Gaceta médica catalana (1888-04-15 00:00:00), página 9

NOVENO CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA.

—Depasse tiende también á la simplificación de la maniobra. Para preparar el CO², aun en grandes cantidades, mezcla un agua acidula (agua 800; ácido sulfuroso 200) con 2 ó 3 cucharadas de bicarbonato sódico, y luego le hace pasar por un frasco lavador.

—En el hospital de San Antonio emplea Chantemesse un aparato modificado, que á su vez usa Foucard en su clientela. Esencialmente consiste en hacer pasar el CO² á través de un frasco que contenga sulfuro de carbono.

—Por su parte C. Paul, partiendo de la base de que todos estos instrumentos tienen algo impugnable, ha hecho construir por Sehet un aparato que le parece más perfecto que los hasta ahora usados. Consta de una botella metálica, capaz de soportar la presión de muchas atmósferas; se carga por abajo y el CO² sale por arriba, mediante una espira micrométrica, que permite regular la salida y expulsar cantidades muy pequeñas. Un manómetro va colocado en la parte superior del aparato y hay además el barbotador y el tubo con la cánula.

Es fácil el transporte y como puede contener 7 ó 8 litros de gas comprimido, es posible utilizarlo en varios enfermos ó tener de reserva un excedente.

Preguntado C. Paul por Cadet de Gassicourt cual era la presión que debía emplearse, contestó que se guía por las sensaciones del enfermo, el que, cuando es práctico, se regula por sí mismo é insiste hasta que experimenta resistencia ó dolor.

—Catillon ha propuesto se una al barbotador un pequeño manómetro vertical de mercurio para medir la tensión.

—El médico cubano, Dr. Finlay, ha descrito un Aparato económico para inyectar gases por la vía rectal, según el método Bergeon. El aparato está constituido por tres frascos: lavador, recipiente é inyector, unidos por tubos de goma y que se inician mediante pinzas de madera, iguales á las usadas en España para sujetar la ropa que se pone á secar.

—El Dr. V. de la Guardia, también cubano, ha ideado otro aparato, encerrado en una caja de medianas dimensiones, que se compone de tres frascos: uno para el ácido tártrico (y en él se produce el CO²), otro para el bicarbonato sódico y otro para el agua sulfurosa, convenientemente dispuestos y rotulados, y de un cuerpo de bomba.

—En suma, con los aparatos dichos y con otros varios que se han inventado, hay para todos los gustos y para todas las exigencias científicas y sociales; pero al elegir no debe olvidarse que hoy se tiende en este asunto, como en todos, á lo más sencillo, y que no siempre lo complicado es lo más útil ni lo más conveniente.

(Se continuará).

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA (1).
(Washington, 1887).

Sección de Oftalmología.
Martes 6 Septiembre.—Segundo día.—Sesión de la tarde.
El Dr. A. Mooren, de Dusseldorf, lee una memoria que lleva por título: El método más simple para la extracción de la catarata.
Desde 1885 ha hecho esta operación 5019 veces. No ha inventado instrumento alguno. Los progresos hechos por la anestesia y la antisepsia han quitado á la habilidad manual parte de la importancia que tuvo antes. Cree que la limpieza y la desinfección son idénticos; evita todavía el uso del ácido fénico á causa de sus efectos irritantes. Antes de la operación, lava cuidadosamente toda la cara del enfermo, luego introduce en el ojo

(1) Continuación.—Véanse los números anteriores.