El Ingeniero y ferretero español y sud-americano (1887-10-08 00:00:00), página 15

Notas sobre la Electricidad.

PERFECCIONAMIENTOS EN EL VOLTMETRO CARDEW.—Este instrumento, como es bien sabido, indica la diferencia de potencial por la expansión de un alambre fino calentado por el paso de una corriente. Aunque este principio es suficientemente simple en teoría, resulta de considerable dificultad el instrumento práctico, necesito del inventor una gran cantidad de habilidad e ingenio. El grabado que damos é conocer demuestra la composición interior del famoso modelo del voltímetro Cardew, según construido por los Sres. Paterson and Cooper. El Sr. Paterson ha dedicado todos sus esfuerzos en la simplificación de los detalles constructivos en todo cuanto ha sido posible. Con este fin, en primer lugar, han dispuesto de las barras de soporte de hierro y metal por las cuales los alambres finos de plata-platino estaban suspendidos, y los cuales están encerrados en el tubo de metal exterior. En vez de esta disposición la compensación para la variación de la temperatura se obtiene construyendo el tubo de protección mismo en dos partes debidamente proporcionadas, la parte inferior de metal y la superior de hierro. Esta modificación permite se hagan instrumentos de grande indicación con cuatro trozos de alambre todos en un solo tubo, mientras que anteriormente se empleaban dos tubos paralelos para hacer lugar para las barras de soporte.

La caja que contiene el movimiento que ilustramos tiene 152 mm de diámetro por 50 mm de hueso, el tubo es de 90 cm de largo por 38 mm de diámetro, y la esfera está calibrada hasta 360 volts.

El paso de la corriente es como sigue:—
Desde el terminal de la izquierda T, un espiral de alambre cubierto de seda conduce á una pieza de mecha, f, de alambre de platino de 0,0018, montado en un motón de fibra vulcanizada. De aquí continua el circuito por el brazo sobresaliente bajo al espiral de plata alemana, t, que es de cerca de 25 mm de largo, y de este se extiende un trozo de alambre de plata-platino de 0,0025 y de 90 cm de largo á la parte superior del tubo, en donde se amarra á una barra de cobre atada. Este no es alambre de funcionamiento, pero es meramente para ganar resistencia. Su expansión la recoge el muelle de plata alemana. A la parte superior de la misma barra va unido un segundo alambre sin ejercicio, y descendiéndose el segundo muelle de plata alemana b. Este muelle va asegurado á un brazo de metal aislado sostenido por el motón de fibra vulcanizada. En el grabado se observará que este brazo, aunque se encuentra colocado muy cerca de la pieza de mecha f, no está conectado actualmente con esta última. Desde el extremo bajo del muelle b se comunica un trozo de platino pequeño y unido al otro extremo inferior del alambre de funcionamiento c. Este alambre en su extremo termina en un ojal, y éste va unido un trozo de hilo de seda pequeño, t, por el cual se hace mecánicamente á una pieza de alambre independiente. Este último alambre da una vuelta al rededor de las poleas W, y se une finalmente al muelle de ojal s, por el cual, juntamente con el alambre de funcionamiento, se mantienen atados. De esta manera el alambre de funcionamiento queda aislado de la caja y el movimiento.

Desde el extremo donde está amarrado el hilo de seda, t y al alambre sin ejercicio b el alambre c se extiende á la parte superior del tubo y monta por encima de una polea de metal aislada de la caja por las joyas en las cuales va espigado, entonces el mismo alambre (ahora marcado d en el grabado) desciende al brazo de la derecha, que está unido con el terminal T2 por un espiral de alambre de cobre cubierto de seda. Sin embargo, aunque es un punto comparativamente pequeño, no obstante desde que se impide la inducción propia constituye la principal raison d'êtres del aparato, sería casi tan bueno si los Sres. Paterson y Cooper anulases el uso de estos espirales, que son algún tanto innecesariamente largos y compactos.

