Revista de medicina y cirugía prácticas (1890-11-07 00:00:00), página 46

electrolisis de que nos hemos servido el Dr. Moure y yo para la destrucción de las desviaciones del tabique, nos ha dado resultados tan satisfactorios en cerca de 100 casos, que la fijación de las constantes eléctricas y del manual operatorio me ha parecido que puede presentar algún interés.

Hemos empleado la galvano-puntura monopolar positiva, y otras veces la galvano-puntura bipolar.

Para el empleo de la galvano-puntura monopolar positiva, el manual operatorio era el siguiente: un largo electrodo indiferente particular, de 200 c. q. (1/20) de superficie, se aplicaba sobre el enfermo, y se hundía una aguja de acero bien en el centro de la desviación que se quería destruir. Las agujas de acero utilizadas eran de 0 mm., 8 á 1 mm., 5 de diámetro y de 8 á 11 cm. de longitud. Son preferibles las agujas de oro y de platino. El polo de la batería unido á la aguja es el positivo. Una fuerza electro-motora de 30 volts en los límites de la batería que se debe utilizar es más que suficiente. El circuito está formado: 1.º por la batería de 30 volts; 2.º por el reostato especial continuo del autor de 1/2 megohm á algunos ohms; 3.º por un miliamperímetro; 4.º por el enfermo. Para empezar la operación se coloca el reostato en su máximo de resistencia y se disminuye lentamente esta resistencia hasta obtener la intensidad deseada. Esta duración de aumento de la intensidad no debe ser inferior á dos minutos si se quiere evitar al enfermo una impresión muy penosa. La vuelta á la intensidad inicial debe ser igualmente muy lenta. Una ligera disminución de la intensidad de la corriente hace desaparecer todos los fenómenos dolorosos (1).

El efecto destructivo producido es proporcional á la cantidad de electricidad que haya atravesado el tejido electrolizado cuando la intensidad de la corriente no es menor de 10 miliamperes. Pues bien; se sabe que si se llama

(1) A fin de facilitar á nuestros lectores la comprensión de esta comunicación, creemos de alguna utilidad dar á conocer el significado de las palabras que corren hoy, en las obras de Medicina, representando las unidades de electricidad.

Unidad de resistencia. — El ohm es la resistencia igual á la de una columna de 1 milímetro cuadrado de sección, y que tuviera una longitud igual á 1 metro 0,5.

Unidad de fuerza electro-motora. — El volt es una fuerza electro-motora que difiere muy poco de la de una pila de Daniell.

Unidad de intensidad de corriente. — El ampere es la corriente desarrollada por una fuerza electro-motora de 1 volt en un circuito cuya resistencia total es de 1 ohm. En las aplicaciones médicas se hace uso de un submúltiplo de esta unidad, el miliamperio, equivalente á la milésima parte del ampere. Una corriente de 1 ampere es muy energética, no se puede pasar de 20 miliamperes. La intensidad de una corriente (evaluada en amperes) es igual al cociente de la fuerza electro-motora de la pila (evaluada en volt) por la resistencia total del circuito (evaluada en ohm).

En la mayoría de las aplicaciones fisiológicas ó médicas, la corriente sólo alcanza al principio la intensidad correspondiente á esta fórmula, porque la polarización que se manifiesta viene á disminuir la fuerza electro-motora de que se disponía primitivamente.

La fórmula precedente es desde luego de una aplicación difícil en la práctica, porque se ignora el valor de la resistencia de la parte organizada que ha de ser atravesada por la corriente.

Unidad de cantidad de electricidad. — El coulón es la cantidad de electricidad que pasa en un segundo en una sección de un conductor atravesado por una corriente de una intensidad de 1 ampere.

Resulta de aquí, que la cantidad de electricidad que se gasta, en general, puede evaluarse en coulones por el producto de la intensidad (evaluada en amperes), por el tiempo evaluado en segundos, mientras que el efecto ha preexistido.

Hasta el presente, la noción de cantidad de electricidad no parece haber desempeñado un papel preciso en los experimentos prácticos.—(A. E.).