Industria é invenciones (1903-02-28 00:00:00), página 8

Dice una publicación:

«Si después de hecho esto el contador da con \( \frac{1}{4} \) de carga.

1.º Una diferencia en menos, de menos 15 por 100, esto proviene regularmente de fricción excesiva en las escobillas ó en la quicónera. Se arregla limpiando y engrasando en el primer caso, y cambiándolo en el segundo. Después se arrimará la bobina reguladora cuidadosamente al ovillo sin tocarlo, variando la posición de la bobina reguladora y del muelle del freno se procurará que el contador á tensión normal:

a) Empiece á andar con seguridad con el 2 por 100 de la carga normal, que, por ejemplo, un contador de 2 por 7-5 amperios y 300 voltios, empiece á andar con una carga de 0'15 amperios (una lámpara de 5 bujías), en cada polo, ó con 0'30 amperios (una lámpara de 16 bujías en un polo):

b) Sin corriente en las bobinas grandes, quede parado en el freno, aun cuando haya ligeras trepida-ciones.

2.º Una diferencia en menos de más del 15 por 100 regularmente será defectuosa la quicónera (la piedra) ó el quicio, ó generalmente los dos, y el contador se mandará al taller para su reparación. La quicónera (contra pivote) se analizará mediante una lente y una aguja muy fina. Si el contador tuviese que quedarse en servicio, por no haber otro para substituirlo, se limpiará y engrasará la quicónera, y se volverá á colocar; si fuese muy defectuosa, se substituirá por otra nueva, que se ha limpiado y engrasado previamente, y se corregirá el contador lo mejor posible».

EL CONTADOR DE UNA DIFERENCIA EN MÁS, que es tanto mayor, cuanto mayor sea la carga. En este caso los imanes se han debilitado y la fricción ha aumentado. Existen los defectos 3.º y 5.º

CONTADOR NUEVO, QUE AUN NO SE HA USADO, QUE EN CARGA PEQUEÑA ATRAZA MUCHO.—Ordinariamente se debe á que por el transporte se ha deteriorado el contra-pivote en el borde. Se corrige cambiando el contra-pivote.

Se comprende que á veces haya no un solo defecto, sino varios, en cuyo caso el talento del que lo arregla le sugerirá la manera de corregirlo.

Según hemos leído en un trabajo, dice que todos los contadores instalados deberán cumplir las siguientes condiciones:

1.º Quedar parado el muelle de freno con la tensión normal y sin corriente en las bobinas grandes.

2.º Empezar á andar con seguridad á la tensión normal con 2 por 100 de la carga normal.

3.º No dar más de 2 por 100 de diferencia cuando la carga sea por lo menos \( \frac{1}{4} \) de la normal.

Todos los contadores que en la revisión no cumplieren estas condiciones, deberán corregirse. Pero antes hay que limpiar el colector, el disco, etc., con un pincel y limpiar y engrasar el contrapivote.

G. J. DE GUILLEN GARCÍA.
Se continuará).

Los ascensores hidráulicos Stigler

La primitiva disposición de los ascensores hidráulicos, que es también la más sencilla en teoría, consistía en fijar el camarín al extremo superior del pistón de un cilindro vertical. Cuando se hacía penetrar en el cilindro agua á presión, se elevaba el pistón, y por lo tanto el camarín del ascensor; al dejar salir el agua introducida, el pistón y el camarín bajaban por la acción de su propio peso y expulsaban el agua del cilindro.

Como se comprende, con esta disposición era absolutamente indispensable que la carrera del pistón fuese igual á la carrera vertical del camarín, y por lo tanto, que el cilindro y el pistón fuesen de una longitud extraordinaria, lo cual dificultaba mucho la instalación. Para evitar este inconveniente se intentó emplear pistones formados por varias partes que pudiesen encajar unas en otras, pero este sistema ha tenido también que ser abandonado por presentar grandes dificultades en la práctica.

Fig. 28. Esquema de un ascensor «Stigler»