Gaceta médica catalana (1897-11-30 00:00:00), página 26

dos por Pasteur y Flügge, del recipiente de Chamberland y otros medios sencillos. Mas cuando se trata de sitios profundos, es preciso emplear aparatos especiales.

El de Miquel (1) es un matracito, cuya extremidad delgada se dispone en forma de cuello de cisne y se cierra á la lámpara; está sostenido por una armadura provista de un peso y suspendo de un cordón al que va paralelo un hilo metálico, guiado por anillos, que acaba abrazando el cuello del matraz y que rompe la extremidad delgada de éste una vez que llega al punto apetecido de profundidad. Este aparato, si bien ingenioso, no es práctico, porque no siempre rompe el hilo metálico el cuello ó lo hace después de varias tentativas que agitan el agua, porque la forma y la fragilidad del aparato dificultan su transporte, porque es molesto tener que cerrar á la lámpara, porque queda inservible para nuevos exámenes...

Roux (2) ha modificado este aparato en varios detalles.

Russel (3), para sus estudios de las aguas del Golfo de Nápoles, que recogió á 15 kilómetros de la orilla y á uno de profundidad, se sirvió del aparato de Messer, con buen resultado; pero las muestras de agua, diga lo que quiera, no están exentas de todo reproche.

Scalvo (4) ha ideado uno muy ingenioso: una probeta, doblada en ángulo recto y luego adelgazada y puesta en forma de gancho en su extremidad; en la unión del cuarto inferior con los tres cuartos superiores hay una estrangulación en donde existe un anillo, que por un lado lleva un peso y por otro un cordóncito, al cual se asegura el aparato. Se calienta la probeta, se cierra á la lámpara, se ata el gancho á la cuerda, se traza con una lima una raya en el cuello de la probeta, se sumerge el aparato y se deja correr á lo largo de la cuerda un peso que va á romper el tubo en el punto en que fué hecha la raya;

Fig. 59.—Aparato de Passigli para recoger agua en capas profundas con destino á las investigaciones bacteriológicas.

entra entonces el agua en la probeta y ésta queda en posición oblicua. Se extrae el aparato, se suelda la extremidad del tubo y queda dispuesta la muestra. Por más que diga Scalvo que con él ha recogido agua á 40 metros de profundidad, este aparato es frágil, de forma incómoda, queda inutilizado y no siempre se rompe por el punto deseado.

Esmarch (5) ha construido otro que consiste en una ampolla de cristal, fija, mediante un círculo de cierre en el vacío, á una tela metálica, sobre el cual hay inserta una barra deslizable, que regula el sistema de cierre, constituida por un tapón metálico cubierto de una capa de algodón y de goma. Este aparato, aparte de la cuerda que lo conduce, necesita otra para abrir y cerrar, y como es muy difícil que ambas tengan la misma tensión, estos movimientos no son fácilmente realizables.

Fischer ha hecho construir recientemente otro, de forma elegante, pero muy complicado.

El aparato propuesto por el autor es un vasito de cristal, A, de paredes

(1) Miquel, Analyse bacteriologique des eaux. — La Médecine moderne, 6 noviembre de 1890.
(2) Roux, Précis d'analyse microbologique des eaux. Paris, 1892.
(3) Russel, Untersuchungen über in Golf von Neapel leben de Bakterien. — Zeitschrift für Hygiene und Infections Krankheiten, t. I. cuad. 2.*
(4) Scalvo, Di un nuovo apparecchio per la presa dell'acqua a profondità. — Riv. d'Igiene e Sanità pubblica, 1892, numero 20.
(5) Löffler Oester und Seddiner, Wasserversorgung, Wasseruntersuchung und Wasserbeurteilung (Vene, 1888).