Gaceta médica catalana (1889-01-15 00:00:00), página 17

sólo hablé de 16. Para evitar repeticiones inútiles, me limitaré á lo realmente nuevo con respecto á los métodos de investigación y al diagnóstico diferencial de los agentes morbíficos, remitiéndome para todo lo anterior á mi artículo mencionado. Guardaré aproximadamente el mismo orden, comunicando primero las novedades de la biología y métodos de investigación, para exponer luego lo referente á las diferentes afecciones infecciosas, agrupándolas según que la enfermedad proceda de un micrococo, bacilo, espirilo, filamento, micelio ó microorganismo animal.

I.—Microscopio.

Sabido es que la microbiología debe muchos de sus adelantos á los perfeccionamientos en la construcción de los microscopios, y á su vez el estudio más minucioso de los microbios, sobre todo de sus representantes más diminutos, ha provocado una serie de perfeccionamientos del microscopio. Modernamente, á partir del año 1878, casi todos los ópticos (Zeiss, Hartnak, Leibert, Reichert, Leitz, Winckel y otros en Alemania, Verick y Nachet en Francia, Powel, Liland en Inglaterra) han empezado á fabricar, según las ideas de Stinphenson y Abbé, además de los sistemas secos y de inmersión en agua, los sistemas llamados de inmersión homogénea, ó sea en aceite, especialmente apropiados para el estudio de los microbios y que ofrecen las siguientes ventajas: 1.º Un ángulo mayor de abertura (de 1°25 á 1°3) y por consiguiente la posibilidad de admitir mayor número de rayos luminosos procedentes del objeto. 2.º La independencia de estos sistemas del grosor de los cubre-objetos, por lo cual se fabrican sin corrección. 3.º Las imágenes se obtienen tan claras y bien iluminadas que resulta posible emplear oculares fuertes, obteniéndose así grandes aumentos con objetivos relativamente débiles. Y 4.º Estos sistemas, á pesar de los aumentos tan considerables, tienen todavía distancias focales bastante grandes: por ejemplo, en el de Zeiss, con aumentos de 640 á 1,515, con el ocular núm. 4, las distancias focales de los sistemas de inmersión homogénea son de \( \frac{1}{8} \), \( \frac{1}{12} \) y \( \frac{1}{18} \) pulgadas.

Especialmente para semejantes sistemas, con gran ángulo de abertura, ha inventado Abbé un aparato especial de iluminación, compuesto de una serie de lentes convexas y plano-convexas para arrojar sobre el objeto investigado un cono de rayos, también con grandes aberturas, á saber, de 120° á 140°. Empleando los sistemas de inmersión en aceite y el aparato de Abbé (sin diafragma), obtenemos una imagen clara y muy precisa de los microbios coloreados, tanto en las preparaciones secas sobre cristal, como en los cortes, desapareciendo los contornos de estos últimos como sumergidos en un mar de luz. Estos sistemas, aplicando el aparato de Abbé con diafragmas, permiten también ver perfectamente la estructura de los tegidos.

En el verano de 1886, Abbé ha añadido un nuevo perfeccionamiento á la construcción de los microscopios. Hasta entonces las lentes para todos los sistemas se componían por los ópticos de crownglass y flintglass, resultando de esta combinación todavía una pequeña aberración esférica y cromática. Ahora, para la fabricación de estas lentes, Abbé ha inventado un cristal de una composición especial que hace posible evitar casi por completo la aberración esférica y cromática, de modo que las imágenes de los objetos, aun con grandes aumentos, se obtienen perfectamente claras, distintas y precisas. Estos nuevos sistemas se llaman apocromáticos y los oculares, adoptados especialmente á los mismos, de compensación. Por ahora fabrica semejantes sistemas tan sólo el óptico Zeiss. Los sistemas de aceite expresamente para los microbios tienen un ángulo de abertura de 1°3 á 1°4 y una distancia focal de 2 á 3 mm. De estos sistemas pueden recomendarse especialmente el apocromático de inmersión homogénea con un ángulo de abertura de 1°3, distancia focal de 2 á 2 mm., con los oculares de compensación núms. 1, 2, 4, 8, 12 y 18, que dan aumentos de 125, 250, 500, 1,000, 1,500 y 2,250.