Industria é invenciones (1914-09-12 00:00:00), página 4

laciones necesarias para su distribución a las industrias suponen grandes dispéndios y la reducción del consumo implica también una reducción en los gastos de la primera instalación. Por otra parte, en el funcionamiento de las fábricas generatrices de corriente eléctrica, así

Fig. 29. — Modelo del contador de agua « Le Recorder» dispuesto para demostración

como en las grandes instalaciones de vapor en las cuales se necesita conocer las cantidades de vapor consumidas por los motores, se parte para ello de la cantidad de agua de alimentación suministrada.

De aquí que la medida de cantidades de agua tan considerables no sea cosa tan fácil. El aparato que vamos a describir, denominado «Le recorder», parece llenar a satisfacción las condiciones para la medida del gasto de agua de alimentación de las calderas, manantiales, bombas, cloacas, etc.

El principio sobre el cual descansa el aparato es interesantísimo. El funcionamiento de este contador se deduce de las leyes que rigen el paso del agua por encima de una pared delgada y a través de aberturas en pared delgada también, leyes reconocidas como muy precisas y exactas. Hace tiempo que estas leyes son conocidas, pero su aplicación al asunto que estudiamos es muy reciente.

El principio del aparato consiste en interponer sobre el paso de agua que se ha de medir un depósito provisto de un vertedero de forma apropiada y en deducir del nivel del agua en el depósito la cantidad de agua gastada. Este gasto o rendimiento es función simple del nivel en el caso en que la sección de la vena líquida es triangular, de modo que para gastos pequeños se ha de emplear un vertedero de pequeña abertura y para gastos mayores uno de abertura mayor o varios.

Esto exige algunas explicaciones.

Las formas más conocidas de paredes son con vertederos simplemente horizontal o rectangular con ángulos vivos. Con la primera forma de pared la vena líquida pasa sin contracción y el gasto viene señalado por una fórmula debida a Francis:

\[
D = 3.33 \, HL \, \sqrt{H}
\]

en la que \( D \) representa, en pies cúbicos, por segundo, el gasto que se mide; \( L \) es la anchura de la pared; \( H \) el exceso del nivel del agua por encima del vertedero en pies ingleses.

Con la segunda forma de pared, con un vertedero de sección rectangular más estrecha que la pared, la vena líquida se contrae y el rendimiento viene dado por la fórmula de Francis también:

\[
D = 3.33 \, LH \, \sqrt{HE}
\]

siendo la cantidad \( E \) que se acaba de introducir una cifra que depende de la anchura de la abertura y de la anchura de la pared.

Las fórmulas que hemos indicado no se verifican con exacta precisión en la práctica, pero cuando se tiene cuidado en proceder como hemos indicado arriba, si se trata de una abertura de forma de \( V \) con ángulos vivos, se llega a obtener una fórmula diferente, que resulta casi completamente exacta. La fórmula varía según que la \( V \) forme ángulo agudo o ángulo recto.

Cuando el ángulo es recto la fórmula es la siguiente:

\[
D = 0.305 \, H^2 \, \sqrt{H}
\]

Como se ve, para aplicar esta fórmula, debida al profesor James Thomson, basta medir la altura \( H \) del exceso del nivel del agua por encima de la pared.

Veamos ahora cómo se aplicará esta fórmula a un aparato que describa la curva que la represente.

Se coloca un flotador en la superficie del depósito, el cual seguirá los movimientos de dicha superficie de arriba a abajo; este movimiento nos dará la \( H \) de la fórmula; se coloca cerca del flotador una escala de nivel sobre la cual se lean las alturas sucesivas del flotador; pero el objeto del aparato no es evidentemente obligar a que una persona anote cada segundo las alturas del flotador, sino que esto deberá hacerlo el mismo aparato automáticamente, totalizando en cada segundo los rendimientos señalados, para así poder darnos cuenta en cualquier momento determinado del volumen total de agua gastada desde que el aparato se ha puesto en marcha.

A este efecto, un flotador nada en la superficie del líquido y se mueve en el interior de un manguito o caja que le substraen a la agitación eventual del agua, para lo cual este manguito no comunica con el depósito más que por intermedio de un tubo de 25 milímetros, provisto de una válvula. El flotador tiene, generalmente, 30 centímetros de diámetro y lleva un vástago que sale de la cámara de agua y penetra en una cámara superior, en la cual acciona el aparato registrador que traza sobre un papel cuadriculado una curva que representa la cantidad de agua que ha pasado por el contador.

Una escala colocada en el centro del aparato y un índice de indicaciones permiten ver el valor instantáneo del gasto, es decir, el valor del gasto en un momento determinado.

El aparato que acabamos de describir se coloca en el trayecto de la canalización del agua; está completamente cerrado y provisto de un cristal en la parte superior correspondiente al aparato registrador.

MARCEL HEGBLACHER

¿HA INVENTADO V. ALGO?
Si es así, debe V. patentar inmediatamente su descubrimiento, para que nadie pueda usurparle sus derechos y enriquecerse con la explotación de su invento.