Revista de medicina y cirugía prácticas (1904-11-07 00:00:00), página 39

tarda en desprenderse de la dermis, y al hacerlo, se separa en grandes colgajos, como en la escarlatina. Empleando las hojas de mandrágora cuando la herida de la quemadura está ya en supuración, sus efectos son eficacísimos, porque calma el dolor y favorece la cicatrización. Cuando no hay hojas frescas de mandrágora, puede emplearse en uso tópico el extracto fluido de la raíz.

(Giornale intern. delle scienze mediche, 15 septiembre 1904). — F. TOLEDO.

Diafragma compresor para radiografía.—En estos últimos tiempos, y para satisfacer una verdadera necesidad, se han ideado diversos tipos de diafragmas para radiografía, á fin de excluir los rayos secundarios que parten de la pared de vidrio, y que cuando se trata de partes muy gruesas del cuerpo humano velan algo la placa fotográfica.

En la actualidad existen dos clases de estos diafragmas: unos se limitan á separar un cono de rayos, pero sin preocuparse del espesor de la parte del cuerpo que se va á radiografiar; en otros, en cambio, se procura disminuir este espesor sin renunciar por ello á la ventaja de limitar las radiaciones á un cono bien circunscrito.

A esta última clase ha dado su inventor, H. Albers-Shönberg, el nombre de diafragmas compresores. Constan de un tubo que con su abertura inferior comprime todo lo posible los tejidos del cuerpo para que los rayos X lleguen del modo más directo al punto en que deben actuar.

Estos diafragmas tienen además la ventaja económica de que disminuyen mucho el tiempo de exposición y permiten, cuando se conoce aproximadamente el sitio del órgano respectivo, emplear placas más pequeñas, reservando las grandes para las radiografías de todo el pecho, de toda la pelvis, etcétera.

El diafragma compresor es particularmente útil para radiografiar los cálculos renales, vesicales y biliares, que antes se radiografiaban de un modo muy difícil é inseguro.

El diafragma que emplea el autor, Dr. Alberto E. Stein, y que construye la casa Schönekatte y C.ª de Wiesbaden, consta de un tubo revestido de plomo y que se puede colocar en todas direcciones. Su abertura superior limita un cono de rayos X; la inferior, almohadillada, comprime el órgano que se quiere radiografiar. Este tubo se puede cambiar por otros iguales, pero de diámetro diferente, según el tamaño de la radiografía que se pretende sacar. Además de esto, en la abertura superior se pueden colocar diafragmas de diferente diámetro ó bien un diafragma iris.

El tubo productor de los rayos X se fija por encima de la abertura superior del tubo-diafragma mediante un sostén universal, y se enfoca exactamente en el centro del diafragma por medio de dos varillas. El sitio en que ha de colocarse la placa, que ha de ser, como es natural, enfrente del tubo-diafragma, y correspondiendo su centro al centro de la circunferencia respectiva, se determina por medio de una varilla vertical á lo largo de la cual se deslizan otras dos transversales, iguales y paralelas entre sí. Cuando el extremo de la varilla transversal superior corresponde al centro de la abertura superior del tubo-diafragma, el extremo de la varilla inferior debe corresponder al centro de la placa. En la parte superior del diafragma que