Revista de electricidad (1890-01-25 00:00:00), página 3

dores distribuidores, hemos de dar en las bornas de los acumuladores 69,500 watts en vez de 60,000 que necesitan las lámparas, lo que representa 9,500 watts de pérdida, ó sea el 15,65 por 100, del que hemos de restar los 8,81 por 100 de pérdida por la canalización, quedando la pérdida reducida á 6,84 por 100 empleando los acumuladores como transformadores distribuidores.

3.º Sirviendo los acumuladores como depósito, se necesitan 90,500, en lugar de 60,000 watts para las lámparas, ó sean 30,500 watts de pérdida ó 29,67 por 100, de lo que, restando la pérdida por la canalización, 8,84 por 100, obtenemos una pérdida de 20,83 por 100 empleando los acumuladores como depósito.

Ordinariamente, pues, tendremos una pérdida de 18,65 por 100, y en caso excepcional 29,67 por 100.

(Se concluirá.)

B. DE MONTAUD.

MEDIDAS FOTOMÉTRICAS

DE LAS LÁMPARAS DE ARCO.

Hasta ahora no poseemos mediciones exactas de la luz emitida por las lámparas de arco; pero se llenará pronto este vacío merced á los trabajos que actualmente se verifican en el Instituto imperial de física en Berlín con el nuevo fotómetro del Dr. Lummer.

Los ensayos hechos en la Escuela politécnica del mismo punto, de que vamos á dar cuenta, se refieren tan sólo á una lámpara de las que alumbran la Avenida de los Tilos en Berlín, facilitada por la Sociedad general de electricidad, y que funciona, según dicen, con una corriente de 14 á 15 amperes y tensión normal de 48 á 52 volts.

La lámpara se alimentó por una máquina Schukert puesta en movimiento por un motor de gas. En el circuito se intercaló una resistencia auxiliar de 3 ohms. Las medidas fotométricas se tomaron siempre á 14 amperes, y la tensión se mantuvo en general á 50 volts.

El fotómetro empleado fué el de Bunsen, y como unidad, la intensidad luminosa de la bujía normal alemana con altura de llama de 15 milímetros. Mas como para la determinación de una luz tan intensa la bujía es demasiado débil, se escogió la lámpara de gas Albert de 30 bujías.

La lámpara de arco estaba suspendida del techo por medio de una polea, lo que permitía elevarla hasta 3 metros de altura sobre la mesa del fotómetro; de suerte que podían recibirse los rayos luminosos en la horizontal, en la vertical y en posiciones intermedias.

Para tomar una medida estaban dispuestos los mecheros de gas Albert en A y B (fig. 1) sobre el plano horizontal, para la comparación con la lámpara L, mediante los dos fotómetros F y F'.

Verticalmente, encima del centro de AB, se había suspendido la lámpara de arco L á una altura variable entre AB; próximamente en D se coloca una tela negra que incomunica entre sí las luces de comparación. Luego se gradúan los dos mecheros de gas exactamente á la misma intensidad, es decir, que colocado el fotómetro en el punto D, equidistante de AB, se regula una de las llamas hasta que su intensidad sea igual á la otra. Ocultando entonces una de las luces, se midió exactamente la otra, comparándola en el fotómetro á una bujía alemana de La Unión.

Durante este tiempo, una persona se ocupaba constante-

Fig. 1.

Fig. 2.

mente de la bujía, mientras que la otra no hacía más que tomar las medidas en el fotómetro, á fin de acostumbrar la vista. Se tomó la media de diez posiciones, al mismo tiempo que se anotaban los tiempos.

Después de estas operaciones preliminares se encendió la lámpara de arco y se comenzaron á tomar medidas al fotómetro al cabo de veinte á treinta minutos. La distancia DA = DB permaneció constante, mientras que se movía F y F', y también se ajustaban con un mismo ángulo de incidencia las pantallas de papel del fotómetro hasta la iluminación igual de las manchas de grasa.

Como se ha dicho ya, la corriente con que se tomaban las medidas era de 14 amperes. Cuando después de haber hecho