Arrêté du 14 septembre 2011 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturelsTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATIONTITRE II : CONSTRUCTIONTITRE III : EXAMEN DE TYPETITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVETITRE V : CONTRÔLE EN SERVICETITRE VI : OBLIGATIONS DES UTILISATEURSTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRESAnnexes

Le présent arrêté est applicable à la construction, à la vérification et à l'utilisation des réfractomètres destinés à mesurer l'indice de réfraction des moûts de raisin naturels avant fermentation et à évaluer le titre massique en sucre de ces moûts. Ces instruments sont dénommés ci-après réfractomètres.


Les réfractomètres sont soumis aux opérations de contrôle suivantes, prévues par le décret du 3 mai 2001 susvisé : 1° L'examen de type ; 2° La vérification primitive des instruments neufs et réparés ; 3° Le contrôle en service.


Les opérations visées à l'article 2 sont effectuées dans les conditions définies par le décret du 3 mai 2001, les arrêtés des 31 décembre 2001 et 25 février 2002 susvisés et le présent arrêté.


Les instruments indiquent le titre massique en sucre d'un moût exprimé en %. Ils peuvent en outre indiquer, par calcul conventionnel, une estimation du titre alcoométrique volumique du vin après fermentation, exprimé en % vol. Toutefois, même lorsque les instruments sont conçus pour pouvoir indiquer la mesure sous les deux formes précitées, les contrôles métrologiques définis aux titres IV et V s'effectuent uniquement sur le titre massique en sucre.


Les exigences de construction des réfractomètres sont décrites en annexe I du présent arrêté.


Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont fixées à plus ou moins une fois l'échelon d'indication, l'échelon étant la différence entre deux indications successives. La valeur de l'échelon est définie au point 2.2.1 de l'annexe I. Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.


Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer les informations dont la liste est définie en annexe II. Les instruments doivent comporter une zone inamovible destinée à recevoir la marque du contrôle en service prévue aux articles 18 et 19. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.


L'examen de type du réfractomètre comporte : ― un examen de conformité au dossier de demande déposé et aux dispositions du titre II du présent arrêté ; ― des essais en laboratoire, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement, en température, choc, alimentation électrique et avec perturbations d'environnement électrique et électromagnétique ainsi que des essais de dérive de zéro et de dépassement de valeur maximale. Tous les essais doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.


La demande d'examen de type, établie conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, doit en outre être accompagnée d'un manuel d'utilisation, rédigé en langue française, comprenant au moins les informations suivantes : ― la description du système, de ses différents éléments et de son installation ; ― la procédure pour effectuer un mesurage et notamment les conditions d'échantillonnage qui doivent être aussi représentatives que possible de l'échantillon à mesurer ; ― les explications des différents défauts pouvant intervenir ; ― la définition du mode de paramétrage ; ― la procédure d'entretien de l'instrument ; ― les étendues de mesure.


Les réfractomètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.


Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet        dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés, ou, en l'absence d'organisme désigné, par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.


La vérification primitive est unitaire. Elle se déroule dans les ateliers du fabricant, de son représentant ou du réparateur. Pour les instruments en service, lorsque la réparation est faite sur le lieu d'utilisation de l'instrument, la vérification primitive peut aussi être effectuée sur place si cela est compatible avec les besoins de sa réalisation. La vérification primitive comprend un examen administratif et des essais métrologiques. L'examen administratif consiste à s'assurer : ― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument ; ― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires ainsi que des dispositifs de scellement. Les essais métrologiques comprennent : ― la mise à zéro de l'instrument ; ― le contrôle de l'exactitude des résultats de mesures doit être fait soit à une température constante voisine de 20 °C, pour au moins trois titres massiques en sucre compris entre les valeurs limites de la graduation de l'appareil contrôlé, soit pour au moins trois températures comprises entre 10 °C et 30 °C, pour un titre massique en sucre constant voisin de 20 %. Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles mentionnées à l'article 6.


La vérification primitive des instruments donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Pour les instruments neufs, la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service.


