Industria é invenciones (1903-03-21 00:00:00), página 8

El Ondógrafo Hospitalier

Hoy día que tanto se generaliza el empleo de las corrientes alternativas, es de suma importancia el conocimiento y estudio de las curvas que representan la fuerza electromotriz, la intensidad y la potencia de estas corrientes.

Hasta ahora el método más sencillo era determinarlas por puntos, pero este es un método largo, pesado y que por otra parte no da la exactitud absoluta.

El Ondógrafo Hospitalier que hoy describimos, fabricado por la «Compagnie pour la Fabrication des Compteurs», de París, resuelve completamente este problema, pues que registra directamente con tinta, sobre una hoja de papel, las curvas representativas de un fenómeno eléctrico variable, periódica y rápidamente, como la fuerza electromotriz, la intensidad, la diferencia de potencial, la potencia, etc., de las corrientes alternativas.

En las figuras 35 á 37, representamos este aparato; la fig. 35 es una vista en perspectiva, la fig. 36 es la planta del mismo, y la fig. 37 representa el estuche con los accesorios necesarios para hacerlo funcionar.

He aquí la teoría y el modo de funcionar de este aparato:

Un pequeño motor sincrónico A hace funcionar por medio de los engranajes B, el tambor C y el conmutador D. E, es el aparato registrador, cuya aguja F se apoya sobre el tambor C, y traza la curva correspondiente al fenómeno que se estudia.

El motor recibe por los bornes G, G' una diferencia de potencial de 110 voltios, que puede proceder ó no de la corriente que se va á estudiar; los bornes H y H' se reúnen á un condensador de capacidad apropiada, interponiendo una resistencia suficiente para evitar que se produzcan chispas en la escobilla de carga; á los bornes I ó I' se unen los conductores que llevan la corriente que se ha de estudiar; en cada rotación del conmutador D se producen los siguientes fenómenos:

La armadura C' del condensador, comunica constantemente por medio de los bornes H' I con el polo u de la canalización U; la otra armadura C, comunica con la escobilla d' que está siempre en contacto con la masa metálica del conmutador D. Cuando la escobilla d' que comunica por I' con el polo u' de la canalización, se apoya sobre la masa metálica del conmutador D, el condensador c e se carga al potencial U en el momento de la ruptura, inmediatamente queda d' aislada y d', en contacto con la parte metálica del conmutador, en cuyo caso el condensador se descarga por el circuito C H d' d'' E E' C', á través del registrador F, al cual

Fig. 35. Ondógrafo «Hospitalier»

comunica una impulsión. El motor sincrónico A y los engrasadores B, están calculados de manera que mientras A da 1.000 vueltas, D da 999 y C dá solamente \( \frac{1}{2} \) de vuelta. Estas cifras corresponden á dos ondas completas del movimiento periódico, de manera que el trazado de cada período se hace por 999 descargas del condensador á través del registrador. A cada vuelta del tambor se registran tres periodos completos.

Tal es, someramente expuesto, el modo de funcionar de este aparato, que puede prestar grandes servicios en el estudio de los fenómenos de casi todas las aplicaciones de los aparatos eléctricos, puesto que su característica es precisamente la rapidez y la periodicidad.

Estos aparatos se dispone ordinariamente para el estudio de corrientes, cuya frecuencia varíe de 25 á 70, pero podrían disponerse para corrientes de más frecuencia modificando convenientemente el motor sincrónico A.

Con cada aparato va un estuche que representamos en la fig. 37, con todos los accesorios necesarios, papel cuadriculado, tinta negra y roja, alcohol para limpiar el colector, aceite, etc.