Industria é invenciones (1903-12-12 00:00:00), página 9

Dando valores á C, según sea la constante, se tienen varias fórmulas simplificadas para cada contador:

Para contadores de constante de 0'2 . . W = \( \frac{144,000}{S} \)

» » » » 0'3 . . W = \( \frac{216,000}{S} \)

» » » » 0'5 . . W = \( \frac{360,000}{S} \)

» » » » 0'6 . . W = \( \frac{432,000}{S} \)

» » » » 1 . . W = \( \frac{720,000}{S} \)

» » » » 2 . . W = \( \frac{1,440,000}{S} \)

» » » » 3 . . W = \( \frac{2,160,000}{S} \)

Si se forma una lista para cada clase de contadores, en que se calcula el valor W para los diferentes valores de S, que sólo se pondrán las que comúnmente oscilan en la carga aproximada en que se verifica la verificación, ésta se hace rápidamente.

3.º Ó sea con un solo contador. — Se cuentan los segundos S con fracciones de décima el tiempo que tarda el contador en marcha, en dar 500 oscilaciones, ó sean 250 oscilaciones dobles. Búsquese después por el cálculo las oscilaciones O, que daría por hora el contador con la corriente media que pasa por él durante la experiencia. Lo da la fórmula

\[
O = \frac{3,600 \times 500}{S} = \frac{1,800,000}{S}
\]

Las oscilaciones O' que da de más el contador en marcha durante una hora, será

\[
O' = O - 6,000
\]

El gasto del contador será en vatios

\[
W = \frac{O'}{100} \times e \times 1,000
\]

Y substituyendo y simplificando

\[
W = 10O' \times e = 10e(O - 6,000) = 10e \left( \frac{1,800,000}{S} - 6,000 \right)
\]

Substituyendo el valor de la constante e, tendremos para los

Contadores de constante 0'2 : \( W = \frac{3,600,000}{S} - 12,000 \)

» » » » 0'3 : \( W = \frac{5,400,000}{S} - 18,000 \)

» » » » 0'5 : \( W = \frac{9,000,000}{S} - 30,000 \)

» » » » 0'6 : \( W = \frac{10,800,000}{S} - 36,000 \)

» » » » 1 : \( W = \frac{18,000,000}{S} - 60,000 \)

» » » » 2 : \( W = \frac{36,000,000}{S} - 120,000 \)

» » » » 3 : \( W = \frac{54,000,000}{S} - 180,000 \)

Comparando estos vatios W con los W' hallados con el vatímetro, sabremos el error del contador e Hallaremos el tanto por ciento de error con \( e = \frac{W \times 100}{W'} \).

Ya ven los lectores de INDUSTRIA É INVENCIONES que lo que á primera vista parece difícil, con estas fórmulas se verifica con rapidez y sencillez.

Isidro.

Historia del vapor recalentado

(Conclusión, continuación de la pág. 215)

Desde 1888 se manifestó de nuevo una tendencia, tímidamente, pero innegable, hacia el recalentamiento, que ya se juzgaba demasiado calumniado. En 1889 se vio en la Exposición de París el secador recalentador de vapor de los Sres. Lagosse y Bouché, formado por una batería de tubos en U, instalada al pie de la chimenea, y por la cual circulaba la corriente de vapor. M. Uhler exponía también un secador, pero sin darle el nombre de recalentador. M. Oiry, en un notable informe presentado al Congreso de Mecánica de 1889, dice que «los secadores que á menudo se instalan en los generadores multitubulares no están nunca sometidos á una alta temperatura, y por lo tanto, no deben ser considerados como recalentadores».

Pero pronto se fué tomando con más interés el recalentamiento, y M. Uhler empezó sus instalaciones de recalentadores verdaderos y calificados como tales en 1890. Sus recalentadores estaban formados por tubos Field, suspendidos en la corriente de los gases de la combustión, y colocados al principio en una caja de fundición y más tarde en recipientes de palastro.

A partir de este momento se produjo una verdadera revolución en las ideas, y se tomó con gran empeño la aplicación del recalentamiento. Gelre empleaba en Alemania baños tubulares de palastro, de gran superficie, colorados al final de los conductos de humo; Schworer, el distinguido secretario de Hirn, empleó tubos con aletas hechos con fundición de Niederbronn, y con juntas Hirn; él ha sido el que ha obtenido seguramente mayor éxito, puesto que recientemente manifiestaba que había instalado en conjunto 4,800 recalentadores.

En la Exposición de París de 1900 y posteriormente se han visto aparecer los recalentadores Steinmüller de Gummersbach, Pétry-Dereux de Liège y Hering, formados todos ellos por tubos en U, ya rectilíneos, ya ondulados ó en forma de serpentin. Con estos recalentadores, con tubos de galgos sin soldadura, construidos con metal de primera calidad, teniendo todas las juntas fuera del fuego, y di-puestas estas juntas de manera que no sean destruidas por las temperaturas elevadas, procurando, además, la libre dilatación de los tubos y la buena circulación del vapor, se llegan á construir aparatos eficaces y duraderos; el problema está, pues, casi resuelto y se puede recalentar el vapor sin peligro alguno. Falta resolver una dificultad: la de moderar á voluntad el recalentamiento y de sustituir el haz recalentador á la acción del calor al poner en marcha y parar la máquina, cuando no es necesario que funcione; la manera más racional consiste en colocar el recalentador en una derivación de la corriente de los gases del hogar y ponerlo fuera de circuito por medio de compuertas ó obturadores; cuando la disposición del generador no permite emplear este medio, queda el recurso de llenar el recalentador de agua; pero esto tiene el inconveniente de las incrustaciones que se producen, cuyos resultados pueden ser bastante perjudiciales. Para moderar el recalentamiento y limitarlo al grado deseado, se puede mezclar al vapor recalentado la cantidad conveniente de vapor saturado para poder obtener el grado de recalentamiento que se desee; este procedimiento da bastante buenos resultados.