Industria é invenciones (1899-08-12 00:00:00), página 3

tiene la quijonera inferior del árbol de la bobina móvil. El cilindro de cobre que gira entre los polos de los imanes es muy ligero y lleva una escala graduada que sirve para regular el contador.

La forma cilíndrica para el freno es preferible á la de un disco, porque la pieza resulta más ligera, ya que todo el metal de la superficie posee la misma velocidad tangencial, mientras que en los frenos formados por un disco ó plato circular, los bordes tienen una velocidad distinta de la de los puntos medios, condición tanto menos favorable cuanto que la reacción de las corrientes de Foucault obra de un modo desigual sobre los polos de los imanes.

En el contador «Vulcain» los imanes en forma de U son numerosos aunque de corta longitud, pero tienen una sección transversal relativamente grande, circunstancias favorables al mantenimiento de una suma constante de las acciones eléctricas. En efecto, individualmente, los imanes desarrollan poca inducción, que tiende á conservarse, gracias á su proximidad recíproca y á la masa de metal que los constituye. Si uno de los 12 imanes se debilitase, la influencia ó desequilibrio que produciría será naturalmente mucho menor que si estuvieran en menor número.

El numerador ó totalizador no ofrece gran cosa de particular, pero está construido con gran perfección á fin de evitar los roces que darían lugar á indicaciones falsas ó inexactas.

Los piñones del marcador, para los varios calibres, están calculados de modo que las agujas indiquen, sin coeficiente, los watts reales registrados, á cuyo efecto el árbol del inducido lleva en su parte superior un sinfín que engrana con el primer piñón del aparato marcador que, para cada contador, tiene el número de dientes necesario para que la constante sea igual á la unidad.

Las escobillas que conducen la corriente al colector del inducido son flexibles y muy largas, para que su presión influya poco en el roce ya muy reducido que ejercen sobre el colector, gracias al pequeño diámetro de este último. Finalmente, para evitar la oxidación, las placas de contacto del colector son de plata, así como los hilos que forman las escobillas.

Cuando se ha de transportar el aparato ó cambiarlo de un sitio á otro, no hay más que aflojar y volver á apretar un tornillo para inmovilizar la parte giratoria, quedando las puntas templadas del eje, lo mismo que los soportes de rubíes, completamente al abrigo de toda trepidación ó choque que pueda deteriorarlos.

Para poner el contador en estado de funcionar, se empieza por colocarlo perfectamente vertical, luego se le empaña los conductores «estación» y «cabonado» sin preocuparse de la polaridad de los cables, se deja libre la parte móvil, y se enciende una lámpara de incandescencia para asegurarse de que marca.

Los contadores «Vulcain» se construyen de todas medidas, siendo el tipo más pequeño para 200 watts, para todas tensiones y para distribuciones de corriente continua, de dos, tres ó cinco hilos, así como para corrientes alternativas simples ó polifásicas.

Gracias á su perfecta construcción y á las varias disposiciones ingeniosas empleadas para aminorar las resistencias pasivas, un contador «Vulcain» calculado, por ejemplo, para 200 amperes á 110 volts, marca con seguridad cuando sólo pasa la corriente de una lámpara de 10 bujías (0'28 amperes próximamente). Esta gran sensibilidad ha permitido reducir notablemente el gasto de energía absorbida por el contador para su propio funcionamiento; á este efecto la resistencia del circuito derivado se ha hecho de 5,000 ohms, cuando en los demás contadores similares de igual tensión y capacidad el circuito derivado tiene sólo una resistencia de 3,000 ohms.

La importancia de este aumento de resistencia se comprenderá en seguida al considerar la energía servida gratuitamente por una red que alimente un gran número de contadores. La tensión en el circuito derivado es permanente, puesto que el circuito de la red está siempre en carga, y sucede que el circuito derivado se halla constantemente recorrido por una corriente, que no es posible registrar, la que consume \( W = \frac{U^2}{R} \) wats. Siendo U la tensión de la red y R la resistencia del circuito derivado, si V = 120 volts y R = 5,000 ohms, el circuito derivado del contador consume por hora \( \frac{120^2}{5,000} = 2'84 \) watts-hora, ó sea 24'88 kilowatts-hora al año. Si hay, por ejemplo, 1,000 contadores empalmados á la red, son nada menos que 24,880 kilowatts-hora que sacrifica anualmente la estación central, los que, á razón de 0'50 pesetas, representan una pérdida anual de 12,440 pesetas, cuya pérdida sería mayor cuanto menor fuese la resistencia del circuito derivado.

La posibilidad de aumentar en alto grado la resistencia del circuito derivado en los contadores, ofrece así gran interés bajo el punto de vista económico, y se comprende fácilmente que las compañías de electricidad adopten los contadores de gran resistencia con preferencia á los aparatos similares cuyo circuito derivado consume más energía.

Mencionaremos, para terminar, que el contador «Vulcain» se cierra herméticamente, quedando todos sus órganos completamente resguardados del polvo, de la humedad y de cualquier tentativa fraudulenta.

En resumen : este nuevo contador contiene verdaderos perfeccionamientos, que le distinguen ventajosamente de entre todos los similares conocidos en la actualidad. Esto es lo que nos ha inducido á extendernos con alguna latitud en las anteriores consideraciones, aplicables á los contadores eléctricos en general, á fin de hacer resaltar mejor la importancia de dichos perfeccionamientos, para que puedan apreciarse en su justo valor.

MOTORES DE GASOLINA para elevación de agua

El Engineering Record publica los resultados de interesantes experimentos verificados por M. J. W. Ledoux, sobre el consumo de gasolina en los motores utilizados para elevación de agua. Los motores utilizados para estos experimentos fueron instalados bajo la dirección del propio M. Ledoux, en Westville, N. J. y en Opelika, Ala.

En la primera de estas ciudades hay dos motores Otto de 13'5 caballos, cada uno de los cuales acciona, por medio de correas, una bomba triple, sistema Deming, con cilindros de 0'175 m. × 0'263 m. En Opelika no hay más que un motor y una bomba, de las mismas dimensiones que las anteriores.

En Westville se hizo un ensayo preliminar al freno y al indicador. El experimento duró 16 minutos, y durante el mismo se comprobó un consumo de 0'462 litros