concCO2
Greek: DF = 13,4/concCO2
English: The coefficients u - wet shall be used according to Table 4:
Greek: Οι συντελεστές u - υγρό λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα 4:
English: Values of the coefficients u - wet for various exhaust components
Greek: Τιμές των συντελεστών u - υγρό για διάφορα συστατικά των καυσαερίων
English: The density of HC is based upon an average carbon to hydrogen ratio of 1:1,85.
Greek: Η πυκνότητα των HC βασίζεται σε μέσο λόγο άνθρακα προς υδρογόνο ίσο με 1:1,85.
English: Calculation of the specific emissions
Greek: Υπολογισμός των ειδικών εκπομπών
English: The specific emission (g/kWh) shall be calculated for all individual components in the following way:
Greek: Η ειδική εκπομπή (g/kWh) υπολογίζεται για όλα τα μεμονωμένα συστατικά με τον ακόλουθο τρόπο:
English: The weighting factors and the number of modes (n) used in the above calculation are according to Annex III, section 3.7.1.
Greek: Οι συντελεστές σταθμίσεως και ο αριθμός των φάσεων ρυθμίσεως (n) που χρησιμοποιούνται στον παραπάνω υπολογισμό είναι σύμφωνοι με το παράρτημα III τμήμα 3.7.1.
English: Calculation of the particulate emission
Greek: Υπολογισμός της εκπομπής σωματιδίων
English: The particulate emission shall be calculated in the following way:
Greek: Οι εκπομπές σωματιδίων υπολογίζονται με τον παρακάτω τρόπο:
English: Humidity correction factor for particulates
Greek: Συντελεστής διορθώσεως υγρασίας για σωματίδια
English: As the particulate emission of diesel engines depends on ambient air conditions, the particulate mass flow rate shall be corrected for ambient air humidity with the factor Kp given in the following formula:
Greek: Λόγω του ότι η εκπομπή των σωματιδίων στις πετρελαιομηχανές εξαρτάται από τις συνθήκες του αέρα περιβάλλοντος, ο ρυθμός ροής της μάζας των σωματιδίων διορθώνεται ως προς την υγρασία του αέρα περιβάλλοντος με τον συντελεστή Kp που δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:
English: humidity of the intake air, gram of water per kg dry air
Greek: απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής, g νερού ανά kg ξηρού αέρα
English: Note:Ha may be derived from relative humidity measurement, as described above, or from dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulae
Greek: Σημείωση: Η Ha μπορεί να υπολογιστεί από τη μέτρηση της σχετικής υγρασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ή από τη μέτρηση του σημείου δρόσου, τη μέτρηση της τάσης των ατμών ή τη μέτρηση ξηρού/υγρού βολβού με τη χρήση των γενικά παραδεκτών τύπων.
English: Partial flow dilution system
Greek: Σύστημα αραιώσεως μερικής ροής
English: The final reported test results of the particulate emission shall be derived through the following steps.
Greek: Τα τελικώς εκδιδόμενα αποτελέσματα της δοκιμής για τις εκπομπές σωματιδίων προκύπτουν μετά την επιτέλεση των εξής βημάτων.
English: Since various types of dilution rate control may be used, different calculation methods for equivalent diluted exhaust gas mass flow rate GEDF apply.
Greek: Επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι ελέγχου του ρυθμού αραιώσεως, εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι υπολογισμού για τον ισοδύναμο ρυθμό ροής μάζας αραιωμένων καυσαερίων GEDF.
English: All calculations shall be based upon the average values of the individual modes (i) during the sampling period.
Greek: Όλοι οι υπολογισμοί βασίζονται στις μέσες τιμές των επιμέρους φάσεων λειτουργίας (i) κατά το διάστημα της δειγματοληψίας.
