Gaceta médica (Madrid) (1852-06-30 00:00:00), página 1

RESUMEN.

TERAPEUTICA GENERAL: Aplicaciones de la electricidad á la terapéutica por los señores Rousseau y Pidoux.—Cartas sobre la hidroterapia.—SANIDAD MILITAR: Reales órdenes.—BIBLIOGRAFIA.—SOCIEDAD MEDICA GENERAL DE SOCORROS MUTUOS.—CRONICA.—VACANTES.

ADVERTENCIA.

Los señores suscritores cuyo abono concluye á fines del presente mes se servirán renovarlo oportunamente; si no quieren sufrir retraso en el recibo de los mismos, lo que por el momento de terminar el año se percibe el patrono les bastará dar aviso á la redacción en carta franca. A los de Madrid se les llevarán los recibos.

TERAPEUTICA GENERAL.

Aplicaciones de la electricidad á la terapéutica por los señores Rousseau y Pidoux.

RAPIDO EXAMEN DE LAS PROPIEDADES DE LOS APARATOS VOLTA-ELECTRICO Y MAGNETO-ELECTRICO DE DOBLE CORRIENTE.

Con un examen un poco atento se convencerá cualquiera de que los aparatos cuya descripción hemos dado en el precedente artículo, reúnen el conjunto de las condiciones indispensables á la aplicación de la electricidad de inducción (del faradismo) á la terapéutica.

En efecto, los dos aparatos de que hemos hablado poseen una corriente de primer orden y otra de segundo, cuyas propiedades fisiológicas y terapéuticas son tan especiales, como necesarias en todo aparato médico. Estas corrientes se hallan combinadas de tal modo, que se las puede aplicar alternativamente según las indicaciones particulares.

Su potencia es superior á la de todos los aparatos conocidos. La acción, por ejemplo, del aparato magneto-electrico de doble corriente, es por lo menos doble que la del Clark, y excede á la de una batería de 120 pilas de Bunsen.

Pero esta enorme potencia (apenas suficiente en una multitud de casos) es inofensiva en todos; porque se puede debilitar el aparato según se crea necesario, hasta el punto de limitar su acción á un músculo de rana, por ejemplo, á uno de los hacescillos flexores de los dedos de este animal. Obtiéndose este grado de sensibilidad en el aparato magneto-electrico:

1.º por medio del tornillo del tensor magnético, que puede alejar considerablemente el contacto del imán; 2.º por la influencia de los cilindros graduadores, que interceptan casi completamente las corrientes. En cuanto al aparato volta-electrico consigue el doctor Duchenne un resultado análogo, haciendo pasar la corriente de uno de sus polos por un líquido contenido en un tubo. Como este líquido es mal conductor y tiene que atravesarse la corriente destinada á estimular los órganos, resulta que aumentando ó disminuyendo el grueso de la capa que forma, se hace el aparato más ó menos sensible. Cualquiera que sea el grado de sensibilidad que por este procedimiento adquiera el aparato, queda además el cilindro graduador, para medir los grados intermedios entre el mínimo y el máximo de la corriente. Por último, el graduador de estos aparatos está dividido en 90 milímetros, longitud igual á la de los cilindros graduadores. (El autor ha descubierto que estos cilindros se inducen y disminuyen la intensión de la corriente en razón directa de su progresión sobre los hilos que cubren, y en una proporción aritmética.) (1)

Fácil es comprender que combinando la acción, ya del tensor magnético, ya del tubo lleno de agua, con los cilindros graduadores, no solamente es fácil obrar á altas dosis, proporcionalmente al grado de estabilidad de los órganos, sino administrar cantidades sumamente pequeñas. De este modo ha logrado el doctor Duchenne medir con los aparatos el grado de irritabilidad de los músculos humanos y aun de muchos de los de las ranas.

Los aparatos magneto-electricos tardan mucho en perder una parte de su intensión; y para evitar en lo posible esta debilitación, se ha dispuesto el tensor magnético en términos que el hierro dulce (el contacto) ejerza una tensión continua y graduada sobre el imán, tensión que sirve de alimento á este último, según expresion del Sr. Pouillet.

La potencia inductora del imán de un aparato magneto-electrico no disminuye de un día á otro, aun cuando la separación ó los movimientos rotatorios de su armadura le hacen perder por de pronto casi completamente la facultad de sostener un peso; ó en otros términos, no hay proporcion alguna entre la facultad que posee un imán de levantar pesos mas ó menos grandes, y la de ejercer una potencia inductora; proposición que ha demostrado experimentalmente el doctor Duchenne. Así es que las corrientes de un aparato magneto-electrico son siempre constantes; pero no sucede lo mismo con el aparato volta-electrico; porque puede disminuir la intensión de la pila, aun durante una sola aplicación, si se prolonga demasiado. Resulta entonces que el graduador que divide siempre las corrientes en la misma proporción, no basta para medir exactamente los grados de escotización, lo cual perjudica á la exactitud en ciertas investigaciones ó operaciones delicadas. El redmetro magnético da á conocer el grado de intensión de la corriente inicial, y de este modo permite sostener la pila del aparato en un mismo grado de fuerza, concentrando mas ó menos la disolución salina ó el ácido del carbon.

Los aparatos magneto y volta-electricos de doble corriente obran, merced á su doble sistema motor, á voluntad del médico, con intermitencias, ó muy rápidas ó mas ó menos lentas. No hay necesidad de poner de relieve la importancia de esta propiedad, sin la cual el mejor aparato electro-médico suele ser ineficaz ó nocivo, y aun á veces inaplicable.

Los inconvenientes propios del uso de la pila se hallan notablemente disminuidos en el aparato volta-electrico; porque su preparación y conservación son sumamente sencillas y de poco coste; y porque hallándose la pila encerrada en un cajón, no permite que se esparza por la atmósfera el gas nitroso producido por el ácido que impregna el carbon.

Por último, estos dos aparatos son muy portátiles y de facil aplicación.

Electrización localizada.—A beneficio de los aparatos cuya descripción y principales propiedades acabamos de indicar, y auxiliado por sus investigaciones electro-fisiológicas y sus conocimientos anatómicos, ha conseguido el doctor Duchenne crear un método, que consiste en concentrar la acción eléctrica en cada uno de los órganos, sin que para ello sea necesario practicar la electro-puntura ni ninguna otra operacion quirúrgica.

La posibilidad de limitar y de someter á medida un agen-

(1) La graduacion por los cilindros metálicos es muy preferible á la que se obtiene por la acción mutua de las dos corrientes, porque esta ocasiona deterioros en el aparato y disminuye la intensión de la corriente, como lo ha demostrado el doctor Duchenne en otro escrito.