Gaceta médica catalana (1887-10-31 00:00:00), página 13

bureta, que lleva una graduación especial. En efecto, su cero está por debajo de la línea superior de donde parte la graduación. Este grado, puesto por encima del cero, contiene la cantidad de líquido jabonoso necesario para dar á 40 centímetros cúbicos de agua, si fuese pura, la propiedad de desarrollar por agitación una capa de burbujas de más de medio centímetro de espesor, y persistiendo al menos 10 minutos sin desaparecer. Las otras divisiones siguen regularmente. Sólo la 22 (22º) á partir del cero es marcada especialmente, porque sus 22º de tintura calculada de jabón son rigurosamente necesarios para producir burbujas persistentes con 40 centímetros cúbicos de la disolución de cloruro de cal á \( \frac{1}{4000} \). (Si la disolución de jabón no produjese exactamente este fenómeno, sería preciso diluirlo ó concentrarlo para llegar exactamente á este nivel).

Estos 22º corresponden á un centigramo de cloruro de calcio, pues echando gota á gota el licor de prueba en la probeta con los 40 centímetros cúbicos de licor normal contenidos en el frasco y agitando de cuando en cuando, se debe obtener las burbujas persistentes cuando se ha pasado de 22 grados de tintura de prueba á partir del cero. Es preciso saber todavía que cada grado de la bureta representa un decigramo de jabón precipitado por litro de agua. Luego un gasto de 25 grados representa la precipitación de 25 decigramos=á 2'5 gramos de jabón por litro de agua, ó sea 250 por hectolitro.

Una vez calculado el licor jabonoso, héd aquí como se debe emplear para la determinación de la composición de un agua dulce.

Se llena la bureta hidrotrimétrica hasta la línea superior con el licor jabonoso calculado. Enseguida, se echa en el frasco graduado 40 centímetros cúbicos del agua que se ha de analizar, ó sea un volumen de agua cuyo nivel llegue á la línea circular que marque 40 centímetros cúbicos. Se añade gota á gota el licor hidrotrimétrico, teniendo cuidado de agitar el frasco hasta que se haya obtenido las burbujas persistentes de medio centímetro de altura y de diez minutos de duración sin disminuir notablemente. El agua que produce gramos y no enturbiamiento opalino es demasiado concentrada, es decir, demasiado cargada de sales terrosas para permitir un buen ensayo. Se debe entonces saturarla de 2, 3, 4 veces su volumen de agua destilada; después se opera sobre esta solución saturada como sobre la misma agua.

Se observará solamente que el grado obtenido deberá entonces ser multiplicado por 2, 3, 4, según la proporción de agua destilada que se añada; el gasto representa el grado hidrotrimétrico del agua analizada.

Este grado varía de una fuente á otra, de tal manera, que el agua de los principales ríos y fuentes de Francia ha permitido establecer una escala de comparación, indicando su grado de pureza relativa, como se verá en el cuadro que sigue:

Cuadro hidrotrimétrico de las aguas de fuente y de rio.

    Agua

    destilada
    0'0
    del Jonne
    15'0

    de nieve
    2'5
    del Sena (Ivry)
    15'0

    de lluvia
    3'5
    del Sena (Ivry)
    17'0

    del Allier
    3'5
    del Sena (Chailot)
    23'0

    de la Dordogne
    4'5
    del Marne (Charenton)
    19'0

    de la Loire
    5'5
    del Marne
    23'0

    de los pozos de Grenelle
    9'0
    del Oise
    21'0

    de la Sonde
    13'5
    del Escalda
    24'5

    de la Somme (Sonde)
    13'5
    del canal del Ourq
    30'0

    de la Somme
    14'0
    de Arcueil
    28'0

    del Ródano
    15'0
    del Pres Saint Germain
    72'0

    del Saon
    15'0
    de Belleville
    128'0

El método hidrotrimétrico de Boutron y Baudet no se limita á indicar si un agua es más ó menos pura: permite todavía determinar con exactitud suficiente las proporciones de carbonato de cal, de sulfato de cal y de