Revista de navegación y comercio (1898-09-30 00:00:00), página 8

Exactitud en la medida.—El telémetro cuya descripción acabamos de hacer, á pesar de su pequeña base (un metro 37 centímetros), es, bajo todos conceptos, recomendable como auxiliar de la artillería en todo barco de guerra, para el uso de baterías de costa, para la operación de precisar el punto de la nave enemiga en las minas submarinas, para facilitar muchos de los problemas de navegación en las proximidades de tierra, etc., etc., debido á que su exactitud excede desde luego el grado de aproximación que para todas las operaciones enumeradas puede exigirse.

En caso de que fuese precisa mayor exactitud de la que el telémetro da para largas distancias, podría encargarse especialmente un telémetro del mismo sistema y mayor base. En cambio, para buques pequeños y torpederos, á los cuales lleva las necesidades de la guerra á medir pequeñas distancias, se ha construido un telémetro de 91 centímetros de base, el cual resulta, desde luego, más manejable y apropiado para dicha clase de buques.

Montaje á bordo.—Para utilizar á bordo el telémetro de Barr y Stroud se monta sobre un pie. Descansa el anteojo sobre dos cojinetes que forman parte de un marco de hierro provisto de dos cuchillas, como punto de apoyo para el movimiento giratorio, y complementa dicho marco un contrapeso con sus topes, que puede moverse dentro de la caja metálica de forma especial que las figuras representan.

Unida al marco hay una palanca que el observador debe tener cogida con el pulgar y el índice durante toda observación, la cual le sirve para dirigir el telémetro. La caja metálica, que puede llenarse de agua á fin de hacer más pausados los movimientos del contrapeso interior durante el balance, está sostenida por un pivote que se introduce en la carlinga de que está dotada, el cual forma el remate superior de una columna de teka, que es la que se fija á la cubierta.

El movimiento azimutal del instrumento se lleva á cabo haciéndolo girar alrededor de su pivote por medio de la palanca de que hemos hecho mención, y se consigue el movimiento en altura sirviéndose de un tornillo sin fin que tiene en su parte superior á la izquierda del marco, cuyo tornillo engrana con una cremallera semicircular que lleva el anteojo en su parte inferior.

Como se ha visto, carece el aparato de doble suspensión, el cual no es indispensable, dado el principio en que su construcción se funda. En efecto, los movimientos del aparato en un plano vertical que pase por el eje del anteojo no producen más efecto que dar á la línea de separación una posición más ó menos inclinada; pero como no pasa nunca de 30° á banda y banda y frecuentemente es inferior á 10°, no hay ninguna dificultad en medir distancias en estas condiciones.

Al montaje que acabamos de describir se le han dado las dimensiones convenientes para que ambos oculares estén colocados á 1,50 metros sobre la cubierta. La posición natural del observador es la siguiente: apoyar la cara en la defensa del cauchoque que tienen los oculares; la mano derecha puesta en el tornillo de cabeza estrinada que mueve el prisma refractor; la izquierda, con sus dedos pulgar é índice, cogiendo la palanca, y los demás dedos en contacto con la caja de agua, á fin de aumentar su estabilidad, y el cuerpo apoyado sobre la caja, con objeto de aliviar las manos y mantener el anteojo en la misma dirección azimutal. La práctica acredita que en tal posición el observador es completamente dueño del instrumento y logra sin dificultad conservar el objeto enfocado en el campo del telémetro tan fácilmente como un objeto cualquiera se conserva en el campo de un anteojo ordinario.