Chaque instrument doit être accompagné, dès la première vérification primitive, d'un carnet métrologique, fourni par le fabricant ou son représentant, sur lequel sont consignées par les vérificateurs ou réparateurs les informations relatives aux contrôles métrologiques effectués, aux entretiens et aux réparations subies. Le contenu du carnet métrologique est défini en annexe III.


Lorsqu'un réfractomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.


Le contrôle en service est annuel et consiste en une révision périodique prévue à l'article 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé.


La révision périodique est réalisée par un réparateur dans ses locaux ou chez le détenteur. Elle comprend un ajustage ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir les instruments dans un état de conformité réglementaire. L'ajustage doit tendre à minimiser l'erreur de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation. La révision périodique doit être mentionnée dans le carnet métrologique.


La révision périodique est suivie d'une vérification primitive telle que définie à l'article 12. Une année sur quatre au moins, cette vérification primitive est effectuée par l'un des organismes désignés prévus à l'article 11. Si l'instrument satisfait aux épreuves de la vérification primitive, les marques prévues à l'article 13 sont apposées sur l'instrument.


La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.


Les détenteurs ont l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct de leurs réfractomètres. Ils doivent : ― faire effectuer le contrôle en service prévu au titre V ; ― s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, de la marque de vérification primitive et des marques de contrôle en service ; ― maintenir l'intégrité du carnet métrologique, le tenir à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure et veiller à ce que les différents intervenants sur l'instrument le remplissent ; ― mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.


Le réparateur qui réalise la révision périodique communique à l'autorité locale en charge de la métrologie légale, lorsque celle-ci le demande, le programme prévisionnel des révisions périodiques en précisant au moins : ― le nom du demandeur ; ― l'adresse du lieu de la révision ; ― les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments concernés ; ― la date et l'heure prévues pour les révisions. Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des révisions peuvent être exigés sous une forme définie par l'autorité locale en charge de la métrologie légale et compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais à l'autorité locale en charge de la métrologie légale. En particulier, les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.


Lors des vérifications primitives et des opérations du contrôle en service, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.


Les réfractomètres mis en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être accompagnés d'un carnet métrologique au plus tard à l'occasion de la première vérification ou réparation suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.


Les instruments ayant fait l'objet de certificat d'examen de type en application des dispositions antérieures peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration de la validité de leur certificat d'examen de type. Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation et la révision périodique sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle ce certificat a été délivré.

En application de l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 70-704 du 30 juillet 1970 réglementant la catégorie d'instrument de mesurage réfractomètres utilisant le phénomène de réfraction ou de réflexion totale de la lumière cesse d'avoir effet. L'arrêté du 6 janvier 1971 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels et l'arrêté du 3 mai 1996 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 6 janvier 1971

Art. 20, Sct. Instruments réglementés par le présent arrêté., Art. 1, Sct. Titre I : Construction, Sct. Indication des réfractomètres., Art. 2, Sct. Dispositifs indicateurs., Art. 3, Sct. Dispositifs de mise à zéro., Art. 4, Sct. Dispositifs d'impression., Art. 5, Sct. Récepteurs de moûts., Art. 6, Sct. Dispositions visant à assurer la loyauté des opérations de mesurage., Art. 7, Sct. Dispositifs compensateurs de températures., Art. 8, Sct. Dispositifs de sécurité., Art. 9, Sct. Plaques signalétiques., Art. 10, Sct. Titre II : Vérification, Sct. Erreurs maximales tolérées en vérification primitive., Art. 11, Sct. Lieu de la vérification primitive., Art. 12, Sct. Vérification périodique., Art. 13, Sct. Epreuves de la vérification., Art. 14, Sct. Moyens de contrôle., Art. 15, Sct. Sanctions de la vérification., Art. 16, Sct. Formalités à accomplir après réparation., Art. 17, Sct. Prises d'échantillon de moût., Art. 18, Sct. Dispositions transitoires., Art. 19, Sct. Annexes, Sct. Table donnant, pour l'application de cet arrêté, la concertation en sucres et le titre alcoométrique en puissance des moûts de raisin naturels avant fermentation, d'après leur indice de réfraction, Art. Annexe


- Arrêté du 3 mai 1996

Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7




Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.


Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EXIGENCES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX RÉFRACTOMÈTRES
1. Indications des réfractomètres :
1.1. Les réfractomètres indiquent soit la valeur de l'indice de réfraction, soit la valeur du titre massique en sucre exprimée en % d'une solution de saccharose qui aurait le même indice de réfraction.
Ils peuvent en outre afficher de façon non permanente l'estimation du titre alcoométrique volumique du vin après fermentation, exprimé en % vol.
Lorsque l'instrument indique les valeurs ou estimations sous plusieurs formes, l'affichage ne doit pas être ambigu.
1.2. La table en annexe IV donne pour l'application du présent arrêté la correspondance entre :
― le titre de saccharose chimiquement pur dans une solution d'eau distillée, c'est-à-dire la masse de saccharose, exprimée en grammes, contenue dans 100 grammes de solution ;― l'indice de réfraction à 20 °C et pour la raie jaune du sodium de longueur d'onde 589,3 nanomètres ;― la masse volumique des moûts de raisin naturels, exprimée en kilogrammes par litre ;― la concentration en sucre des moûts de raisin naturels, exprimée en grammes de sucres par litre de moût ;― la teneur en sucre des moûts de raisin naturels, exprimée en grammes par kilogramme ;― l'estimation du titre alcoométrique volumique du vin après fermentation, exprimé en pourcentage, calculé conventionnellement sur la base de 16,83 grammes de sucre par litre de moût de raisin pour 1 % en volume d'alcool ;― l'estimation du titre alcoométrique volumique du vin après fermentation, exprimé en pourcentage, calculé conventionnellement sur la base de 17,5 grammes de sucre par litre de moût de raisin pour 1 % en volume d'alcool (ancienne convention).
1.3. Tous les instruments qui présentent un double affichage en titre massique en sucre des moûts et en estimation du titre alcoométrique volumique du vin après fermentation, étalonnés suivant la convention de 16,83 g/l pour 1 % vol. doivent comporter mention de celle-ci à proximité de l'affichage à l'aide :
― soit d'une plaque scellée portant la mention convention : 16,83 g/l pour 1 % vol. ;― soit d'une vignette visible et indélébile portant ladite mention et ayant les caractéristiques suivantes :― rectangle de 6 cm sur 3 cm de côté ;― chiffres de hauteur supérieure ou égale à 1 cm ;― fond de couleur blanche.
2. Dispositifs indicateurs :
2.1. Les dispositifs indicateurs sont constitués par des dispositifs à affichage numérique. Les chiffres doivent avoir une hauteur d'au moins 2,5 cm.
2.2. Echelons :2.2.1. La valeur de l'échelon est égale à :― soit 2 × 10―4 pour l'indice de réfraction ;― soit 0,1 % pour le titre massique en sucre ;― soit 0,1 % vol. pour le titre volumique en alcool.2.2.2. La graduation est chiffrée à chaque dizaine d'échelons.
3. Dispositifs de mise à zéro et de contrôle de zéro :
Les dispositifs de mise à zéro et de contrôle de zéro sont obligatoires. Ils doivent être d'un principe de conception simple et d'un effet pratiquement continu, quel que soit le type de dispositif indicateur utilisé.
La mise à zéro et le contrôle de cette mise à zéro doivent pouvoir être réalisés avec une incertitude au plus égale au quart de l'échelon du dispositif indicateur.
4. Dispositif d'impression :Les réfractomètres peuvent être munis d'un dispositif qui imprime le résultat de mesurage en chiffres.
