Revista de medicina y cirugía prácticas (1899-07-05 00:00:00), página 25

Las cantidades de energía que aporta el interruptor con su impulso brusco y puro al carrete secundario, son sorprendentes, la longitud de las chispas apenas disminuye y hasta aumenta no poco con inductores más pequeños. A todo esto, según sea la tensión empleada y la auto-inducción del carrete primario, así puede aumentar la frecuencia hasta 1700 ó más interrupciones por segundo. Las ventajas que de esto resultan para la radiografía, son evidentes; en la pantalla fluorescente no se percibe la menor vibración del campo visual, la sombra aparece como en una fotografía y se pueden estudiar los menores detalles. A consecuencia de la emisión de energía, el campo fluorescente es claro y casi deslumbrador y permite la proyección de perfiles netos con mayor distancia del tubo.

Lo mismo sucede para la fotografía en la que, gracias sobre todo al gran número de impresiones que obran sobre la placa en la unidad de tiempo, basta con una exposición mucho más breve.

Como ejemplo de lo que se puede conseguir aun con inductores pequeños, diremos que el autor con un instrumento construido para chispas de 2 centímetros pudo conseguir una fotografía de los huesos de la mano en cinco segundos. A juzgar por la altura del sonido, el número de interrupciones no era de menos de 800 por segundo. El mismo instrumento dio excelentes resultados para la radioscopya y observación directa de la extremidad superior.

Sin exageración puede decirse que la radiografía ha obtenido con el nuevo interruptor un auxiliar poderosísimo, y también en el concepto pecuniario, puesto que no sólo el instrumento en sí es relativamente barato y puede ponerse en marcha sin necesidad de corriente accesoria, sino que además ahorra el gasto del condensador, y por lo que aumenta el efecto útil de la transformación, también abarata el coste del inductor. Con este nuevo aparato, la economía del material es de un 40 por 100. Esta cualidad no es seguramente de las menos meritorias.

¿Cuál es la teoría de este aparato? Hé aquí la opinión para mí de más valía, la del Dr. Rodríguez Largo.

«Respecto á la teoría de tan sencillo como ingenioso interruptor, no están todavía de acuerdo los físicos más notables. Unos admiten que la producción del oxígeno en el anodo no es continua, sino que, al formarse alrededor del alambre de platino una ligera capa de este gas, cesa bruscamente la corriente primaria, para establecerse un momento después al ser desalojado el oxígeno por el agua que le rodea. Otros suponen que dicho oxígeno se disuelve con ciertas intermitencias en el agua del electrolito, produciéndose las interrupciones de la corriente primaria con una rapidez superior á la que puede obtenerse con los demás interruptores. Lo cierto es que el fenómeno no es tan sencillo como á primera vista pudiera creerse, pues la auto-inducción del circuito primario de la bobina, juega un papel importantísimo en estos hechos, hasta el punto de no producir efecto el interruptor de que nos ocupamos, si dicha auto-inducción no llega á cierto grado, variable con la intensidad de la corriente empleada. Esperemos, por tanto, á que nuevos hechos aclaren asunto de tanta importancia».

¿Qué grueso debemos dar al hilo de platino? Volvamos á citar al Dr. Rodríguez Largo, nuestro maestro.

«Respecto al grueso y longitud que debe tener el alambre de platino del