Gaceta médica catalana (1900-07-31 00:00:00), página 3

los frascos contentores no es cosa despreciable ni baladí, para el que quiere hacer asepsis cierta, á conciencia, puesto que los que comúnmente se emplean no pueden ser más defectuosos desde el punto de vista científico y el de la delicadísima hada apellidada Asepsis.

Se usa ordinariamente, para guardar dichos materiales, frascos esmerilados en los que el tapón entra dentro del cuello del frasco; frascos que por los muchos inconvenientes de que están dotados, han sido anatematizados por la meticulosa asepsia, puesto que el polvo se deposita en la junta del tapón y el cuello, y cae en el interior del frasco al destapar éste, amén de que, al extraer los materiales contenidos (sobre todo crines, que están dotadas de cierta elasticidad), rozan con la boca del frasco, arrastrando á su paso el polvo depositado en ésta, junto con las bacterias ó esporas que el polvo contiene, y que transportados á una herida accidental ó operatoria, si hallan buenos medios de cultivo y rebajada del todo la escarneceda vis medicatrix, exaltarán su virulencia, si es que la tenían atenuada, dando lugar á una determinada clase de infección quirúrgica, de la que será sólo responsable el cirujano que ha intervenido. «Las manipulaciones preoperatorias, son, como dice muy bien Terrier, si no difíciles, al menos minuciosas y esmeradas». Los frascos que yo uso, y que creo realizan el desideratum en este punto, son, como he dicho, esmerilados, de boca ancha, tapados por superposición, es decir, que el tapón, á modo de cápsula, ajusta por fuera del cuello del frasco. Sólo de esta manera se evita que el polvo produzca una contaminación ulterior de lo cuidadosamente esterilizado. El tapar los frascos comunes y usuales con una caperuza de papel, á ejemplo de Terrillon y Chaput, si bien atenúa algunos de los susodichos defectos, está tan plagado de inconvenientes, que ni me detendré tan siquiera en señalarlos.

Dichos frascos, contentivos de la seda y de la crin de Florencia, llenos de solución de sublimado al 2 por 1,000, son introducidos en el autoclave de Chamberland, teniendo cuidado de colocar el tapón de manera que no ajuste por entero al cuello del frasco, pero que tape á éste, para evitar, con lo primero, que el vapor que se forma en el interior del frasco haga saltar la cápsula-tapón, y, con lo segundo, que el agua de condensación de la tapa del autoclave caiga en el interior de los frascos. Lógrase ello por medio de una especie de clavijas ó trozos de cristal, madera, metal, cartón, etc., introducidos entre el cuello del frasco y el tapón ; clavijas que se retiran una vez lograda la esterilización de los materiales contenidos en los frascos.

Así dispuestos los frascos en el interior del autoclave, y éste con el agua correspondiente, se ajustan los tornillos de la tapa, déjase la espita de expurgo abierta, y se enciende las dos coronas de mecheros de Bunsen. Cuando por dicha espita sale un fuerte chorro de vapor, señal de que ha arrastrado el aire contenido en el autoclave, y que aquél por su mayor expansibilidad no hará subir la aguja del manómetro á un grado que no corresponde á la temperatura que reina en el interior de la marmita de desinfección, ciérrase ésta, y mantéñese la presión á dos atmósferas (+ 120° C.), durante media hora. Apágase entonces los mecheros, y cuando la aguja del manómetro ha vuelto al cero, es decir, á una atmósfera, abrese la espita de expurgo, con lo que sale el vapor contenido en el autoclave, levántase la tapa de éste, y se saca los frascos. Para hacer saltar las clavijas ó trozos de vidrio, metal, etc., que separan el tapón del frasco, basta levantar un poco aquél, con lo que caen los expresados medios separadores.

Por lo descrito, vése, pues, que con este procedimiento lógrase esterilizar la seda y la crin por medio del agua á presión y á alta temperatura, non plus ultra de la aseptización, según Richard, y sin que la