English: where r corresponds to the ratio of the cross sectional areas of the isokinetic probe Ap and exhaust pipe AT:
Greek: όπου r αντιστοιχεί στο λόγο των εμβαδών των εγκαρσίων διατομών του ισοκινητικού καθετήρα Ap προς τον σωλήνα της εξατμίσεως AT:
English: Systems with measurement of CO2 or NOx concentration
Greek: Συστήματα με μέτρηση της συγκεντρώσεως του CO2 ή NOx
English: Concentrations measured on a dry basis shall be converted to a wet basis according to section 1.3.2.
Greek: Οι συγκεντρώσεις που μετρώνται σε ξηρή βάση μετατρέπονται σε υγρή βάση σύμφωνα με το τμήμα 1.3.2 του παρόντος προσαρτήματος.
English: Systems with CO2 measurement and carbon balance method
Greek: Συστήματα με μέτρηση CO2 και μέθοδο ισοζυγίου άνθρακα
English: (concentrations in volume % on wet basis)
Greek: (συγκεντρώσεις κατ' όγκο % σε υγρή βάση)
English: This equation is based upon the carbon balance assumption (carbon atoms supplied to the engine are emitted as CO2) and derived through the following steps:
Greek: Η εξίσωση αυτή βασίζεται στην παραδοχή ισοζυγίου άνθρακα (τα άτομα άνθρακα που προσάγονται στον κινητήρα εκπέμπονται ως CO2) και προκύπτει από την επιτέλεση των εξής βημάτων:
English: Systems with flow measurement
Greek: Συστήματα με μέτρηση ροής
English: Full flow dilution system
Greek: Σύστημα αραιώσεως πλήρους ροής
English: Calculation of the particulate mass flow rate
Greek: Υπολογισμός του ρυθμού ροής της μάζας των σωματιδίων
English: The particulate mass flow rate shall be calculated as follows:
Greek: Ο ρυθμός ροής της μάζας των σωματιδίων υπολογίζεται ως εξής:
English: For the single filter method:
Greek: Στη μέθοδο του μονού φίλτρου:
English: (GEDFW)aver over the test cycle shall be determined by summation of the average values of the individual modes during the sampling period:
Greek: η (GEDFW)aver για ολόκληρο τον κύκλο δοκιμής υπολογίζεται με σύνολο των μέσων τιμών των ανεξάρτητων φάσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου δειγματοληψίας:
English: For the multiple filter method:
Greek: Στη μέθοδο του πολλαπλού φίλτρου:
English: The particulate mass flow rate may be background corrected as follows:
Greek: Ο ρυθμός ροής της μάζας των σωματιδίων μπορεί να διορθωθεί, για να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον, ως εξής:
English: For single filter method:
Greek: Στη μέθοδο του μονού φίλτρου:
English: If more than one measurement is made, (Md/MDIL) shall be replaced with (Md/MDIL)aver
Greek: Στην περίπτωση που οι μετρήσεις υπερβαίνουν τη μία, ο λόγος (Md/MDIL) αντικαθίσταται από το λόγο (Md/MDIL)aver
English: For multiple filter method:
Greek: Στη μέθοδο του πολλαπλού φίλτρου:
English: DF= 13,4/concCO2
Greek: DF = 13,4/concCO2
English: The specific emission of particulates PT (g/kWh) shall be calculated in the following way: For the single filter method:
Greek: Η ειδική εκπομπή σωματιδίων PT (g/kWh) υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: Στη μέθοδο του μονού φίλτρου:
English: For the single filter method, the effective weighting factor WFE, i for each mode shall be calculated in the following way:
Greek: Για τη μέθοδο του μονού φίλτρου, ο πραγματικός συντελεστής σταθμίσεως WFE, i για κάθε τρόπο λειτουργίας υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
English: The value of the effective weighting factors shall be within ± 0,005 (absolute value) of the weighting factors listed in Annex III, section 3.7.1.
Greek: Η τιμή των πραγματικών συντελεστών σταθμίσεως κινείται στα όρια του ± 0,005 (απόλυτη τιμή) των συντελεστών σταθμίσεως που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III τμήμα 3.7.1.