El Porvenir de la industria (1876-06-02 00:00:00), página 6

mente dicho, un recipiente y un tubo conductor.—Acuse la diferencia de nivel entre dos puntos distantes 35, 40, ó 50 metros, por ejemplo, marcando la presión del agua, positiva ó negativa en el manómetro, puesto en comunicación con el recipiente por el intermedio del tubo.

El manómetro tiene en su cara superior una placa con una aguja de indicación en el centro, que por efecto de las presiones y depresiones se mueve recorriendo un círculo graduado. En su cara lateral lleva un tornillo, que sirve para poner la aguja al cero de la graduación, cuando así convenga; además un pito con una llave para enchufar el tubo conductor, y en su cara inferior un tapón roscado para expulsar el aire del interior de todo el aparato.

El recipiente, de forma análoga á la del manómetro, tiene como este un pistón de enchufe en su cara lateral; la cara superior tiene tres aberturas circulares, una de ellas, tapada con un cristal, permite ver si el aparato funciona bien; las otras dos pueden abrirse ó cerrarse mediante una chapa giratoria á frotamiento con la pared interior.

El tubo que sirve para enlazar el manómetro con el recipiente lo forman dos piezas, una de 15 metros y otra de 20. Según la naturaleza de los lugares en que se ha de operar podrá ser más cómodo servirse de un tubo de 20 metros ó de uno de 35. Así para un terreno casi plano, al aire libre, un tubo de 20 metros sería suficiente; pero para una galería de mina, muy accidentada y encorvada, un tubo de 35 sería demasiado largo para operar con rapidez.

Para servirse de este nivel debe empezarse por llenarlo de agua. Para esto, se enchufa el tubo al pistón del recipiente, después de haberlo llenado de agua; se abre la llave del pito, con lo cual se llena el tubo hasta salir el agua por la extremidad libre. Mientras esto sucede, sin interrumpir la salida del líquido se enchufa aquella extremidad libre del tubo al pistón del manómetro; se eleva entonces el recipiente á cosa de un metro sobre el manómetro, se destornilla el tapón inferior de este, habiéndole vuelto antes de arriba á abajo, y se deja salir el agua á lo largo de todo el aparato durante cierto tiempo á fin de desalojar las últimas burbujas de aire que podrían quedar adheridas á las paredes de los conductos interiores. Cuando ya no salga aire del manómetro se afirma el tapón, sin interrumpir la salida del agua quedando el aparato dispuesto para funcionar.

No obstante, bueno será comprobar que no ha quedado aire dentro del nivel.—Para esto se coloca el manómetro á dos ó tres metros sobre el recipiente, ó al contrario este sobre aquél y se observa la división que la aguja señala. Si después de algún tiempo permanece invariable es señal de que el nivel no contiene aire y de que las junturas cierran bien. Si aquella se hubiese movido será necesario apretar las junturas, y desalojar el aire que todavía contiene el aparato, lo cual se consigue elevando sucesivamente todas las partes del tubo desde una, á otra extremidad.

Es necesario en lo posible emplear agua cocida, no obstante, aun con agua natural el instrumento dá las indicaciones con bastante exactitud.

Comprobado el instrumento á diferentes alturas ó diferencias de nivel, y representando gráficamente los resultados obtenidos, tomando por abcisas las alturas, y las divisiones correspondientes del manómetro por ordenadas, resultan dos curvas; una para el caso de presiones, otra para el de subpresiones, que hasta una altura de 4 metros, pueden ambos considerarse sensiblemente como líneas rectas, de lo cual se desprende, por consiguiente, que los números de divisiones, indicados por la aguja del manómetro, son proporcionales á las diferencias de nivel que no pasan de 4 metros.

Las mismas curvas obtenidas indican además que el instrumento que nos ocupa es más sensible por presión que por depresión; sin embargo, en el segundo caso las indicaciones de la aguja son algo más uniformes que en el primero.

Para obtener indicaciones siempre iguales el nivel debe ser manejado siempre de la misma manera. Es necesario primero colocar el manómetro en su punto de partida, extender el tubo y por último descender el recipiente al punto de estación que debe ocupar, sin sacudidas, y de una altura siempre á poca diferencia la misma. La aguja toma en pocos segundos la posición de equilibrio, mientras se tenga cuidado de no tocar el tubo ni el manómetro después de haber estacionado el recipiente. Anotada la indicación, el instrumento es transportado paralelamente á sí mismo, colocando el manómetro en el punto que ocupaba el recipiente y este al siguiente.

Las indicaciones se van anotando en dos columnas; una para las presiones, otra para las depresiones. Terminada la operación se suman los números de las dos columnas; la suma resultante de la columna de las presiones se multiplica por 0, 0225 metros, que es la diferencia de nivel correspondiente á una división para este caso; la suma resultante de la columna de las depresiones se multiplica por 0, 0364 metros, que es la diferencia de nivel correspondiente á una división para este segundo caso; los dos productos así obtenidos se restan uno de otro siendo la diferencia obtenida la diferencia de nivel de las dos estaciones extremas.

En operaciones un poco largas será bueno verificar el cero del instrumento á cada uno ó dos kilómetros; para lo cual basta reunir el recipiente y el manómetro, ponerlos al mismo nivel y girar convenientemente el tornillo de aproximación del manómetro. En los mismos trayectos, que dejamos consignados, será también muy conveniente dejar escapar el poco aire, que pudiera haberse introducido por las junturas, para lo cual basta destornillar el tapón inferior del manómetro, tal como se ha manifestado al principio.

Este nuevo sistema permite una gran rapidez en el estudio de los niveles de una línea por accidentada que sea. Dá lugar á menos errores que los actuales procedimientos, pues en él se leen directamente las indicaciones sobre el cuadrante en lugar de leer á distancia sobre una mira. Se presta al estudio de las nivelaciones en lugares ocupados por escombros y ruinas, en los bosques más poboados, en las minas, y en todos los casos en que los dos puntos, cuyas alturas relativas deben determinarse, no son visibles el uno del otro. En estas condiciones puede hacerse una nivelación de 5 á 6 kilómetros, con error menor de dos á tres centímetros, á razón de un kilómetro y medio por hora.

Este procedimiento puede practicarse por hombres del todo extraños á la práctica de agrimensura, ofreciendo por esta circunstancia ventajas importantes para los estudios que tengan que verificarse en países poco civilizados.

A. A.

CORTEZAS CURTIENTES.

VII.

Los métodos de cultivo y ordenación de un monte han de establecerse, á mejor dicho, dependen y derivan del objeto principal, á que este monte haya de ser destinado. En el caso que nos ocupa, tratándose de la obtención de cortezas curtientes en primer lugar, claro es que los demás aprovechamientos pasarán á la categoría de secundarios, y todas las prescripciones selvícolas y dasocráticas tenderán