L'impression en service doit être la répétition exacte de l'indication du dispositif indicateur.
Elle ne doit pas être possible avant la fin du mesurage.
Il est interdit d'utiliser des tickets portant une graduation sur laquelle serait repéré le résultat du mesurage.
5. Récepteur de moûts :Les récipients des réfractomètres destinés à recevoir les moûts doivent avoir une contenance minimale de vingt centilitres pour un moût statique (moût immobile lors du mesurage) et de trente centilitres pour un moût dynamique (moût en mouvement lors du mesurage).
6. Dispositions visant à assurer la loyauté des opérations de mesurage :
6.1. L'indication du résultat de mesurage ne doit pas être ambiguë.
6.2. Les dispositifs de réglage, dont la manœuvre risque de fausser le mesurage, doivent être protégés de toute intervention volontaire ou fortuite.
6.3. Il doit être possible de s'assurer de l'exactitude de l'indication zéro de l'appareil en substituant de l'eau au moût à mesurer.
6.4. Les appareils, lorsqu'ils sont en service, doivent être disposés de telle manière que les parties en présence aient simultanément possibilité de lecture.
6.5. Les parties intéressées au mesurage doivent pouvoir s'assurer que le récipient récepteur de moûts se vide, se nettoie et se remplit normalement avant le mesurage suivant.
6.6. L'accès à la commande de mise à zéro doit être conçu pour être difficile. Son utilisation doit nécessiter une manœuvre préalable ou l'emploi d'un outil ne pouvant rester de lui-même dans la position permettant la manœuvre.
7. Dispositifs compensateurs de température :
Les réfractomètres doivent être pourvus de dispositifs tels que les indications de ces appareils soient rapportées à la température de 20 °C.
8. Dispositifs de sécurité :
8.1. Le nettoyage du récipient récepteur de moûts, ainsi que des faces optiques en contact avec eux, doit être automatique et efficace.
8.2. Lorsque le récepteur de moûts ne contient aucun liquide, l'appareil ne doit indiquer aucun résultat situé entre les indications maximale et minimale.
8.3. Les réfractomètres doivent, dans les limites des erreurs maximales tolérées fixées à l'article 6 du présent arrêté, être insensibles à des variations d'alimentation électrique comprises dans la plage s'étendant de ― 15 % à + 10 % de la tension nominale.
8.4. Les réfractomètres doivent, dans les limites des erreurs maximales tolérées fixées à l'article 6 du présent arrêté, être insensibles à la coloration des moûts, à leur émulsion et à la présence de matières en suspension.
9. Matériaux de construction :
Les réfractomètres doivent être réalisés en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisante au cours de leur emploi.
En particulier, les parties en contact avec les moûts de raisin et les solutions sucrées doivent être fabriquées avec des matériaux inaltérables par ces derniers.
Les réfractomètres conçus et fabriqués conformément à la recommandation R. 124, édition 1997, Réfractomètres pour la mesure de la teneur en sucre des moûts de raisin , de l'Organisation internationale de métrologie légale ou à tout document équivalent, et respectant en outre le point 5 de la présente annexe, sont réputés satisfaire, pour les dispositions couvertes par cette recommandation, aux exigences de construction du présent arrêté.
Les essais réalisés selon les dispositions de cette même recommandation répondent aux exigences d'essais fixés à l'article 8 du présent arrêté.

