阻抗

阻抗（Electrical impedance）又称电阻抗，是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗是一个复数，实部称为电阻，虚部称为电抗；其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗，电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗，容抗和感抗合称为电抗。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域，不仅描述电压与电流的相对振幅，也描述其相对相位。当通过电路的电流是直流电时，电阻与阻抗相等，电阻可以视为相位为零的阻抗。阻抗的概念不仅存在于电路中，在力学的振动系统中也有涉及。
阻抗通常以符号 formula_1 标记。阻抗是复数，可以用相量 formula_2 或 formula_3 来表示；其中，formula_4是阻抗的大小，formula_5 是阻抗的相位。这种表示法称为「相量表示法」。
具体而言，阻抗定义为电压与电流的频域比率。阻抗的大小 formula_4 是电压振幅与电流振幅的绝对值比率，阻抗的相位 formula_5 是电压与电流的相位差。采用国际单位制，阻抗的单位是欧姆（Ω），与电阻的单位相同。阻抗的倒数是导纳，即电流与电压的频域比率。导纳的单位是西门子（旧单位是姆欧）。
词源.
英文术语「impedance」是由物理学者奥利弗·黑维塞于1886年发表论文《电工》给出。1893年，电机工程师亚瑟·肯乃利（Arthur Kennelly）最先以复数表示阻抗。
1927年，孔祥鹅《商榷电机工程译名问题》一文建议采用「电阻抗」作为该术语中文译名，以便顾及与「电抗」（electrical reactance）、「电阻」（electrical resistance）二词的学理关联。这一译名得以沿用至今。
复阻抗.
阻抗是复数，可以与术语「复阻抗」替换使用。阻抗通常以相量来表示，这种表示法称为「相量表示法」。相量有三种等价形式：
其中，电阻 formula_11 是阻抗的实部，电抗 formula_12 是阻抗的虚部，formula_4 是阻抗的大小，formula_14 是虚数单位，formula_5 是阻抗的相位。
从指数形式转换到直角形式可以使用方程式
从直角形式转换到指数形式可以使用方程式
极形式适用于实际工程标示，而直角形式比较适用于几个阻抗相加或相减的案例，指数形式则比较适用于几个阻抗相乘或相除的案例。在作电路分析时，例如在计算两个阻抗并联的总阻抗时，可能会需要作几次形式转换。这种形式转换必需要依照复数转换定则。
欧姆定律.
藉著欧姆定律，可以了解阻抗的内涵：
阻抗大小 formula_4 的作用恰巧就像电阻，设定电流 formula_22 ，就可计算出阻抗 formula_1 两端的电压降 formula_24 。相位因子 formula_25 则是电流滞后于电压的相位差 formula_5 （在时域，电流信号会比电压信号慢 formula_27 秒；其中， formula_28 是单位为秒的周期）。
就像电阻将欧姆定律延伸至交流电路领域，其它直流电路分析的结果，例如电压分配（voltage division）、电流分配（current division）、戴维宁定理、诺顿定理等等，都可以延伸至交流电路领域，只需要将电阻更换为阻抗就行了。
复值电压与电流.
为了简化计算，正弦电压波 formula_29 和正弦电流波 formula_30 通常以指数形式表示为
其中，formula_33 是电压振幅，formula_34 是电流振幅，formula_35 是正弦波的角频率、formula_36 是电压相位，formula_37 是电流相位，
阻抗定义为电压除以电流：
将这公式代入欧姆定律，可以得到
注意到对于任意时间 formula_40 ，这方程式都成立。因此，可以令大小与相位分别相等：
第一个方程式乃是熟悉的表达电压与电流之间关系的欧姆定律，第二个方程式给出相位关系。
用相量表示法来描述，相量 formula_43 、formula_44 分别为
正弦波 formula_29 、formula_30 跟相量 formula_43 、formula_44 的关系为
阻抗的定义为
复数运算的正确性.
