Revista de medicina y cirugía prácticas (1901-09-21 00:00:00), página 37

distancias de los cuerpos observados á la superficie de la pantalla, y por lo tanto, con las pantallas rígidas no es posible obtener una imagen de exactitud y de intensidad iguales en toda la superficie de la pantalla, para lo cual es preciso usar pantallas flexibles, montadas sobre cartón, de manera que puedan adaptarse á las convexidades del tórax. Un compañero nuestro, persona de competencia en estos asuntos, el Dr. Redondo, del cuerpo de Sanidad de la Marina, nos aconsejó la aplicación á la radioscopia como pantalla radioscópica la pantalla reforzadora, cuya imagen recuerda perfectamente en sus tonalidades á la imagen radiográfica y que da detalles tan finos como la pantalla fluoroscópica ordinaria.

Esta aplicación de las pantallas reforzadoras facilita el problema, porque evita el tener que cambiar en los laboratorios el material fluoroscópico que, como dijimos al principio, es de pantalla rígida.

La última modificación de técnica fluoroscópica es la que se refiere á examinar los enfermos en ayunas, para obtener con más claridad la imagen de la transparencia del espacio semilunar de Traube, y observar con mayor facilidad el fenómeno citado de la excursión diafragmática.

Técnica radiográfica. — Hace tiempo que venimos suprimiendo cuanto es posible el uso de las pantallas reforzadoras. No es este el momento de analizar detalladamente las ventajas e inconvenientes de las pantallas reforzadoras, pero, sin embargo, recordaremos entre sus inconvenientes el que es pertinente en este momento: nos referimos á lo difuminado, á lo borroso de la imagen. Pues bien, cuando se trata de imágenes en las que es preciso gran detalle y se obtienen en sujetos que pueden soportar la exposición el tiempo cortísimo que hoy exige la obtención de una radiografía, preferimos obtener ésta sin pantalla reforzadora para conseguir una imagen completamente limpia y con riqueza de detalles, sobre todo en las pleurestias y en los sujetos con cavernas pequeñas.

Otro de los asuntos interesantes en la técnica radiográfica, y que también da limpieza de la imagen y riqueza de detalles, se refiere á la distancia del tubo á la placa. Sin disentir las teorías y ateniéndonos á los hechos recogidos, hemos llegado á fijar esta distancia en 50 centímetros para el tórax, con cuya distancia obtenemos toda la riqueza de detalles en su máximo.

El último asunto que ha de ocuparnos en esta comunicación, se refiere á la técnica en la revelación de las placas radiográficas. Hemos hecho ensayos referentes á todos los modernos y antiguos reveladores, desde el clásico hierro y ácido pirogálico, hasta el diamidofenol y diamidoresorcina, y de este estudio hemos deducido la necesidad de que en la radiografía no se revele nunca con líquidos viejos en ninguna proporción, tanto en el revelador como en el fijativo, por lo cual usamos el diamidofenol (amidol) al medio por 100 con el sulfato de soda cristalizado al 6 por 100 como revelador y el hiposulfito de la casa Enckel de Duanne (Suiza) al 25 por 100. Con estos productos hacemos nuestros baños instantáneamente, es decir, para dos ó tres radiografías, cuando más, sobre todo en Madrid, cuya pureza del agua de Lozoya en grados hidrotimétricos la hacen apta para cualquier trabajo de laboratorio fotográfico.

Hemos terminado, seguros de no haber aportado nada nuevo ni bueno,