Revista de medicina y cirugía prácticas (1898-11-05 00:00:00), página 17

tio correspondiente, fije la mirada del ojo que ha de ser observado en la cabeza del tornillo que sirve de eje al semicírculo, se coloca la bolita que está al extremo de la varilla tocando en un punto de la cabeza del enfermo y se la separa lentamente hasta que el enfermo la vea en algún sitio del círculo que ella describe.

Leyendo entonces el oculista los grados que marca la varilla en su disco y los de inclinación del meridiano, puede inscribir los resultados en el papel gráfico.

Repitiendo esta operación á partir de diferentes puntos de la cabeza del enfermo, se puede averiguar é inscribir todo el campo visual del individuo observado.

Por el pequeño volumen, fácil transporte y manejo sencillo de este aparato, cree el Dr. San Millán que aventaja á los hasta ahora empleados.

El otro instrumento que presenta es una pinza de fijación del globo ocular, con la cual trata de sustituir la mano de un ayudante en algunos casos de cirugía ocular.

Sobre un blefarostato y en el sitio de unión de las dos ramas, ha hecho colocar una pieza, en la cual, mediante un tornillo, se puede fijar el nuevo aparato. Consiste éste en un tallo que sigue, al principio, la dirección de las ramas del blefarostato, y que luego está acodado convenientemente para soportar una pinza de diente de ratón, que relativamente al ojo en el que se aplique el aparato, está en la posición en que se coloca la pinza de fijación ordinaria. La pinza en cuestión, abandonada á sí misma, se cierra por un fuerte muelle, y el eje á el que está sujetá, que es cuadrangular, se desliza dentro de un cuadradillo hueco. Un pequeño muelle en hélice hace ligera tracción de esta pinza en sentido excéntrico al ojo, y para fijarla á la distancia conveniente, según el caso, tiene en el eje varios taladros, en los que se puede colocar un pasador que impide que la pinza se retire.

Cree el autor que este instrumento puede prestar utilidad en algunas circunstancias, como, por ejemplo, cuando un médico de partido se vea preciado á operar sin tener persona idónea á la cual confiar la fijación del ojo, en casos en los que, por urgencia, pueda encontrarse el operador en circunstancias análogas á las citadas, y por último, para el que se aficionase á su empleo si la práctica llegase á sancionar su uso.

Un nuevo aparato para combatir las hemorragias perineales.—El Dr. Garay (de México), expone al Congreso las siguientes consideraciones:

En el simple ojal perineal, en la talla lateral, en la bilateral, en la pre-rectal de Nélaton, en la uretrotomía externa, pueden herirse el bulbo, la arteria transversa del bulbo ó los plexos venosos prostáticos.

Estos órganos se encuentran en general profundos, no es posible la mayor parte de las veces ligarlos, ni aplicarles pinzas de forcipresión, ni se puede tampoco obturar ese túnel, pues hay que dejar paso franco para la orina.

Todos los que hemos operado sobre el periné, hemos tenido ocasión de presenciar hemorragias terribles, que algunas veces han producido la muerte, y que siempre dejan al enfermo en un estado muy grave. El problema que hay que resolver es el siguiente: comprimir uniformemente las paredes del túnel que se ha formado; impedir que la sangre entre en la vejiga y dar á la orina fácil salida. Para llenar estas condiciones hemos ideado un apa-