En los modelos mas antiguos la pérdida de oro, después que el instrumento ha estado en servicio por un corto tiempo, á veces es causa de molestias. Para evitar estas la barra á la derecha, á la cual va unido el alambre d, está visagrada en la parte posterior, oprimiendo contra esta el tornillo recio Z, que sobresale por el exterior de la caja y forma un modo conveniente de ajustar la aguja á cero cuando necesario.

Volviendo al movimiento, hemos visto que el alambre que monta por la polea W está unido al alambre de funcionamiento por un hilo de seda, de manera que esta es enteramente durante el circuito eléctrico. En la espiral de la polea lleva una rueda dentada, que se ve á la izquierda, encajada con un piñón de fósforo montado en la espiral de la aguja indicadora, y por el cual la estension del alambre se aumenta considerablemente. El movimiento de la aguja indicadora se efectúa contra un muelle de pelo, que mantiene siempre los dientes del piñón apretados contra los de la rueda y de esta manera impide la reacción. Todas las espiras tienen las puntas montadas en piedras joyas, de manera que el rozamiento del aparato es muy ligero.

Podremos añadir que el objeto de agregar mayor resistencia en la forma de un alambre finamente estruido no es solamente para evitar la inducción propia, sino también para obtener un enfriamiento más rápido después de usarse para fuerza electromotriz mas elevada.

ACUMULACION DE FUERZA ATENTADA DERIVADA DEL AIRE.—El Duq de Feltre ha conseguido convencer al gobierno francés para que le permita probar el suministrar las luces eléctricas del Faro de La Hève por medio de una batería de acumuladores que se han de cargar por fuerza de aire. El molino de viento impulsará la máquina dinamo eléctrica que ha de cargar los acumuladores. El éxito de la prueba escasamente podemos decir, será extremadamente dudoso.

NUEVO SISTEMA DE TELEGRAFO ESPAÑOL.—El periódico, de Madrid El Dia declara que el sistema de telegrafo duplex inventado por el gefe de telegrafo español Señor Perez Santana, se ha instalado definitivamente entre Madrid y Valencia. Según el mismo periódico, el Señor Santana, según representado por la Junta Consultiva de Telegrafos ha agregado una “página brillante á la historia de telegrafia por su invencion.” Otro periódico, Las Ovejerias al ocuparse sobre las ventajas del sistema, dice que en una línea de 360 kilómetros, que es la longitud de la línea de Valencia, con una capacidad de 1-50 microfarad y una resistencia aproximada de 4,000, el sistema duplex funciona sin condensador ó compensacion de ninguna descripcion. “Y si á esto” dice el periódico en cuestion, “se agrega el hecho que el sistema Mors se puede convertir en el de Santana” sin incurrir en un solo centimo de gasto, se reconocera cuan transcendental es el servicio prestado por el Señor Santana á su pais.” Se esperaba que pronto se harian algunos con las lineas de cobre entre Madrid y la frontera de Francia.

EMPALMES EN CABLES ELECTRICOS.—Recientemente hemos tenido la oportunidad de examinar un número de maestras instructivas de malos empalmes y algunos detalles de estos serán igualmente instructivos para algunos de nuestros lectores. Nos informan que estos empalmes, de los cuales habla un gran número de varios tamaños, se habian cortado de cables que habian estado en servicio actual para alumbrado electrico, y todos de estos en instalaciones de luces independientes de algunos kilometros en South Kensington, Londres. Estos empalmes demostraban los siguientes grandes de fallos:—faltos de soldadura y pegamento imperfecto, poca soldadura en los extremos, cortado de alambres para economizar molestias-apretado de los cables en tornillos de banco y estrujadores, destrucción del aislaniento por sobrecalentado, y finalmente, olvidando alguna conexión aisladora entre el aislaniento del cable en cada extremo de la junta misma.

En los casos donde no se habia aplicado la soldadura al empalme torcido, la evidencia del desarrollo de calor debido al contacto imperfecto y resistencia crecida era muy notable; el efecto de trituracion del tornillo duro tambien se notó, en un caso la guita-percha de insulacion baja estando destruida por sobrecalentado como asimismo periodico, tengan á bien indicarles que obtuvieron sus informes de