Industria é invenciones (1908-01-25 00:00:00), página 2

pobres en carbono de un modo notable. Los productos eléctricos son más pobres en carbono. El silicospiegel se emplea en la fundición de acero. Parece que el silicio aumenta la solubilidad de los gases en el metal cuando tiene lugar la solidificación, y el man-
razón de que éstas llegan á separarse varios centímetros, y en su máximo se aproximan bastante á las paredes de la caja, permanece invariable en el bifilar, ya que los hilos en su máximo sólo se separan algunos milímetros. Prueba de esto es la suma regulari-

Fig. 9. Gráfico obtenido con el electrómetro bifilar

ganeso elimina, oxidándose, el oxígeno del hierro. Una acción análoga tiene lugar cuando se añade la aleación á la fundición líquida, sobre todo si se ha fundido en un alto horno.

José Cabanach
(Concluirá)

Nuevo electrómetro
del P. Teodoro Wulf, S. J., profesor de Física en el Colegio de San Ignacio (Walkemburgo)
(Fin, continuación de la pág. 23)

Ya hemos indicado al principio que una de las causas que más han contribuido á generalizar tanto el electroscopio de hojas es la débil capacidad del mismo;

Fig. 8. Gráfico de las indicaciones del electrómetro bifilar. Las ordenadas representan las graduaciones de la escala y las abscisas voltios.

para formarse idea de la ventaja que en este punto capital le lleva el electrómetro del P. Wulf, no hay mejores argumentos que las cifras obtenidas á este fin por el mismo Padre:

    Electr. de hojas
    Elect. bifilar.

    Capacidad mínima
    Capacidad mínima

    Sin la varilla de carga
    4'7
    1'7

    Con la varilla de carga
    6'7
    2'6

Y es digno de tenerse presente que esta misma capacidad, tan variable en el electroscopio de hojas por

dad con que en el bifilar aumenta la desviación proporcionalmente al voltaje, desde 60 hasta 230 voltios, como puede verse en la figura 8. De ella se deduce que á cada división de la escala corresponde 1'4 voltios en el intervalo ya indicado; en los electroscopios ordinarios una división vale de 6 á 7 voltios.

Con los datos referidos, fácilmente se puede deducir la sensibilidad, pues siendo la capacidad mínima del bifilar 1'7 y el valor de una división 1'4 voltios, la carga correspondiente será

\[
1'7 \cdot 1'4 = 1'9
\]

y en el de hojas,

\[
4'7 \cdot 6'5 = 30'5
\]

De donde la relación de sensibilidad es

\[
1'9 : 30'5 = 1 : 16
\]

resultado que aun podría ser mucho más elocuente con hilos más finos.

La principal importancia del electrómetro bifilar nace de su adaptación perfecta al método objetivo de proyección, y sobre todo á la fotografía, ya que los hilos, aun con un aumento de 100 magnitudes, no llegan á ofrecer una imagen de un milímetro, que es un trazo extremadamente definido. El autor suele fotografiar un solo hilo, haciendo caer la parte media de la sombra del hilo sobre una lente cilíndrica, con lo cual se forma un punto negro en el foco de la lente, que puede marcar una curva continua en una placa ó película que pase por dicho foco.

Muy acertadamente hace notar el autor que la importancia de esta adaptación á la fotografía, resulta más por las razones que á continuación expresamos.

La rapidez suma con que el aparato da las indicaciones, puede acrecentarse aumentando el peso ten-

Fig. 10. Gráfico obtenido con el electrómetro bifilar

sor, aunque á costa de la sensibilidad que naturalmente disminuirá. Estos cambios bruscos de la posición de los hilos que á simple vista parecen producidos