Industria é invenciones (1885-07-25 00:00:00), página 7

En el gabinete también se reducen notablemente los cálculos, porque como hemos dicho todo se reduce á la resolución de dos triángulos; uno rectángulo que tiene por catetos la horizontal que pasa por el eje del anteojo y la vertical contenida en el plano de la mira, siendo su hipotenusa la visual dirigida á la plancheta inferior si el teodolito está situado á menor altura que el punto observado, ó á la superior si la posición de ambos es en sentido contrario. Conocido el valor del ángulo adyacente, el de la hipotenusa es fácilmente conocido por la resolución del triángulo oblicuo que resulta de dirigir la visual á ambas planchetas cuyo valor se conoce, asimismo que uno de sus lados de longitud invariable, que es la distancia que hay entre las referidas planchetas. Las distancias constantes más comúnmente usadas son 2'80 y 3 metros, de las que se han hecho en España alguna aplicación para itinerarios y estudios topográficos de mucha extensión.

Con arreglo de antemano unas tablas, que basadas en el cálculo de los triángulos determinen la distancia para cada punto observado y las alturas relativas de cada punto, operaciones ambas sumamente sencillas para cuantos conocen el estudio de la Geometría, con facilidad se tienen calculados todos los datos de campo y puede por rutina dedicarse á ello cualquier persona que desconozca el cálculo algebraico, como la experiencia nos ha demostrado repetidas veces que así sucede.

Estas ventajas reducen á una tercera parte el tiempo empleado en el campo para tomar cualesquiera datos; sucede lo propio en el gabinete si hacemos comparación con el taquímetro.

Para calcular los datos que este aparato toma en el campo, hay que averiguar los coeficientes correspondientes á la distancia y altura de cada ángulo observado, que multiplicados por los valores hallados en el momento de la observación, resuelven para cada punto los valores verdaderos, ya pertenezcan al plano ó al relieve del terreno. Este es el procedimiento comunmente usado con el taquímetro común ó sea el de Troughton.

Muchos de sus partidarios asociándose á la idea de obtener de él un aparato modelo que al mismo tiempo que resuelva con precisión las distancias y alturas que acusa, se obtengan éstas en el menor tiempo posible, van introduciendo de día en día algunas modificaciones notables que saben aprovechar los fabricantes de esta clase de aparatos, al objeto de que rivalice con la sencillez del procedimiento, la fácil obtención de datos, que se consigue con el antiguo teodolito. Al mismo tiempo que se procura la perfección de aquél, no descuidan sus constructores la introducción en éste de cuantas ventajas pueden hacerle superior respecto á los demás aparatos conocidos, para ser empleado con el mejor éxito en todo género de trabajos topográficos.

Prueba de ello es entre otros, el teodolito de repetición, construcción Hahn, cuya figura acompañamos.

Este elegante aparato, su limbo horizontal tiene 12 centímetros de diámetro para poder apreciar con toda exactitud las menores porciones de las divisiones de graduación: con objeto de estar preservado de toda alteración ó deterioración exterior, está cubierto por una envoltura metálica provista de dos agujeros rectangulares de sección mayor que la de los nonius situados en los extremos de un diámetro en los que se adapta un cristal, que sirve para la lectura de los ángulos. La armadura de corredora que comunmente sujeta la lente microscópica, está sustituida por otra con movimiento de charnela sujetada á un bastidor de sección también rectangular eliminada sobre el plano del limbo que ajusta á la abertura de la envoltura con unas pequeñas guías, para que en él pueda ponerse ó quitarse á voluntad un cristal deslustrado, que permite la lectura del ángulo que se observa; este ingenioso mecanismo evita al operador la incomodidad á veces notable, debida al fenómeno de la reflexión de la luz, según sea la posición del instrumento con respecto al Sol, de poder leer con claridad y precisión en cualquier instante, los valores que determinen las distintas posiciones de los limbos y nonius que son de plata, por la luz opaca que produce. El anteojo ó lente astronómico, aumenta 18 veces el volumen de los objetos que se visan para que pueda operarse á grandes distancias y tomar desde los puntos de estación los datos complementarios del plano que se crea conveniente y una estudiada disposición de las armas que soportan los nonius zenitales también de plata, constituyen un sistema exacto para la lectura de los ángulos verticales.

El limbo vertical es de corona entera para apreciar el valor de un ángulo cualquiera, centrado en el eje de rotación del anteojo y formando cuerpo con éste. Tanto la graduación subdividida en porciones de 30' como el metal de que está formado, es idéntico al descrito para el horizontal; los nonius que le acompañan, aprecian arcos de círculo de 1' y están sujetos á una pieza en forma de doble V, asegurada á las armas del caballete que tiene una forma especial. Las lentes astronómicas son en número de dos, situadas al extremo de una pieza rígida montada sobre el soporte del anteojo, provista de una pantalla para cada lente, que puede girar alrededor de ellas, con objeto de evitar también la dificultad que en determinadas horas del día se presenta, de poder apreciar con exactitud un valor angular cualquiera, dada la posición relativa del Sol. Dos niveles acompañan al aparato: uno formando cuerpo del anteojo colocado en su parte superior ó sea un nivel ginete de dimensiones ordinarias, y otro mayor colocado en sentido perpendicular al primero montado sobre el caballeté.

La brújula que tiene 100 milímetros de longitud, está contenida dentro de una caja rectangular situada sobre el plano del limbo horizontal, provista de dos lentes astronómicas que aprecia las menores desviaciones de la aguja: móvil dicha caja alrededor del eje vertical del aparato, se sujeta por medio de dos tornillos de aproximación y sujeción hasta hacer coincidir exactamente los ceros de la brújula y limbo, á fin de que con la mayor exactitud posible puedan apreciarse por grados y minutos los rumbos leídos directamente en el plano del limbo.

Otra de las reformas dignas de aplauso que le acompaña es que los trípodes van provistos de unos aparatos de corredera, por medio de los cuales colocado todo el sistema en una posición muy próxima á la vertical del punto de estación, en dos posiciones distintas perpendicular una de otra, puede el teodolito armado correr algunos centímetros, hasta conseguir con suma facilidad que la vertical que pasa por el eje del aparato, coincida con la del punto donde debe situarse. Así se evita la operación engorrosa y á veces difícil en el campo, tal como ha venido haciéndose hasta hoy, de tener que ir tanteando la situación definitiva del trípode; que además de haber dificultades para su colocación, según el suelo donde se operaba, era forzoso tener que dejarlo algo alabeado, circunstancias que reclamaban un largo espacio de tiempo y no menos paciencia por parte del operador, en perjuicio siempre del trabajo que de otro modo no había motivo para interrumpir.

Modelo este teodolito de los Sres. Luckhardt y Alten