LISTE DES INFORMATIONS FIGURANT SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION
Les réfractomètres dont le modèle a été certifié reçoivent une plaque signalétique portant, en caractères indélébiles, les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou de son mandataire, ou sa marque d'identification ;
- la désignation donnée par le fabricant à son type et le numéro de série ;
- le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
- la grandeur mesurée ;
- l'étendue de mesure avec les unités ;
- les limites de l'étendue de température entre lesquelles les indications de l'appareil sont vérifiées.
Les inscriptions doivent être composées de caractères ayant au moins deux millimètres de hauteur.
De plus une zone doit être prévue sur la plaque d'identification afin de recevoir la marque de vérification primitive prévue à l'article 13.

LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LE CARNET MÉTROLOGIQUE
Le carnet métrologique d'un réfractomètre doit au minimum comporter les informations suivantes :
- la catégorie de l'instrument ;
- la référence au présent arrêté ;
- le nom et l'adresse du détenteur ;
- le nom du fabricant ;
- le type de l'instrument ;
- le numéro de série de l'instrument ;
- le numéro du certificat d'examen de type mentionné sur la plaque d'identification de l'instrument ;
- la liste des accessoires en option qui font partie du type (par exemple : imprimante incorporée, etc.) ;
- la liste des dispositifs en option qui ne font pas partie du type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type (par exemple : imprimante indépendante) ;
- pour chaque intervention : sa nature (vérification primitive, réparation, révision périodique), l'identification de l'organisme intervenant, la date, la sanction et les commentaires éventuels.



TABLE DONNANT LA CORRESPONDANCE ENTRE DIFFÉRENTES GRANDEURS DANS LES CONDITIONS DE RÉFÉRENCE, POUR UN MASSIQUE EN SACCHAROSE ALLANT DE 10 A 30 %

Colonne 1 : titre massique des solutions de saccharose, exprimé en % masse ;
Colonne 2 : indice de réfraction à 20 °C ;
Colonne 3 : masse volumique des moûts de raisin, exprimée en kg/l ;
Colonne 4 : concentration en sucre des moûts de raisin, exprimée en g/l ;
Colonne 5 : teneur en sucre des moûts de raisin, exprimée en g/kg ;
Colonne 6 : estimation du titre alcoométrique volumique du vin après fermentation, exprimé en % vol, déterminé avec un facteur de conversion de 16,83 g/l de sucre pour 1 % vol. d'alcool ;
Colonne 7 : estimation du titre alcoométrique volumique du vin après fermentation, exprimé en % vol, déterminé avec un facteur de conversion de 17,5 g/l de sucre pour 1 % vol. d'alcool (ancienne convention).
Cette table, à l'exception des colonnes 6 et 7, reproduit la table II du chapitre Evaluation de la teneur en sucres des moûts, des moûts concentrés et du sucre de raisin par réfractométrie (Œno 21/2004) du Recueil international des méthodes d'analyses des vins et des moûts édité par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (en application de l'art. 120 octies du règlement CE n° 1234/2007 de la Commission européenne du 22 octobre 2007), pour des titres massiques en saccharose allant de 10 à 30 %.






