Gaceta médica catalana (1886-11-15 00:00:00), página 16

Se tendrá cuidado, cuando se haga la inyección, de retirar progresivamente unos 10 centímetros (poco más ó menos, según los casos) el tubo préviamente introducido, aproximadamente, hasta que llegue á la pared inferior del órgano. Se estará más seguro de esta manera, de hacer llegar sobre toda la superficie de la mucosa la ducha circular producida por el aparato.

Cuando se saque el líquido contenido en el estómago, convendrá, al contrario, hundir más la sonda. El ruido del aire que llega á la sonda, indicará que el estómago está vacío, ó que la punta de la sonda está encima del nivel del líquido. Se deberá entonces introducir un poco más, y aspirar de nuevo. Si entonces aun llega el aire al frasco, es que no hay nada más en el estómago. Si no se saca más que un poco de líquido, se puede esto deber á que un resto alimenticio está comprometido en la válvula, pero no puede franquearla; es necesario entonces impeler un chorro de líquido en sentido inverso para despegarlo. En fin, si la aspiración, no saca nada, ni aire ni líquido, nos guardaremos mucho de insistir, porque podría ocurrir que la extremidad de la sonda (hecho muy excepcional por otra parte, pues no se ha producido en los ensayos hechos hasta aquí) se ha aplicado como una ventosa sobre la mucosa. Se deberá, en este caso, impeler un poco de líquido en la sonda antes de retirarla. Por lo demás, la duda no es apenas permitida, porque las diferencias de nivel del líquido, en los frascos que están bajo los ojos, indican constantemente lo que se ha introducido en el estómago y lo que se ha debido sacar. Además, se comprenderá á la primera aspiración si el estómago contenía líquido antes del lavado.

Las ventajas del aparato son las siguientes:
1.º Permite lavar el estómago en las mejores condiciones que se puede desear, es decir con la más pequeña cantidad de líquido posible y lo más completamente que es dable.
2.º Evita la distensión mecánica del órgano, que se produce fatalmente con los otros aparatos (bombas, sifones, sondas de doble corriente) actualmente usados. En efecto, se está obligado con estos aparatos á llenar enteramente el estómago de líquido para bañar toda la extensión de sus paredes, mientras que con éste se puede rociar toda la superficie, no introduciendo á la vez en el estómago más que una cantidad insuficiente de líquido.
3.º Despega mecánicamente las mucosidades adherentes á las paredes del órgano resultado imposible de obtener de otra manera, según resulta de numerosos ensayos hechos, tanto sobre el vivo como en estómagos de muertos recientes. La mucosa estomacal, así desembarazada de las mucosidades que la cubren en muchos casos, podrá, pues, ponerse siempre en relación directa con los líquidos empleados por el lavado, y puede así obtener beneficios también de la medicación tópica, que presta tan grandes servicios en el tratamiento de las afecciones de las otras mucosas (intestino, útero, fosas nasales, etc.)

Trad. MERCADAL MARTÍN.

LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS CONSTITUCIONALES Y LAS DIATÉSICAS (1)
POR G. SEE.

I.—Definición de las enfermedades crónicas.—Diferencias con las enfermedades agudas.—Hasta aquí, para definir las enfermedades crónicas, se ha recurrido

(1) La France médicale, 10 y 13 de Octubre de 1885.