Gaceta médica catalana (1907-09-15 00:00:00), página 34

Más adelante encuentra el haz otra lente biconvexa, después un tubo ennegrecido y viene á caer tangencialmente por debajo de la lente frontal objetiva del microscopio. Los rayos que llegan, según el plano tangencial, no arriban al ojo del observador que mira desde la parte alta del microscopio, y así aquél se encontrará precisamente en la misma posición del individuo que observa en una cámara oscura el haz luminoso que penetra por una hendidura, mientras él se halla fuera de dicho haz.

Pero si por debajo de la lente frontal y precisamente en la dirección del manojo luminoso se encontrasen objetos pequeños capaces de interrumpir su curso, estos objetos ó estas finas partículas, conver- tidas en radiantes, emitirían aparentemente rayos luminosos (fenóme- nos de difracción) los cuales serían no tangenciales á la lente frontal objetiva, sino que en buena parte pasarían y serían dirigidos parale- lamente al eje óptico del microscopio, impresionando al ojo del ob- servador. Este no percibirá claramente la forma de estas partículas que han interrumpido el haz luminoso ni tampoco probablemente sus dimensiones, pero conocerá que existen y apreciará al mismo tiempo sus condiciones relativas de tamaño. Así, por ejemplo, si debajo de la lente frontal objetiva se pone un pequeño bloque de cristal rubí y se hace que le llegue de lleno el haz luminoso, veremos fácilmente que no es homogénea; antes bien entran en su composición infini- dad de partículas determinantes del fenómeno de difracción, par- tículas que deben representar algo de no homogéneo en la pasta del cristal y que son, con toda suerte de probabilidades, las pequeñas partículas de oro contenidas en él.

Para la observación de las soluciones se ha dispuesto oportunamente una cajita con una cara plana y transparente, que corresponde á la parte anterior de la caja y á la cara objetiva, siendo las demás mates.

En la cajita, provista convenientemente de un tubo de aflujo con embudo de carga y otro tubo de desagüe, se coloca el líquido que ha de ser examinado; la cajita se pone en relación con el objetivo mediante un sistema especial de unión.

De este modo es muy fácil examinar por medio del ultramicrosco- pio las soluciones, con tal que éstas sean suficientemente fluidas para recorrer bien el tubo de salida del aparato de carga.

Para el examen de los cortes de las piezas de órganos se ha ima- ginado otro mecanismo; en el cual se echa de menos la fisura regula- dora, y se le ha provisto de un aparato especial de concentración; pero de este mecanismo, que no nos interesa para nuestro trabajo, limitado á la parte más genuinamente química de la cuestión, no he de decir ni una palabra.

Valiéndose de estos aparatos, sobre los cuales se habían fundado grandes esperanzas, se han emprendido observaciones sobre los virus filtrables, y fácil es pensar que, poco más ó menos, todos ellos han sido sometidos al nuevo método de investigación.

Mas se ha de convenir en que los resultados prácticos no han sido satisfactorios.

Así, las observaciones del suero y del líquidocefalorraquídeo de los enfermos de fiebre amarilla no han llegado á revelar nada que pueda poner de manifiesto la naturaleza etiológica de la enfermedad. Y lo mismo ha ocurrido con las del virus rábico filtrado y el de la agalacia.

Tampoco las indagaciones hechas para descubrir algunos detalles de la estructura íntima ó de la constitución química de las bacterias y de otros seres vivos han conducido á resultados apreciables, por más que Behring llegó á creer que lo ultramicroscópico permitía reco- nocer un diverso modo de conducirse la luz según que los gérmenes fuesen virulentos ó avirulentos.

Más recientemente De Blasi ha intentado utilizar el ultramicros- copio para el estudio de algunos virus filtrables (rabia, aftas, agala- cia contagiosa) y para el de la estructura íntima de las bacterias;