Revista de medicina y cirugía prácticas (1891-06-22 00:00:00), página 49

padera, que cierran herméticamente, para no dejar escapar el vapor. De las dos divisiones de la caldera, una es mayor, para introducir una bandeja formada por red de alambre, en la cual se ponen los instrumentos de metal; el espacio menor sirve para sumergir esponjas, cepillitos, y para echar los instrumentos en el momento que se han usado en la operacion. Este último es precisamente el que falta en las más modernas. La caldera tiene horizontalmente un eje longitudinal, y debajo, á todo lo largo, un mechero, que puede ser de gas, de petróleo ó de alcohol, y que es capaz de hacer hervir el líquido de la caldera (una solución de sosa al 1 por 100) en cinco minutos, siendo bastante con otros cinco para que la esterilización sea completa. Entonces se saca la bandeja y se sumerge en una fuente de metal, cristal ó porcelana, que contenga una solución de ácido fénico al 3 por 100 ó otra solución antiséptica, y los instrumentos quedan en disposición de ser usados.

El precio de este aparato, según el modelo completo del Dr. Schimmelbuch, es de 250 pesetas, siendo la casa más recomendable la de Launenschläger.

2.º Para la esterilización de vendajes hoy se usa más (al menos en las clínicas privadas), el aparato del Dr. A. Settegast, tamaño mayor, que cuesta 550 pesetas. Consiste en un cilindro de hierro, cubierto de cobalto, y que está colocado en posición perpendicular sobre tres pies, dejando debajo el espacio necesario para el mechero (gas, petróleo ó alcohol); este cilindro no tiene fondo y presenta muchas perforaciones hacia la parte superior para establecer la corriente de aire caliente. Dentro está contenido en suspensión un receptáculo de doble pared, que sirve para alojar el agua entre sus dos tabiques, y en su cavidad central los vendajes, etc., que reciben el vapor cuando el agua está en ebullición. El aparato está provisto de termómetro, tubo comunicante graduado para conocer el nivel del agua y también de un tubo de salida del vapor, que se le puede sumergir en un cubo de agua cuando no se quiere que se esparza por la habitación.

3.º Los cuidados higiénicos personales del operado, operador y ayudantes, deben comprender no sólo la limpieza del cuerpo, sino también de las ropas, que se pueden hervir en una solución de sosa y jabón si son géneros de algodón é hilo, y en especial las blusas, toallas y demás objetos que hayan de estar en contacto directo ó indirecto con el operado. La parte que se va á operar, el operador y los ayudantes, deberá lavarse perfectamente, primero con agua y jabón, usando para ello cepillos de lavado pequeños y fuertes, y después con una solución antiséptica de sublimado, ácido fénico, etc., ó con alcohol.

4.º En fin, las medidas higiénicas, principalmente las antisépticas, de la habitación, consisten simplemente en limpieza, ventilación y calcificación (16°); pero además, antes de practicar operaciones muy cruentas, y sobre todo cuando han de abrirse las grandes cavidades del cuerpo, es conveniente sostener por algunas horas antes la pulverización de una solución fenicada al 5 por 100 con un gran pulverizador de vapor. Cuidase á la vez de no operar en un cuarto donde haya habido enfermos, debiendo preferir siempre una habitación poco habitada.

IX. RESULTADOS DE LA LINFA DE KOCH.—Considero de oportunidad todavía, á pesar del relativo olvido en que generalmente ha caído este recurso terapéutico, dar á conocer sus efectos en los pacientes en que se sigue empleando, á fin de ayudar con nuestras pocas fuerzas á la reposición que merece