根据欧拉公式，余弦函数可以表示为
这是一个可以用来表示电压或电流波形的实值余弦函数，可以被分解为两个复值函数。所以，只要分析方程式右边的两个复值项目的行为，就可以明了方程式左边的实值余弦函数的行为。由于这两个复值项目的实部相等，实际而言，只需要分析其中一个项目，取这项目的实部，就可以得到余弦函数：
换句话说，只要取计算结果的实部，就可以得到答案。
在傅立叶分析中，激励可以写成多个正弦波的叠加。根据叠加原理，每个正弦波可以单独分析计算出各自的反应，（反应本身也是一个正弦波，其频率与激励的频率相同，但通常两者的振幅、相位都不相同，反应的振幅、相位会有所改变。）对于原本激励的响应是所有单独正弦波的响应在时域的总和（或积分）。这些单独正弦波都可以转换为以复数运算。
相量.
相量是一个常定复数，可以代表参数为时间的正弦函数的复振幅（大小和相位）。电机工程师常会使用相量作复数运算，因为能够简化涉及正弦函数的运算，将一个微分方程式问题约化为代数方程式问题。
一个电路元件的阻抗可以定义为元件两端的电压相量与通过元件的电流相量，两者之间的比率，即电压与电流之间的相对振幅与相对相位。注意到因子 formula_56 互相抵消，这定义等价于前面由欧姆定律给出的定义，
电路元件的阻抗.
理想电阻器的阻抗 formula_57 是实数，称为「电阻」：
其中，formula_11 是理想电阻器的电阻。
理想电容器和理想电感器的阻抗 formula_60 、formula_61 都是虚数 ：
其中，formula_64 是理想电容器的电容，formula_65 是理想电感器的电感。
注意到以下两个很有用的全等式：
应用这些全等式，理想电容器和理想电感器的阻抗以指数形式重写为
给定通过某阻抗元件的电流振幅，复阻抗的大小给出这阻抗元件两端的电压振幅，而复阻抗的指数因子则给出相位关系。
电阻器、电容器和电感器是三种基本电路元件。以下段落会推导出这些元件的阻抗。这些导引假定正弦信号。通过傅立叶分析，任意信号可以视为一组正弦函数的总和。所以，这些导引可以延伸至任意信号。
电阻器.
根据欧姆定律，通过电阻器的含时电流 formula_70 与电阻器两端的含时电压 formula_71 ，两者之间的关系为
其中，formula_40 是时间。
设定含时电压信号为
则含时电流为
两者的大小分别为 formula_76 、formula_77 ，相位都是 formula_78 。所以，阻抗为
电阻器的阻抗是实数。理想电阻器不会制造相位差。
电容器.
通过电容器的含时电流 formula_80 与电容器两端的含时电压 formula_81 ，两者之间的关系为
设定含时电压信号为
则电流为
两者的除商为
所以，电容器阻抗的大小为 formula_86 ，交流电压滞后90°于交流电流，或者，交流电流超前90°于交流电压。
以相量形式表示，
或者，应用欧拉公式，
电感器.
通过电感器的含时电流 formula_91 与电感器两端的含时电压 formula_92 ，两者之间的关系为
设定含时电流信号为
则电压为
两者的除商为
所以，电感器阻抗的大小为 formula_97 ，交流电压超前90°于交流电流，或者，交流电流滞后90°于交流电压。
以相量形式表示，
或者，应用欧拉公式，
广义 s-平面阻抗.
以 formula_102 定义阻抗的方法只能应用于以稳定态交流信号为输入的电路。假若将阻抗概念加以延伸，将 formula_102 改换为复角频率 formula_104 ，就可以应用于以任意交流信号为输入的电路。表示于时域的信号，经过拉普拉斯变换后，会改为表示于频域的信号，改成以复角频率表示。采用这更广义的标记，基本电路元件的阻抗为
对于直流电路，这简化为 formula_105 ；对于稳定正弦交流信号，formula_106 。
电抗.
电抗是阻抗的虚部。电阻 formula_11 与电抗 formula_12 共同设定阻抗的大小和相位：
具有有限电抗的电路元件，会使得其两端的电压与通过的电流发生相位差 formula_5 ：
运作时，纯电抗元件会交替地从电路吸收电能，然后又将电能还给电路；纯电抗元件不会耗散任何电能。
容抗.
