Gaceta médica (Madrid) (1852-06-10 00:00:00), página 1

GACETA MÉDICA,
PERIODICO DE MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES.

RESUMEN.

TERAPEUTICA GENERAL: Aplicaciones de la electricidad á la terapéutica por los señores Troussseau y Pidoux.—Cartas sobre la hidroterapia.—DIARIO MEDICO GENERAL DE SOCORROS Y SOCIEDADES CIENTIFICAS: Programa de premios.—SANIDAD MILITAR: Reales órdenes.—SOCIEDAD MÉDICA GENERAL DE SOCORROS MUTUOS.—CRÓNICA.—VACANTES.—ANUNCIOS.

TERAPEUTICA GENERAL.

Aplicaciones de la electricidad á la terapéutica por los señores Troussseau y Pidoux.

DESCRIPCION DE LOS APARATOS DE INDUCCION.

A. APARATO VOLTA-ELECTRICO DE DOBLE CORRIENTE.—Este aparato se compone: 1.º de una pila horizontal; 2.º de una camilla que forma el sistema de induccion; 3.º de un graduador; 4.º de un reómetro; 5.º de un comutador; 6.º de una rueda dentada.

4.º Pila horizontal. La pila horizontal contenida en el cajón inferior L' se compone, como la de Bunsen, de carbon y de zinc.
El carbon o es plano; excavado en el centro, y lleno de polvo de coke.
El zinc z es una especie de caja en la cual está colocado el carbon. Hálase contenido en el cajón L', el cual está forrado de vidrios unidos con betun, para que no llegue la humedad á la madera.
El fondo del otro cajón que corresponde encima de la pila, está igualmente cubierto de un betún que le preserva de los vapores desprendidos del aparato. Dos hojas de cobre y n puestas en contacto una con el zinc y otra con el carbon, comunican con las chapas y y L.

2.º Camilla que forma el sistema de induccion. El hilo que produce la corriente de primer orden, se compone de un alambre de color rojo, cubierto de seda y enrollado en espiral sobre un manójo de alambres de hierro dulce. Las extremidades de este hilo comunican con los contactos c y h y los botones x.
El hilo que forma la corriente de segundo orden, cubierto también de seda, está enrollado sobre el precedente, y sus extremos soldados á los botones o.

3.º Graduador de las dos corrientes. El graduador b está fijo en un cilindro de cobre rojo, que acerca ó aleja de la camilla: se halla dividido en 90 milímetros.

4.º Regulador de la corriente inicial ó reómetro magnético. El regulador mide la intensión de la corriente inicial ó el grado de imantacion del hierro dulce de la camilla. Es una brújula y, colocada en el cajón superior u. El disco de la brújula está dividido en cuatro partes, y cada una de estas en 90 grados.

5.º Comutador. El comutador se compone de un hierro dulce movible a y de un tornillo s que se mantienen en contacto por medio de un pequeño resorte que empuja el hierro dulce.

6.º Rueda dentada. La rueda dentada p está fija en una pieza, que cuando es necesario se levanta por medio de visagras, y permanece en esta posición se beneficia de un cerrojito que se corre debajo de ella. Una vez levantada esta rueda, gira á beneficio de un manubrio c y entre los dientes de su circunferencia admite el contacto k, que hace el oficio de resorte, y cuya resistencia se gradúa por un tornillo de presión. La pieza que sostiene el resorte esta encima del cajón superior. El polo i comunica con el botón v que se halla puesto en relación por medio de un hilo conductor con el botón e; este último comunica con el resorte x, la rueda con el botón c, y este, finalmente, con el botón a y la chapa f.

Modo de poner en accion el aparato.—Cuando es nuevo el carbon se le carga de ácido azótico, vertiéndolo lentamente por su abertura central. Absorbido el ácido rápidamente por el polvo de coke, pasa por la capilaridad á todos los poros del carbon. Para sostener la potencia de este último, se añaden de vez en cuando algunas gotas de ácido azótico en la misma abertura.
Preparado así el carbon, se le coloca en la caja de zinc, después de haber echado en esta una ó dos cucharadas comunes de sal marina, que debe humedecer toda su superficie para evitar su contacto con el del carbon.
La hoja de cobre n se coloca sobre el carbon.
Todas las piezas que sirven de contacto deben conservarse limpias y sin cardenillo.
Para conocer la potencia de la corriente inicial, se abre el cajón u; se coloca el aparato de modo que la aguja del reómetro y se dirija transversalmente al diámetro mayor del aparato. Se fija el hierro dulce del comutador a contra el tornillo por medio del resorte s, y se cierran las corrientes bajando los contactos c y h. Entonces se desvía la aguja de la direccion del meridiano magnético en razón directa de la potencia de la corriente inicial.
Cuando se quiere obtener intermitencias por medio de la rueda d, se la levanta y fija en esta posición. Se establece comunicación por medio de los conductores entre los botones e y f c b, y se levanta el contacto h. Entonces se da vueltas al manubrio con mas ó menos velocidad, según las indicaciones que se quiera satisfacer.
Si se quiere producir las intermitencias con el comutador, se quitan los conductores de los botones r y b; se baja la rueda y se cierra el cajón u. Allojado el resorte a, el hierro dulce a se agita inmediatamente entre el tornillo l y el imán de la camilla central, y cuanto más intensa es la corriente inicial, tanto mas viva y brillante resulta la acción del comutador. Para que sea posible esta accion, se necesitan á lo menos 40 ó 50 grados del reómetro magnético. Si es débil la accion de la pila, debe aproximarse proporcionalmente el tornillo s al hierro dulce movible. Sin embargo conviene tocarle lo menos que se pueda.
Cuando el graduador n está enteramente oculto en el aparato, tienen las corrientes su mínimo de intensión. Es pues, suficiente para aumentarlas ir sacando el graduador ó por milímetros ó por centímetros, según se crea necesario.