(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



10,0

1,34782

1,0391

82,2

79,1

4,88

4,7



10,1

1,34798

1,0395

83,3

80,1

4,95






10,2

1,34813

1,0399

84,3

81,1

5,01

4,8



10,3

1,34829

1,0403

85,4

82,1

5,07






10,4

1,34844

1,0407

86,5

83,1

5,14

5,0



10,5

1,34860

1,0411

87,5

84,1

5,20






10,6

1,34875

1,0415

88,6

85,0

5,26

5,1



10,7

1,34891

1,0419

89,6

86,0

5,32






10,8

1,34906

1,0423

90,7

87,0

5,39

5,2



10,9

1,34922

1,0427

91,8

88,0

5,45






11,0

1,34937

1,0431

92,8

89,0

5,51

5,3



11,1

1,34953

1,0436

93,9

90,0

5,58






11,2

1,34968

1,0440

95,0

91,0

5,64

5,4



11,3

1,34984

1,0444

96,0

92,0

5,70






11,4

1,34999

1,0448

97,1

92,9

5,77

5,6



11,5

1,35015

1,0452

98,2

93,9

5,83






11,6

1,35031

1,0456

99,3

94,9

5,90

5,7



11,7

1,35046

1,0460

100,3

95,9

5,96






11,8

1,35062

1,0464

101,4

96,9

6,02

5,8



11,9

1,35077

1,0468

102,5

97,9

6,09






12,0

1,35093

1,0472

103,5

98,9

6,15

5,9



12,1

1,35109

1,0477

104,6

99,9

6,21






12,2

1,35124

1,0481

105,7

100,8

6,28

6,0



12,3

1,35140

1,0485

106,8

101,8

6,34






12,4

1,35156

1,0489

107,8

102,8

6,40

6,2



12,5

1,35171

1,0493

108,9

103,8

6,47






12,6

1,35187

1,0497

110,0

104,8

6,53

6,3



12,7

1,35203

1,0501

111,1

105,8

6,60






12,8

1,35219

1,0506

112,2

106,8

6,66

6,4



12,9

1,35234

1,0510

113,2

107,8

6,72






13,0

1,35250

1,0514

114,3

108,7

6,79

6,5



13,1

1,35266

1,0518

115,4

109,7

6,85






13,2

1,35282

1,0522

116,5

110,7

6,92

6,7



13,3

1,35298

1,0527

117,6

111,7

6,99






13,4

1,35313

1,0531

118,7

112,7

7,05

6,8



13,5

1,35329

1,0535

119,7

113,7

7,11






13,6

1,35345

1,0539

120,8

114,7

7,18

6,9



13,7

1,35361

1,0543

121,9

115,6

7,24






13,8

1,35377

1,0548

123,0

116,6

7,31

7,0



13,9

1,35393

1,0552

124,1

117,6

7,37






14,0

1,35408

1,0556

125,2

118,6

7,44

7,2



14,1

1,35424

1,0560

126,3

119,6

7,50






14,2

1,35440

1,0564

127,4

120,6

7,57

7,3



14,3

1,35456

1,0569

128,5

121,6

7,63






14,4

1,35472

1,0573

129,6

122,5

7,70

7,4



14,5

1,35488

1,0577

130,6

123,5

7,76






14,6

1,35504

1,0581

131,7

124,5

7,82

7,5



14,7

1,35520

1,0586

132,8

125,5

7,89






14,8

1,35536

1,0590

133,9

126,5

7,95

7,7



14,9

1,35552

1,0594

135,0

127,5

8,02






15,0

1,35568

1,0598

136,1

128,4

8,08

7,8



15,1

1,35584

1,0603

137,2

129,4

8,15






15,2

1,35600

1,0607

138,3

130,4

8,22

7,9



15,3

1,35616

1,0611

139,4

131,4

8,28






15,4

1,35632

1,0616

140,5

132,4

8,35

8,0



15,5

1,35648

1,0620

141,6

133,4

8,41






15,6

1,35664

1,0624

142,7

134,3

8,48

8,2



15,7

1,35680

1,0628

143,8

135,3

8,54






15,8

1,35696

1,0633

144,9

136,3

8,61

8,3



15,9

1,35713

1,0637

146,0

137,3

8,67






16,0

1,35729

1,0641

147,1

138,3

8,74

8,4



16,1

1,35745

1,0646

148,2

139,3

8,80






16,2

1,35761

1,0650

149,3

140,2

8,87

8,5



16,3

1,35777

1,0654

150,5

141,2

8,94






16,4

1,35793

1,0659

151,6

142,2

9,01

8,7



16,5

1,35810

1,0663

152,7

143,2

9,07






16,6

1,35826

1,0667

153,8

144,2

9,14

8,8



16,7

1,35842

1,0672

154,9

145,1

9,20






