Décret n°82-537 du 22 juin 1982 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Compteurs d'eau chaude
   Les dispositions du présent décret s'appliquent aux compteurs d'eau chaude. Ces instruments, qui sont destinés à mesurer les quantités d'eau dont la température est supérieure à 30°C sans dépasser 90°C, déterminent de façon continue le volume de l'eau qui les traverse.


   Les compteurs d'eau chaude installés dans les lieux visés à l'article 1er du décret n° 75-496 du 19 juin 1975 ou utilisés pour les opérations visées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944, sont soumis au contrôle prévu à l'article 1er de ce dernier décret.


   Le débit maximal Qmax d'un compteur d'eau est le débit le plus élevé auquel le compteur doit pouvoir fonctionner sans détérioration pendant des durées limitées, en respectant les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 7 du présent décret et sans que ne soit dépassée la valeur maximale de la perte de pression provoquée par la présence du compteur dans la conduite d'eau.


   Le débit nominal Qn est égal à la moitié du débit maximal Qmax.
   Exprimé en mètres cubes par heure, il sert à désigner le compteur d'eau.
   Au débit nominal, Qn, le compteur doit pouvoir fonctionner en utilisation normale, c'est-à-dire en régime permanent et en régime intermittent, en respectant les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 7 du présent décret.

   Le débit minimal Qmin est le débit à partir duquel tout compteur doit respecter les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 7 du présent décret. Il est en fonction de Qn.


   L'étendue légale des débits d'utilisation d'un compteur d'eau est délimitée par le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin. Elle est partagée par un débit de transition Qt en deux zones dite inférieure et supérieure dans lesquelles les erreurs maximales tolérées sont différentes.


   L'erreur maximale tolérée lors de la vérification primitive des compteurs d'eau chaude est égale à :
   Cinq centièmes en plus et en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu ;
   Trois centièmes, en plus et en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure compris entre Qt inclus et Qmax inclus.

   Les erreurs maximales tolérées sur les compteurs d'eau chaude en service sont fixées au double des erreurs maximales tolérées en vérification primitive.


   Les compteurs d'eau chaude sont répartis en quatre classes météorologiques désignées par les lettres A, B, C et D.
   Pour chaque classe, les valeurs du débit minimal et du débit de transition sont fixées en fonction de la valeur du débit nominal par le tableau ci-dessous :
   CLASSES, DEBITS, VALEURS DES DEBITS :
   Classe A :
 Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :
 - Qmin : 0,04 Qn
 - Qt : 0,10 Qn
 (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :
 - Qmin : 0,08 Qn
 - Qt : 0,20 Qn

   Classe B :
 Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :
 - Qmin : 0,02 Qn
 - Qt : 0,08 Qn 
 (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :
 - Qmin : 0,04 Qn
 - Qt : 0,15 Qn

   Classe C :
 Débits (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :
 - Qmin : 0,01 Qn
 - Qt : 0,06 Qn
 (pour les compteurs dont Qn est supérieur ou égal à 15 m3/h) :
 - Qmin : 0,02 Qn
 - Qt : 0,10 Qn

   Classe D :
 (pour les compteurs dont Qn est inférieur à 15 m3/h) :
 - Qmin : 0,01 Qn
 - Qt : 0,015 Qn

   Des arrêtés ministériels préciseront les conditions de construction, les modalités d'approbation de modèles et de contrôle des compteurs d'eau chaude.


   A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'industrie, les erreurs maximales tolérées de cinq centièmes et trois centièmes fixées à l'article 7 ci-dessus sont portées respectivement à huit et quatre centièmes, en plus et en moins, pour les compteurs d'eau chaude en service à la date de publication du présent décret, et dont le modèle n'est pas approuvé.


   Le décret n° 76-631 du 22 juin 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Compteurs d'eau chaude est abrogé.


Le ministre de l'industrie et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.