Gaceta médica catalana (1899-07-15 00:00:00), página 30

posición. Rémond ha resuelto el problema haciendo comunicar con el suelo separadamente los dos polos secundarios. Interpone la ampolla en uno de los circuitos y restablece el equilibrio en el otro interrumpiéndolo. La descarga en el aire que se establece en este punto, es equivalente á la resistencia de la ampolla en el circuito utilizado. Procediendo de esta manera, se puede tocar y tener en la mano sin experimentar ninguna sensación el polo positivo ó el extremo anódico de una ampolla de Crookes en función. Era, por consiguiente, de esperar que la endodiascopia podría efectuarse con la bobina. Desgraciadamente esta esperanza no se realizó, porque se tropezó entonces con un nuevo obstáculo, que durante siete meses ha impedido lograr el resultado que estaba previsto. La reacción sobre el primero es tal que no permite acercarse al conmutador, al interruptor y aún al individuo que tenga el tubo sonda. Galile lo había observado ya empleando la bobina para hacer actuar los aparatos de alta frecuencia de Arsonval. Esta reacción obliga á tantos artificios protectores para manejar los aparatos (largas pinzas de madera por ejemplo), que pudiera creerse por un momento que si la solución del problema era fácil en teoría, en la práctica no proporcionaría ninguna ventaja. La cuestión andaba por aquí hace algunos meses, cuando hace pocos días, ocurrió la idea, para impedir esta reacción, de colocar igualmente el primario en el suelo. Entonces se demostró que toda sensación desaparecía y que paciente y operador estaban en iguales condiciones eléctricas que con el empleo de la máquina estática unipolar. Este resultado era fácil de prever teóricamente, pero la idea de llevar á la tierra el fluido que llega á la bobina chocaba contra tantas dificultades, que no debe sorprendernos el retraso con que se ha determinado la solución práctica.

Hoy se puede asegurar que con el regulador de resistencia de Rémond, que por su mecanismo pone en el suelo el primario, pueden ser empleados en endodiascopia todos los aparatos de inducción á los que pueda proporcionárseles electricidad por el sector de la electricidad pública. El sector Edison presenta aún el carácter particular de que el polo intermediario común de los dinamos acoplados y puestos en tierra, se encuentra un punto del primario constantemente en el suelo, de tal modo, que basta en este caso poner separadamente en el suelo los dos polos secundarios de la bobina. Pudiera creerse que el rendimiento que proporciona un tubo de Crookes, excitado con esta disposición especial, no fuera suficiente, puesto que sólo se utiliza la mitad de la descarga. Una vez previsto este resultado, había el inconveniente de no permitir la utilización de las bobinas ordinarias, que dan chispas cuya longitud es de 18 á 20 centímetros. Pero se ha confirmado lo contrario, que esta disposición aseguraba á un tubo su máximo rendimiento como si el ponerlo en el suelo aumentara esta potencial especial de la chispa. Además, Rémond ha dado á conocer que en un tubo en que no fuera completo el vacío, que no produce rayos Röntgen entre los conductores, se encuentra tan favorablemente influenciado por colocar el polo positivo en el suelo, que pasa inmediatamente del aspecto de Geissler al de Crookes, y emite rayos.

Rémond ha demostrado que en un tubo vacío de Geissler, accionado por corrientes inducidas de segundo orden en tensión creciente, pasa por todos los estados de producción de los rayos Röntgen, siendo así que esta emisión era nula con las conexiones ordinarias. Este fenómeno conduce á una aplicación práctica, ó sea la utilización de un nuevo modo de regulación de ampollas y la posibilidad de empleo cuando pudiera considerárselas como inútiles.

Rémond, habiendo fijado su atención sobre las diversas propiedades que venimos estudiando ligeramente, ha sido conducido á comparar las diferentes chispas de los generadores de electricidad y referir sus efectos á los tubos de Crookes.

La máquina de Carré unipolar, sin colector ni condensador da chispas blancas, por sacudidas. La tensión eléctrica es muy elevada, pero la cantidad de fluido nunca es considerable. Las imágenes radioscópicas son siempre muy movibles. Con la máquina de Wirnshurst, ordinaria, las chispas están mezcladas: unas son violetas, otras blancas; hay menos tensión pero la cantidad es mayor. Las imágenes radioscópicas son relativamente fijas; sin embargo, se observa de un modo intermitente bruscos eclipses, de marcha por cierto muy irregular. La máquina de Wirnshurst sin sectores