Gaceta médica catalana (1887-11-30 00:00:00), página 11

Uno de los orificios dá paso á un tubo de cobre cerrado por abajo y que sirve para introducir un termómetro en su interior y así no se expone á la presión que hay dentro del aparato y también para no dar paso al vapor. Se echa en este tubo un poco de aceite, el cual baña la cubeta del termómetro y así se acelera la trasmisión de la temperatura. El segundo orificio es para una válvula, cuyo peso se regula para una temperatura de 110° á 112° C. La tercera abertura está cerrada por un tapón de corcho agujereado y apretado por un tornillo, cuya parte externa tiene la forma de un capuchón. A través de este tapón pasa muy estrechamente un tubo metálico (1, t) encorvado dos veces en forma de sifón. Se ha de tener naturalmente cuidado de pasar este tubo por la llama antes de colocarlo en su puesto. La una de las extremidades del sifón termina en la marmita y la otra está provista de un tubo de caoutchouc de paredes gruesas (1, k), en el cual se introduce por el otro extremo una cánula metálica.

Esta cánula (4), que es el instrumento indispensable de nuestro método, es un tubo de trócar, en el cual se ha soldado la punta cortada del mismo instrumento (4, r). Inmediatamente por encima de esta punta se practica lateralmente en el tubo una abertura oval (4, o). Este instrumento sirve á la vez para atravesar los tapones de amianto y para dar paso al caldo esterilizado.

Los matraces ordinarios de conserva tienen la forma indicada en 1, b; su cuello presenta un estrechamiento que retiene el tapón y le impide que descienda durante la perforación. Estos matraces provistos de su tapón han sido previamente esterilizados durante muchas horas en una estufa calentada á cerca de 200°.

Estando todo preparado de la manera indicada, hé aquí como se efectúa el trasiego. Se retira al principio el tubo t (1), de tal manera que su extremidad inferior se encuentre en medio del vapor que hay en la parte alta de la marmita. Abriendo entonces la pinza que tiene cerrado el tubo de caoutchouc (1, K), se deja que el vapor calentado en exceso barra durante diez minutos el tubo, el caoutchouc y la cánula. Con una llama de Bunsen se esteriliza el exterior de la cánula-trócar, mientras que es atra- vesada por el chorro de vapor. Después se clava la punta en un paquete de algodón esterilizado, se vuelve aplicar las pinzas al caoutchouc y se baja el tubo en sifón hasta cerca del fondo de la marmita. Abriendo entonces las pinzas, se deja escapar un poco de caldo, después se la aplica de nuevo y se clava en el momento el trócar á través del tapón de uno de los matraces esterilizados. Estando abiertas las pinzas, el caldo, desalojado por la presión interior de la marmita, pasa directamente del fondo de esta al matraz. Después de haberlo llenado, se añade un tapón de algodón esterilizado por encima del amianto. Los matraces se cambian rápidamente y pronto todo el caldo ha pasado al interior de ellos; no hay más entonces que ponerlo en observación en la estufa calentada á 35°. Preparado de esta manera, he conseguido no perder ni un solo líquido de cultivo. Todos los matraces han conservado una limpieza irreprochable á pesar de estar un mes y medio en la estufa.

Los matraces que he descrito tienen la cabida de un cuarto de litro y los llamaré matraces de depósito. Su contenido servirá para la dosificación de los microbios del agua por los procedimientos que más adelante se describirán. Para otros usos es bueno llenar matraces más pequeños. Se emplea con este objeto receptáculos de una cabida aproximada de 10 centímetros (5, b). Siendo bastante estrecho el cuello de estos pequeños matraces, es preciso recurrir á otro artificio para obtener un paso á la vez suficiente y susceptible de ser perforado por el trócar sin peligro de llevarse el tapón por delante. Se pone en la entrada del cuello una porción de algodón y se hunde por encima de ella un tubo (t) de calibre un poco mayor y de bordes redondeados á la lámpara. El algodón se encuentra apretado entre los dos tubos (5, c) y dá de esta manera un cierre