El Porvenir de la industria (1876-07-07 00:00:00), página 4

cionamiento de cualquiera de sus ramos ó de los procedimientos ó medios mecánicos que en industria, en agricultura ó en el comercio se empleen.

De ahí que obtenidos los grabados correspondientes vengamos en este mismo número á llamar la atención de nuestros lectores sobre dos aparatos recientemente construidos, de objeto bien distinto; la trilladora de D. Santiago Mauno y el nuevo aparato de Mr. V. Bablon, para determinar este último el poder luminico ó intensidad del gas del alumbrado. El señor V. Bablon, de París, autor de este último aparato, lo denomina Foto-flogómetro, porque tomando las dimensiones de una llama (phlogos) viene en conocimiento de la intensidad de luz (photos) del gas que produce dicha llama.

M. Bablon parte de las consideraciones siguientes. Los gases que se elaboran para el alumbrado pueden considerarse como compuestos de dos partes ó elementos: 1.ª Parte luminosa, que á la vez es el elemento diluido; 2.ª Parte diluyente, ó sea para el gas de hulla, el hidrógeno más ó menos mezclado con otros gases y vapores, que sólo sirven de vehículo al carbón; en este caso el carbón está disuelto químicamente en el hidrógeno. En los gases obtenidos por vía de carburación, el vehículo del carbón es el aire atmosférico en el cual se halla aquél en suspensión, físicamente, bajo la forma de vapor de aceite mineral. En otros gases se toma por diluyente el hidrógeno puro, el cual se mezcla el producto de la destilación de los aceites minerales que aportan á la mezcla el carbón necesario; en unos casos el diluyente es combustible, en otros no, pero siempre el poder luminico ó intensidad del gas depende de la cantidad de carbón que contiene. Determinese exactamente la cantidad de este y quedará conocido el poder luminico de aquel.

En efecto, dice M. Bablon, ¿quién es todo el carbón y fenómenos en algún fenómeno que la combustión presente y sirva de indicación y medida del carbón y precisamente la reflexión de la luz demuestra que cuanto más carbón contiene una llama, mayor extensión deberá tomar esta última.

Un peso de combustible conocido exige para su combustión completa un determinado peso de oxígeno, y aumentando el primero, naturalmente debe aumentar el consumo del segundo, cuya mayor cantidad de este lo adquirirá la llama tomando mayor espacio en la atmósfera, esto es, esparciéndose para ponerse en contacto con una superficie de aire más extensa; de ahí que aumenta la altura de la llama de gas cuando este aumenta en carbón.

De esta teoría resulta: 1.º que si se quiere deducir la intensidad de luz de un gas por la altura de su llama, es preciso que esta proceda de un volumen de gas siempre el mismo para cada ensayo, á fin de que solo influya en ella la parte proporcional del carbón. Claro está que el ensayo puede practicarse inversamente, es decir, haciendo variable la altura de la llama para cada ensayo y buscar el volumen de gas necesario, variable en cada uno según la distinta riqueza del mismo; de ahí que reciprocamente de lo dicho anteriormente, el volumen de gas será menor cuanto más rico sea en carbón.

2.º Es necesario que el aire del local donde se verifiquen los ensayos tenga la misma cantidad de oxígeno, siempre, puesto que la disminución de esta produciría en la llama el mismo efecto que un aumento de carbón y aquella se alargaría, dando una indicación falsa; basta para ello evitar las causas de variación accidentales, y para esto es preciso operar en un local desahogado y ventilado, donde no se vicié fácilmente la atmósfera.

Por una razón contraria no debe encerrarse la llama en un tubo de cristal que haga veces de chimenea por el tiro que se establece: caso de usar un cristal para tener algo fija la llama de gas, que sea de gran diámetro sin que se establezca tiraje.

De cuanto llevo indicado, dice Mr. Bablon, solo creo nueva la razón física por la cual la llama se alarga en la atmósfera á medida que aumenta de intensidad.

Para tomar la altura de la llama como medida del poder luminico del gas que la produce basta obtener esta llama por medio de un volumen de gas siempre constante e invariable, y la producción á priori, sin tantos, de este consumo invariable, sea cual fuere la densidad del gas, la obtiene M. Bablon por medio de su foto-flogómetro cuya sencillez y seguridad en sus efectos lo hacen recomendable.

Este aparato, que representamos en la quinta parte de su tamaño, se compone de tres cuerpos principales A, B, C, que descansan sobre una mesa de madera y están á su vez sobre cuatro tornillos con rosca para nivelarla. Se abren todas las llaves, menos la I y se llenan de agua los tres cuerpos por las tubulares a, b, c. Luego se dirige el gas al aparato por un tubo de comunicación que se fija en la espita D y se quema el gas en el mechero de bujía de consumo reducido representado á la izquierda del dibujo.

Se manipula del modo siguiente: se quita el peso P colocado sobre la campana A, esta se llena de gas, después de lo cual se cierran las espitas D y H y se vuelve á colocar dicho peso sobre la campana, y cuando esta llega el fondo se cierran las llaves E y M y se abre de nuevo la H; se vuelve á encender el mechero y se toma la altura de la llama por medio del botón V que hace mover las correderas V, S; esta última indica sobre una escala graduada el grado ó intensidad de luz, y sin necesidad de contador, ni cronómetro, conocida la altura de la llama lo está la intensidad ó poder luminico. La expresada altura es el elemento variable que se trata de medir con este aparato y el volumen de gas que se consume es rigurosamente el mismo, invariable y previamente determinado.

A es un simple gasómetro—depósito, que si el gas tuviese una presión inicial suficiente para que por sí solo viniera á depositarse en B, dicho gasómetro pudiera suprimirse.

B, es un cuerpo cerrado en cuyo interior se mueve una campana gasométrica de altura mitad de la que tiene el cilindro total. El gas entra por E y sale por H. La tapadera hidráulica B' cuyas paredes inmersen en el agua contenida en el cilindro B, lleva una espita M, un tubo de cristal T cerrado por su extremo superior y una tubular Q con dos receptáculos O, O' entre los cuales lleva en Q un diafragma de un orificio de dimensión determinada e invariable.

El cuerpo C tiene otra tapadera hidráulica C' análoga á la anterior y además la campana de un regulador provista de su válvula. El casquete de la parte superior de esta campana comunica por un tubo y la llave R con la parte cerrada de la campana contenida en el cilindro B, y el interior de la campana del regulador C está en contacto con la atmósfera por medio de un tubo vertical que atraviesa el fondo de la caja C y termina sobre el nivel del agua. Impiden la comunicación del gas con el interior de la campana, y por consecuencia, su pérdida en la atmósfera, dos tubos concéntricos de los cuales el envolvente está soldado en el fondo de la campana y el interior ó envuelto está soldado en el fondo de la vasija que contiene el agua: el primero tiene el mismo diámetro que el orificio de la válvula colocada debajo, de suerte que la presencia del gas en la sección de la campana comprendida en este tubo, no produce efecto ascensional, puesto que la acción del gas se ejerce á la vez y por igual de bajo á arriba en el interior de la campana y viceversa sobre el cono suspendido á la misma; esta, pues, solo se elevará por un acceso de la presión