Revista de medicina y cirugía prácticas (1903-11-07 00:00:00), página 23

Creo haber encontrado su solución, pues por el método que voy á tener el honor de exponeros, se obtiene en un cuarto de hora, á la temperatura ambiente y sin deterioro alguno, la esterilización absoluta de todos estos objetos aún embadurnados con cultivos puros de microbios piógenos, como el estreptococo y los diversos estafilococos, hecho comprobado por nuestros más eminentes bacteriólogos en las muchas y variadas pruebas consignadas en los adjuntos informes.

Este método consiste en someter los objetos que se desean esterilizar á la influencia de una enérgica corriente de aire cargado de aldehído fórmico durante quince minutos, tiempo que los ya citados experimentos de laboratorio han demostrado ser más que suficiente. La constante renovación de los vapores antisépticos, es la que produce esta rápida esterilización.

El aldehído fórmico se emplea hace ya tiempo para la esterilización, pero en receptáculos cerrados, donde su pronta y completa renovación es imposible.

Todos los aparatos hoy existentes, ya funcionen con el trióxido de metileno ó por medio de formal frío ó calentado, solo ó asociado con el gas del alumbrado, ya utilicen el formaldehído en estado naciente, obtenido por la combustión de alcohol metílico en contacto con el musgo de platino, etc., exigen un periodo variable de dos á cuarenta y ocho horas para la esterilización, la cual sólo se obtiene más rápidamente, gracias á una elevación de temperatura que á veces puede perjudicar á los instrumentos de goma, concha, celuloide, crin y materias similares. Además, todos estos aparatos desprenden vapores que vician más ó menos prontamente la atmósfera de las habitaciones donde funcionan.

Mi aparato, esterilizando en quince minutos á la temperatura ambiente, sin necesidad de combustión alguna, ni elevación térmica, sin producir olores ni desprender gases que vicien la atmósfera, y respetando en absoluto la integridad de los objetos, por delicados que sean, llena por completo todas las condiciones exigibles á un esterilizador de superficie.

Todos los instrumentos de goma, metal, cuero, crin, madera, concha, etcétera, pueden ser esterilizados rápidamente sin sufrir menoscabo alguno.

Muchas disposiciones pueden darse al aparato, cuya forma es variable al infinito.

La adjunta figura permitirá formar idea exacta del aparato y de su funcionamiento:

Como en ella se ve, la disposición adoptada por mí como preferible, consiste en una caja de metal herméticamente cerrada y dividida por bandejas móviles de tela metálica fig. 1.ª, en las cuales se colocan los objetos que se desea esterilizar. En la parte lateral de la caja, cuyas dimensiones varían, se encuentra un frasco lavador que contiene una cantidad determinada de formal; el tubo de salida de dicho frasco penetra en la caja por el punto B hacia su extremidad anterosuperior. Hacia la parte postero-inferior del otro lado de la caja hay un enchufe C, que pone en comunicación la caja esterilizadora con una trompa de vacío T.

Basta abrir el grifo de agua para que la trompa funcione, estableciendo una rápida corriente de aire que, entrando por el orificio A fig. 2.ª, atra-