16,8

1,35858

1,0676

156,0

146,1

9,27

8,9



16,9

1,35874

1,0680

157,1

147,1

9,33






17,0

1,35891

1,0685

158,2

148,1

9,40

9,0



17,1

1,35907

1,0689

159,3

149,1

9,46






17,2

1,35923

1,0693

160,4

150,0

9,53

9,2



17,3

1,35940

1,0698

161,6

151,0

9,60






17,4

1,35956

1,0702

162,7

152,0

9,66

9,3



17,5

1,35972

1,0707

163,8

153,0

9,73






17,6

1,35989

1,0711

164,9

154,0

9,80

9,4



17,7

1,36005

1,0715

166,0

154,9

9,86






17,8

1,36021

1,0720

167,1

155,9

9,93

9,5



17,9

1,36038

1,0724

168,3

156,9

10,00






18,0

1,36054

1,0729

169,4

157,9

10,06

9,7



18,1

1,36070

1,0733

170,5

158,9

10,13






18,2

1,36087

1,0737

171,6

159,8

10,19

9,8



18,3

1,36103

1,0742

172,7

160,8

10,26






18,4

1,36120

1,0746

173,9

161,8

10,33

9,9



18,5

1,36136

1,0751

175,0

162,8

10,40






18,6

1,36153

1,0755

176,1

163,7

10,46

10,1



18,7

1,36169

1,0760

177,2

164,7

10,53






18,8

1,36185

1,0764

178,4

165,7

10,60

10,2



18,9

1,36202

1,0768

179,5

166,7

10,66






19,0

1,36219

1,0773

180,6

167,6

10,73

10,3



19,1

1,36235

1,0777

181,7

168,6

10,79






19,2

1,36252

1,0782

182,9

169,6

10,86

10,5



19,3

1,36268

1,0786

184,0

170,6

10,93






19,4

1,36285

1,0791

185,1

171,5

10,99

10,6



19,5

1,36301

1,0795

186,2

172,5

11,06






19,6

1,36318

1,0800

187,4

173,5

11,13

10,7



19,7

1,36334

1,0804

188,5

174,5

11,20






19,8

1,36351

1,0809

189,6

175,4

11,26

10,8



19,9

1,36368

1,0813

190,8

176,4

11,33






20,0

1,36384

1,0818

191,9

177,4

11,40

11



20,1

1,36401

1,0822

193,0

178,4

11,46






20,2

1,36418

1,0827

194,2

179,3

11,54

11,1



20,3

1,36434

1,0831

195,3

180,3

11,60






20,4

1,36451

1,0836

196,4

181,3

11,67

11,2



20,5

1,36468

1,0840

197,6

182,3

11,74






20,6

1,36484

1,0845

198,7

183,2

11,80

11,4



20,7

1,36501

1,0849

199,8

184,2

11,87






20,8

1,36518

1,0854

201,0

185,2

11,94

11,5



20,9

1,36535

1,0858

202,1

186,1

12,00






21,0

1,36551

1,0863

203,3

187,1

12,08

11,6



21,1

1,36568

1,0867

204,4

188,1

12,14






21,2

1,36585

1,0872

205,5

189,1

12,21

11,8



21,3

1,36602

1,0876

206,7

190,0

12,28






21,4

1,36618

1,0881

207,8

191,0

12,34

11,9



21,5

1,36635

1,0885

209,0

192,0

12,41






21,6

1,36652

1,0890

210,1

192,9

12,48

12



21,7

1,36669

1,0895

211,3

193,9

12,55






21,8

1,36686

1,0899

212,4

194,9

12,62

12,1



21,9

1,36703

1,0904

213,6

195,9

12,69






22,0

1,36720

1,0908

214,7

196,8

12,75

12,3



22,1

1,36737

1,0913

215,9

197,8

12,82






22,2

1,36754

1,0917

217,0

198,8

12,89

12,4



22,3

1,36771

1,0922

218,2

199,7

12,96






22,4

1,36787

1,0927

219,3

200,7

13,03

12,5



22,5

1,36804

1,0931

220,5

201,7

13,10






22,6

1,36821

1,0936

221,6

202,6

13,16

12,7



22,7

1,36838

1,0940

222,8

203,6

13,23






22,8

1,36855

1,0945

223,9

204,6

13,30

12,8



22,9

1,36872

1,0950

225,1

205,5

13,37






23,0

1,36889

1,0954

226,2

206,5

13,44

12,9



23,1

1,36906

1,0959

227,4

207,5

13,51






23,2

1,36924

1,0964

228,5

208,4

13,57

13,1



23,3

1,36941

1,0968

229,7

209,4

13,64






23,4

1,36958

1,0973

230,8

