Industria é invenciones (1907-11-02 00:00:00), página 3

Esto se ha logrado con el nuevo interruptor de mercurio «Rotax», construido por la «Electricitäts Gesellschaft Sanitas», de Berlín. Este interruptor posee las buenas cualidades del interruptor de Wehnelt y del de chorro de mercurio, sin presentar ninguno de sus inconvenientes.

El «Rotax» (fig. 46) es un interruptor de mercurio que no se ensucia nunca y, por lo tanto, da siempre con exactitud las mismas interrupciones, cuyo nú-

modo que con la substitución de los dos interruptores por uno solo y con la supresión del aparato para regular la autoinducción de la bobina, se simplifica considerablemente la instalación.

El interruptor «Rotax» está constituido por un electromotor y un recipiente que contiene el mecanismo interruptor. Motor y recipiente están montados sobre un mismo eje vertical, el motor debajo y el recipiente encima, sostenido todo por un armazón de metal de unos 35 centímetros de altura.

El recipiente del interruptor se llena con unos 400 gramos de mercurio limpio y 180 gramos de petróleo. En el interior de este recipiente y sobre un eje vertical que no coincide con el del recipiente, va montado un disco de material aislante y provisto de dos segmentos metálicos que comunican con un borne situado en la parte superior del aparato. El otro borne del interruptor comunica con una escobilla que frota sobre un anillo dispuesto en la parte inferior del recipiente.

En cuanto se pone en marcha el motor, el mercurio, por la acción de la fuerza centrífuga, se aplica á las paredes verticales del recipiente. En este estado encuentra el borde del citado disco y lo arrasta, haciéndolo girar con una velocidad constante, con lo cual los segmentos metálicos de contacto se introducen y apartan sucesivamente de la capa de mercurio, y como estos segmentos están en comunicación con un borne, y el mercurio, por medio del recipiente, en comunicación con el otro, á cada revolución del disco se abre y cierra dos veces el circuito del interruptor, y como que el disco tiene menor circunferencia que el recipiente del interruptor, su velocidad es mayor que la de éste, pudiendo llegar con facilidad á más de 8,000 interrupciones por minuto.

Puede regularse con facilidad la interrupción variando por medio de un tornillo la posición del eje del disco, ya sea acercándolo al centro del recipiente ya á la periferia del mismo. Cuanto más hacia la periferia esté el eje del disco, más profundamente se introducirán los segmentos metálicos en la capa de mercurio, por lo tanto será mayor el tiempo que durará la corriente y menor la interrupción, y viceversa, cuanto más hacia el centro del recipiente se corra el eje del disco.

La absoluta exactitud de las interrupciones es una consecuencia de la pureza del mercurio, pues además de que en este interruptor el mercurio no se ensucia como en los de chorro, por la acción de la fuerza centrífuga se produce una especie de limpieza automática, puesto que los cuerpos más densos que pudiese tener el mercurio en suspensión se aplicarán contra la pared del recipiente.

El interruptor «Rotax» puede utilizarse con cualquier bobina de inducción que esté provista de condensador, sin que sea necesario introducir el más pequeño cambio en la instalación. Sin embargo, pruebas minuciosas han demostrado que ciertas particularidades de la bobina como las dimensiones del núcleo de hierro, el diámetro de los alambres y el número de vueltas, son de influencia para el interruptor «Rotax», lo cual hace aconsejar que siempre que una bobina tenga que servir especialmente con el «Rotax», se procure que cumpla las condiciones convenientes para obtener el máximo rendimiento.

Fig. 47. Instalación de Rayos X provista de un interruptor «Torax»

mero puede llegar hasta más de 8,000 por minuto, ó sea tres ó cuatro veces más que los interruptores de chorro de mercurio usados hasta ahora. A consecuencia de esto, el tiempo de exposición al hacer fotografías es mucho más corto, y las imágenes observadas en el fluoroscopio son sumamente claras. El «Rotax» se puede utilizar con corriente continua de cualquier tensión, y puede ser accionado por acumuladores, puesto que no necesita más que una pequeña intensidad de corriente (de 25 á 4 amperios á lo sumo), y en el caso de que sólo se disponga de corriente alternativa, el convertidor puede ser mucho más pequeño que en el caso de un interruptor de Wehnelt. Además este interruptor no estropea los tubos como el de Wehnelt, trabaja casi sin ruido y sin desprendimiento de vapores y no necesita la disposición especial para variar la autoinducción de la bobina.

Este interruptor puede substituir á los dos que se empleaban hasta ahora en las instalaciones, puesto que su rapidez de interrupción es lo bastante grande para poder observar las imágenes en el fluoroscopio, y por otra parte estas imágenes son lo suficientemente finas para permitir la obtención de fotografías, de