理想电容器的阻抗是虚数，不具有实部，其虚部称为「容抗」，与信号的角频率成反比。电容器是由两块导体和夹在中间的电介质构成，其容抗为
从这方程式可以观察到，当交流电源的角频率 formula_35 趋向于零时，电源会趋向于直流电源，容抗会趋向于负无穷大，假设给定电压源振幅，则电流会趋向于零。所以，在低频率运作时，电容器貌似断路。假设电源的频率越高，则容抗越低，对于电流通过的阻碍也越低。在高频率运作时，电容器貌似短路。
更详细地描述，假设连接直流电流源于平行板电容器的两端，由于电容器中有绝缘的电介质阻隔，电荷无法穿过电容器，电容器的一块平行板会累积正电荷,另一块平行板会累积负电荷。这过程称为「充电」。注意到在这充电过程，整个电容器仍旧维持电中性。分别累积于两块平行板的正电荷和负电荷会产生电场。依照不同的电介质属性而定，这电场会将电介质的正负电荷稍微分开，或者按照电场方向改变每一个电介质分子的定向，将电介质电极化，这会在电介质的表面形成面束缚电荷与其对应的感应电场，其方向与原本电场相反，因此减弱原本电场的实际作用，所以电介质可以增加电容器的电容。由于电容器的总电场，电容器的两块平行板之间会出现电压。等到这电压不再变动之后，通过电容器的电流会等于零，所以，一般会说电容器不允许直流电流通过。
假设连接交流电流源或交流电压源于平行板电容器的两端，由于电流会周期性的变换方向，交流电流会轮流对电容器的两块平行板充电和放电，处于两块平行板的电荷会周期性的变化，因此在一个周期内，除了电流由正变负（或由负变正）的那一瞬间之外，通过电容器的电流均不为零。因此，一般认为电容器可允许交流电流通过。注意到电容器只能够累积有限量的电荷。
感抗.
理想电感器的阻抗是虚数，不具有实部，其虚部称为「感抗」，与信号的角频率成正比：
其中，formula_116 是感抗。
从这方程式可以观察到，当交流电源的角频率趋向于零时，电源会趋向于直流电源，感抗会趋向于零，对于电流的通过阻碍越低。所以，在低频率运作时，电感器貌似短路。假设电源角频率越高，则感抗越高，假设给定电压源振幅，则电流会趋向于零。所以，在高频率运作时，电感器貌似断路。
电感器是一个线圈导体。根据法拉第感应定律，通过载流回圈的磁通量变率，会生成的感应电动势为
对于 formula_118 案例，
以实部项目 formula_120 和虚部项目 formula_121 表示，
其中，
测量.
当测量电路元件的阻抗时，必需先了解测量值与真实值之间可能会出现的差别。这是因为测量仪器本身的残余阻抗和测量的准确度问题。给定已知阻抗真实值的元件，然后比较其测量值与真实值，就可以知道这测量方法的优劣。
测量阻抗的方法有很多种，例如，电桥法、谐振法、电压-电流法、阻抗频谱法等等。每一种方法都有其优点和缺点。测量者可以选择最适合的方法。
电桥法.
交流电桥貌似惠斯登桥，可以用来测量阻抗。将交流电源连接于交流电桥两端，电桥的四个元件的阻抗分别为 formula_125 ，formula_126 ，formula_127 ，formula_128 。在BD两点之间的侦测器可以是耳机或交流检流器。当电桥达成平衡状态时，BD两点之间的电压为零，交流检流器测量出的电流也会为零，未知元件与另外三个元件之间关于阻抗的关系为
以相量表示，
这方法历史悠久，很容易制作成品仪器，费用低廉，准确率高；但是，不能够自动化，必需手工调整已知阻抗来达成平衡，而且电桥的测量频域比较狭窄。
谐振法.
谐振法依赖RLC串联电路在共振状况的物理行为来测量元件的阻抗。这方法使用到品质因子（Q factor） formula_131 的概念。一个RLC串联电路的品质因子是其共振频率与频宽的比率。这比率又可以证明为等于其电容器或电感器的电抗与电阻的比率。所以，使用测Q计（Q meter）测量一电路元件所得到的 formula_131 值，等于这电路元件的电抗除以电路的电阻。
施加正弦电压源于电路。设定测试的频率为 formula_35 。阻抗测试分为两个步骤：
对于第一个共振状况，可调电容器的电抗 formula_139 与电感器的电抗 formula_116 之间的关系为
所以，
从前面关于品质因子的论述，可以写出
对于第二个共振状况，被测元件的电抗 formula_144 为
所以，被测元件的电抗为
品质因子为
所以，被测元件的电阻为
被测元件的阻抗为
这方法可以用于测量高品质因子的元件。但是，必需手工调整来达成共振。