Revista de navegación y comercio (1894-08-15 00:00:00), página 4

breve espacio, y que una torsión del hilo de 60' no produce en el imán desviación apreciable. Esto pue- so, tenemos que la diferencia de lecturas de la imagen móvil descubre el error producido por la desviación de la lente e indica la corrección que debe efectuarse.

Bifilar. Para graduar el bifilar se usa la regla de compensación. Esta regla, dividida en milímetros, se apoya sobre un pie de cobre y tiene un canito móvil provisto de un círculo vertical dispuesto para recibir un imán desviante. Una de sus extremidades determina en una pieza que se adapta a la curvatura del círculo inferior.

Se empieza la operación colocando la regla detrás del declinómetro en la dirección del meridiano magnético, y el imán desviante perpendicular á este meridiano. Entonces la barra del declinómetro se des- via, y cuando llega aproximadamente al reborde se ve la división de la escala, donde se determina la desviación \( z \). Se hace girar el imán 180°, y la barra del declinómetro en sentido opuesto al anterior, una desviación \( x' \). Designando por \( x \) el ángulo \( \frac{z + x'}{2} \), por \( F \), la fuerza ejercida por la barra desviante, y por \( \lambda \) el valor de tang. \( x \), se tiene:

\[
\text{Tang. } x = \frac{F}{H} = \lambda, \text{ ó bien } F = H \tan x = \lambda H.
\]

Con esta operación se determina la fuerza \( F \) del imán desviante á una distancia \( D \), puesto que se co- noce el valor de tang. \( x \) ó \( \lambda \) y el de \( H \).

Obtenido este dato se pone la regla de comparación al lado del bifilar en la dirección de la barra de este aparato, es decir, perpendicularmente al meri- diano magnético y con el imán desviante á la misma distancia que el unifilar. Puesto el imán horizontal, queda en la dirección del meridiano magnético y pro- duce en la barra del bifilar una desviación \( m' \) y dan- do media vuelta á aquél, sufre una desviación \( m'' \) en sentido contrario. La desviación media \( \frac{m' + m''}{2} = m \)

da el número de divisiones de la escala que corres- ponde á la fuerza del imán desviante á la distancia adoptada. Como esta fuerza es igual á una fracción conocida \( \lambda \) de la componente horizontal, una división de la escala corresponde á una fracción \( \frac{\lambda}{m} \) de la com- ponente, ó lo que es igual:

\[
\frac{dH}{H} = \frac{tg x}{m} \text{ de donde } dH = \frac{tg x}{m} H.
\]

Balanza.—La graduación de la balanza se obtiene igualmente con la ayuda de la regla de comparación, colocándola detrás del aparato. Aquí se presenta el imán desviante en posición vertical, se lee la imagen móvil y luego invirtiendo el imán ó haciendo girar 180°, se repite la lectura de la misma imagen. La se- midiferencia de las dos lecturas mide en divisiones de la escala la desviación media \( n \).

Al colocar el imán desviante á la distancia \( D \) de la balanza y en la posición diestra, afecta á la compo- nente vertical una fuerza conocida \( H tg x \), que puede escribirse de esta manera sin que se altere su valor:

\[
Z. \frac{H}{Z} tg x \text{ ó bien } Z. cot I tg x,
\]

puesto que \( \frac{H}{Z} = cot I \), siendo \( I \) la inclinación mag- nética.

Luego si la fuerza \( Z. cot I tg x \) ha producido una desviación \( n \), á una división de la escala le corres- ponderá una fracción \( \frac{cot I tg x}{n} \) de la componente ver- tical ó sea

\[
\frac{dZ}{Z} = \frac{cot I tg x}{n}, \quad dZ = \frac{cot I tg x}{n}. Z.
\]

Para hacer esta graduación basta conocer de un modo aproximado el valor \( I \) de la inclinación.

Debemos advertir que la regla graduada no pue- de colocarse por falta de espacio, exactamente detrás de la balanza, de suerte que sea perpendicular al meri- diano magnético, sino que forma un ángulo de 30° con la normal á dicho meridiano.

En este caso la desviación observada \( n_a \) es menor que la verdadera \( n \). La cual se obtiene por la fórmula

\[
n = \frac{n_a}{\cos 30^\circ}
\]

José María Terry.

Cartagena 30 de Julio de 1894.

El centelleo de las estrellas y la previsión del tiempo.

n. Ch. Dufour, profesor de astro- nomía en la Universidad de Lau- sanne, ha tenido la paciencia de hacer, durante treinta y ocho años, observaciones sobre el centelleo de las estrellas, siempre que se lo ha permitido el estado del cielo, ha-biendo obtenido algunas conclu- siones científicas interesantes. El objeto principal de estas observa- ciones era buscar una relación me- teorológica; se propuso investigar si el centelleo de las estrellas te- nía alguna relación con el tiempo presente y con el tiempo futuro.

Mr. Dufour dice que en Morges, por 46° 50' N., y 4° 09' E. de París, en donde ha efectuado la mayor parte de sus observaciones, un centelleo débil es en general presagio de mal tiempo.

Sería interesante saber si resulta lo mismo en otros climas, en otras condiciones meteorológicas y espe- cialmente en el Océano. Si efectivamente es así, y que lo mismo en el mar que en Suiza, un cierto grado de centelleo anuncia un cambio de tiempo, se podrá tie- ner con esto un elemento precioso para la previsión del tiempo (1).

He aquí la nota comunicada por Mr. Dufour:

El centelleo de las estrellas ha sido estudiado, en los últimos años, con antecedentes más ó menos complicados, por distintos observadores, entre otros, por mis- ter Montigny, de Bruselas. Después de haber expe- rimentado un centelleómetro de antecipo, prefirió ob- servar á simple vista, y opino que este medio es el único posible en el mar. Después de algún tiempo de práctica, se llega á apreciar muy distintamente y bien la intensidad del centelleo. Yo he formado una escala para esta intensidad, comprendida entre los números 0 á 10: el cero significa carencia de centel- leo, fenómeno raro en Suiza, sólo observable algu- nas veces en las estrellas zentales; y 10 expresa el máximo centelleo, cuando la estrella aparece saltar, y que cambia de color, fenómeno muy frecuente en las estrellas cuando tienen poca altura sobre el ho- rizonte.

Si al principio los observadores tienen alguna di- ficultad, con un poco de práctica llegarán á distinguir muy bien los centelleos muy fuertes, fuertes, natu- rales, débiles y muy débiles. Estos dos últimos son en Suiza presagio de mal tiempo.

Pero no hay seguridad que sea lo mismo en otras partes y con otras condiciones meteorológicas, pues en todos los países no es el mismo viento que trae el mal tiempo y las condiciones hidrométricas de la atmósfera son muy diferentes. Por ejemplo, la vecin-

(1) Conforme con las órdenes del ministro de Marina, el Con- tadoralmirante, jefe del servicio hidrográfico, llama sobre este par- ticular la atención de los oficiales aficionados á los estudios me- teorológicos; y les ruega que remitan el resultado de sus observa- ciones al servicio hidrográfico, sección de meteorología.