Industria é invenciones (1897-04-17 00:00:00), página 7

duable y el de comutador. Me facilita la conexión del enfermo con uno u otro polo de la máquina, por un simple juego de contactos y al propio, sin tocar el generador electrostático me permite variar la capacidad que quiero emplear desde el cero hasta un máximo, próximamente equivalente á la de una botella de Leyden de tipo corriente.

Fig. 29. Vista de frente del condensador de capacidad variable

N y n son dos discos de ebonita (así es como los tengo) ó de cristal; el diámetro del primero es de 50 centímetros; el del segundo es de 40; el disco m está fijo en su centro por la pieza e, que le sirve de eje y sigue todos sus movimientos, encontrando su apoyo por medio de una mortaja circular en el centro del disco N; un círculo graduado en este disco mayor y una flecha grabada en la cara anterior de la pieza e señalan la posición relativa de los dos discos é indican las variaciones de la capacidad del condensador.

Cada disco lleva dos armaduras ó cuadrantes de estaño pegadas á sus caras posteriores. Las del disco m están en mutua comunicación por una tirilla de estaño que da la vuelta á la pieza e; las armaduras del disco grande están mutuamente aisladas y en relación una con un polo y otra con otro de la máquina.

El círculo graduado indica, pues, la relación de las superficies, entre los cuadrantes de uno y otro disco; el condensador está formado por dos condensadores montados en cascada, cada uno de los cuales tiene la armadura exterior en el disco N y en contacto con un polo; la armadura interior está en el otro disco; ambas armaduras interiores comunican entre sí por medio de la tirilla de estaño y el dielectrío viene formado por una capa de aire y el grosor del disco pequeño.

Al disco N están atornilladas las piezas polares A y B, y las dos tomas de fluido C y D; el brazo m establece indistintamente el contacto entre A y C, ó bien entre A y D; el brazo m' pone en comunicación B con C, ó B con D, cumpliendo así el oficio de comutador. La pieza está en contacto con el suelo por medio de la cade-

na F y la toma D está en relación con el enfermo por medio de la cadena E, metida dentro un tubo de goma. Para facilitar el manejo de estas cadenas, estando la máquina en marcha, las he provisto de mangos de cristal.

Las piezas polares llevan un manguito cerrado por arriba el superior; por su interior pasa un vástago de cristal, que funciona como eje vertical del aparato, tallo que viene sostenido por un pie de ebonita P con base de hierro, que al propio tiempo que permite desplazarlo y colocarlo en donde mejor convenga, tiene suficiente estabilidad para permitir todas las manipulaciones oportunas.

Se comprende fácilmente la manera de funcionar el aparato. Puesto el enfermo en comunicación con la pieza D y la máquina en marcha, establezco la conexión del paciente con el polo positivo ó con el negativo, y si durante el curso de la aplicación me conviene un cambio de polaridad, la obtengo con una simple permuta de las manecillas m y m'. Cuando no hay necesidad de emplear la condensación, tengo la flecha en el cero de la graduación, en cuyo caso los cuadrantes de estaño del disco menor vienen interpolados con los del otro disco, tal como aparece dibujado de puntos en la figura 29.

Si es preciso la administración de chispas gradualmente más fuertes, doy vuelta al disco n y su flecha al recorrer el círculo graduado indica la cantidad de superficies de estaño que tengo superpuestas y que entran en función en el condensador, midiendo de esta manera su capacidad. El círculo graduado lo he dividido de 10 en 10 grados sexagesimales y sus indicaciones no tienen otro valor que el de una relatividad de superficie y por lo tanto de capacidades.

La superficie de cada sector es de 150 centímetros cuadrados; la capacidad máxima corresponde, pues, próxima mente á la de una botella de Leyden de 5 centímetros de diámetro, con armaduras de 10 centíme-