Industria é invenciones (1911-10-21 00:00:00), página 4

temperatura. Las variaciones de resistencia eléctrica con la temperatura, según el Dr. M. de Kay Thompson, son: á 535° C., 476 × 10^8 ohms; á 721°, 49 × 10^8 ohms; á 908°, 24 × 10^8 ohms; á 1,040, 75 × 10^8 ohms.

Las mufas de alundum se distinguen por su gran conductibilidad calorífica y su punto de fusión elevado. Su duración en los hornos de gas es de cuatro á cinco veces mayor que la de las mufas usuales de tierra refractaria. Las mufas pequeñas de laboratorio tienen la ventaja de prestarse muy bien al calentamiento eléctrico por arrollado y tienen sobre el cuarzo la ventaja de ser más refractarias y más sólidas, pero presentan en cambio el defecto de ser porosas y no poderse utilizar en los hornos que deben ser impermeables á los gases.

Los tubos de alundum son parecidos á las mufas y tienen análogas aplicaciones; son igualmente porosos y no pueden servir de tubos de protección para los pirómetros.

Se construyen diversas clases de crisoles de alundum que también son porosos. No pueden servir como se comprende, si resultan escorias ó sales que puedan producir un ataque, pero los metales incluso el platino pueden fundirse en ellos sin inconveniente. La excesiva porosidad de estos objetos puede utilizarse en los laboratorios. Pueden construirse crisoles que reúnan todas las propiedades de los crisoles filtrantes de Gooch, sin el inconveniente de tenerse que preparar la pasta de amianto, y la porosidad puede ser de tal naturaleza que las sustancias más finamente divididas sean enteramente retenidas.

Los precipitados analíticos usuales son completa y seguramente separados, y pueden ser calcinados en el mismo crisol, pues su conductibilidad calorífica es grande. El grafito mismo puede ser completamente separado del medio en que se encuentre en suspensión.

Se construyen igualmente grandes placas filtrantes de alundum, que se utilizan para las preparaciones orgánicas y la bacteriología.

Se pueden emplear naveccillas de combustión en alundum, en vista de su gran conductibilidad calorífica, de su solidez mecánica y de su inatacabilidad química.

Los revestimientos de alundum se han aplicado con gran éxito para proteger el interior de crisoles y de hornos para elevadas temperaturas. Este revestimiento no funde ni se combina con el carbón á 1,750°; se pueden emplear crisoles guarnecidos de alundum de talla muy superiores á la de los crisoles que se pueden construir enteramente en alundum.

Esto representa un nuevo campo de aplicación y se pueden construir piezas de revestimiento de la forma y del tamaño que se desee. Desgraciadamente no es posible tener existencias de esta clase, pues cada pedido tiene datos diferentes.

Se han hecho experiencias sobre el empleo de ladrillos de alundum para revestir hornos. Un horno Herault, en el Niágara, fué montado en abril del año pasado, con su cámara inferior en ladrillos de alundum. El horno en diversas etapas ha prestado un servicio de tres meses, y el revestimiento estaba en buen estado. Las temperaturas alcanzadas son superiores á las que se alcanzan en los hornos de acero y tales que un revestimiento de sílice se destruiría en cinco ó seis horas.

Aparato ohmétrico transportable

Los señores Geoffroi y Delove, han combinado un aparato ohmétrico transportable que constituye un verdadero laboratorio y que resulta muy conveniente para la medición de la resistencia de los cables empleados en las canalizaciones eléctricas.

El ohmímetro, en cuestión, consta de tres cajas de madera que contienen, respectivamente:

Un manantial eléctrico, ó sea una batería de acumuladores con líquido inmovilizado, que permite ser acoplada en serie, dando 96 voltios y un amperio, y en cantidad con 2 voltios y 48 amperios, con todas las combinaciones intermedias.

La segunda caja contiene un galvanómetro muy sensible, de cuadro móvil, una resistencia de comparación de 100,000 ohmios y otra de 20 con contacto móvil que permite constituir dos de las ramas del puente de Wheatone.

Para evitar todas las pérdidas que pudiesen haber por causa de la humedad, en el interior de la caja se coloca una sustancia absorbente. Al mismo tiempo, la mencionada caja está completamente cerrada y revestida de una sustancia aislante. Las manetas van provistas de largos mangos de ébano y el conjunto está tan bien dispuesto, que asegura un aislamiento absoluto.

Otro importante perfeccionamiento es el sistema de lectura de las desviaciones galvanométricas. El microscopio de las lecturas se ha reemplazado por un mirador especial muy iluminado que no produce ninguna fatiga al ojo del observador. El galvanómetro es muy sensible, de doble arrastre, uno resistente provisto de un shunt de 1/1 á 1/10,000; y el otro de pequeña resistencia que sirve para los débiles voltajes. El conjunto forma una masa regular por lo cual es insensible este aparato á las vibraciones y á la acción del viento.

La tercera caja contiene los accesorios, amperómetro, voltímetro de pequeñas dimensiones de cuadro móvil, condensador de cuadro de 0'1 microfaradio, resistencia de comparación de 0'1, 10, y 1,000 ohmios, resistencia de contacto móvil con acumuladores, montándose sobre el galvanómetro y dando una fuerza electromotriz de compensación, variable á voluntad y necesaria en ciertas investigaciones de defectos; conmutador de contacto rápido (del orden de milésima de segundo), utilizado en las medidas de capacidades mal aisladas y ciertas investigaciones de defectos difíciles; en fin, muchas bobinas de hilo muy bien aislado, cable, etc.

Acompaña á este aparato una guía para su manejo, con todas las instrucciones necesarias y los métodos empleados que permiten eliminar toda causa de error.

Con este aparato se pueden medir grandes resistencias de 10,000 ohmios á 20,000 megohmios; pequeñas capacidades, desde 0'001 á 10 microfaradios; con el puente de Wheatone se pueden medir desde 0'01 hasta 20,000 ohmios; con el voltímetro de 25 á 50,000 ohmios; pequeñas resistencias de 100 ohmios á 10 microohmios. Se pueden investigar, con este aparato, los defectos de los conductores subterráneos pudiendo alcanzar hasta 20 megohmios; los defectos de un conductor cortado, alcanzándose hasta 100,000 ohmios, etc.