210,4

13,71

13,2



23,5

1,36975

1,0977

232,0

211,3

13,78






23,6

1,36992

1,0982

233,2

212,3

13,85

13,3



23,7

1,37009

1,0987

234,3

213,3

13,92






23,8

1,37026

1,0991

235,5

214,2

13,99

13,5



23,9

1,37043

1,0996

236,6

215,2

14,05






24,0

1,37060

1,1001

237,8

216,2

14,13

13,6



24,1

1,37078

1,1005

239,0

217,1

14,20






24,2

1,37095

1,1010

240,1

218,1

14,26

13,7



24,3

1,37112

1,1015

241,3

219,1

14,33






24,4

1,37129

1,1019

242,5

220,0

14,40

13,9



24,5

1,37146

1,1024

243,6

221,0

14,47






24,6

1,37164

1,1029

244,8

222,0

14,54

14



24,7

1,37181

1,1033

246,0

222,9

14,61






24,8

1,37198

1,1038

247,1

223,9

14,68

14,2



24,9

1,37216

1,1043

248,3

224,8

14,75






25,0

1,37233

1,1047

249,5

225,8

14,82

14,3



25,1

1,37250

1,1052

250,6

226,8

14,89






25,2

1,37267

1,1057

251,8

227,7

14,96

14,4



25,3

1,37285

1,1062

253,0

228,7

15,03






25,4

1,37302

1,1066

254,1

229,7

15,09

14,5



25,5

1,37319

1,1071

255,3

230,6

15,16






25,6

1,37337

1,1076

256,5

231,6

15,24

14,7



25,7

1,37354

1,1080

257,7

232,5

15,31






25,8

1,37372

1,1085

258,8

233,5

15,37

14,8



25,9

1,37389

1,1090

260,0

234,5

15,44






26,0

1,37407

1,1095

261,2

235,4

15,52

14,9



26,1

1,37424

1,1099

262,4

236,4

15,59






26,2

1,37441

1,1104

263,6

237,3

15,66

15,1



26,3

1,37459

1,1109

264,7

238,3

15,72






26,4

1,37476

1,1114

265,9

239,3

15,79

15,2



26,5

1,37494

1,1118

267,1

240,2

15,87






26,6

1,37511

1,1123

268,3

241,2

15,94

15,3



26,7

1,37529

1,1128

269,5

242,1

16,01






26,8

1,37546

1,1133

270,6

243,1

16,07

15,5



26,9

1,37564

1,1138

271,8

244,1

16,14






27,0

1,37582

1,1142

273,0

245,0

16,22

15,6



27,1

1,37599

1,1147

274,2

246,0

16,29






27,2

1,37617

1,1152

275,4

246,9

16,36

15,7



27,3

1,37634

1,1157

276,6

247,9

16,43






27,4

1,37652

1,1161

277,8

248,9

16,50

15,9



27,5

1,37670

1,1166

278,9

249,8

16,57






27,6

1,37687

1,1171

280,1

250,8

16,64

16,0



27,7

1,37705

1,1176

281,3

251,7

16,71






27,8

1,37723

1,1181

282,5

252,7

16,78

16,2



27,9

1,37740

1,1185

283,7

253,6

16,85






28,0

1,37758

1,1190

284,9

254,6

16,92

16,3



28,1

1,37776

1,1195

286,1

255,5

16,99






28,2

1,37793

1,1200

287,3

256,5

17,07

16,4



28,3

1,37811

1,1205

288,5

257,5

17,14






28,4

1,37829

1,1210

289,7

258,4

17,21

16,5



28,5

1,37847

1,1214

290,9

259,4

17,28






28,6

1,37864

1,1219

292,1

260,3

17,35

16,7



28,7

1,37882

1,1224

293,3

261,3

17,42






28,8

1,37900

1,1229

294,5

262,2

17,49

16,8



28,9

1,37918

1,1234

295,7

263,2

17,56






29,0

1,37936

1,1239

296,9

264,2

17,64

17,0



29,1

1,37954

1,1244

298,1

265,1

17,71






29,2

1,37972

1,1248

299,3

266,1

17,78

17,1



29,3

1,37989

1,1253

300,5

267,0

17,85






29,4

1,38007

1,1258

301,7

268,0

17,92

17,2



29,5

1,38025

1,1263

302,9

268,9

17,99






29,6

1,38043

1,1268

304,1

269,9

18,06

17,4



29,7

1,38061

1,1273

305,3

270,8

18,13






29,8

1,38079

1,1278

306,5

271,8

18,21

17,5



29,9

1,38097

1,1283

307,7

272,7

18,28






30,0

1,38115

1,1287

308,9

273,7

18,35

17,6