Industria é invenciones (1885-07-11 00:00:00), página 3

Las figs. 2, 3 y 4 representan tres disposiciones distintas del planímetro Gonella perfeccionado, tal como lo construyen los Sres. Luckant et Alten de Cassel. La fig. 2 representa el planímetro suspendido libremente por medio de un tirante H que sale del extremo G del eje vertical que se levanta en el centro del plato ó peso P. El rodillo medidor R tiene el borde de vidrio y descansa sobre el disco horizontal S que es de ebenita. El rodillo dentado E corresponde al eje del disco y en virtud del esfuerzo del tirante H engrana con el borde también dentado del plato P comunicando al disco un movimiento de rotacion exacto y fácil. El polo corresponde al centro C del plato P y el brazo graduado, de seccion cuadrangular A, se apoya sobre el punto B del brazo polar y pasa por un manguito que sostiene el bastidor M sobre el que se apoya el eje del rodillo R: este bastidor se puede le-

timetros de largo y el conductor de 22 cm. y los valores de rotacion del rodillo, pueden variar desde 10 cm³ hasta 4 cm³.

La fig. 4 representa un planímetro lineal de rotacion: éste no tiene polo, es decir, no gira al rededor de un punto fijo, sino que se mueve paralelamente á sí mismo apoyándose en dos rodillos CC', que se hallan sobre el mismo eje. El movimiento de éste se transmite á un disco horizontal S, sobre el que, lo mismo que en los modelos anteriormente descritos, se apoya el rodillo medidor R y está en combinacion con el contador. El brazo conductor A tambien graduado y de seccion cuadrangular, puede correr ó sujetarse por medio de un tornillo de presion, al manguito m, el que á su vez gira sobre un punto del armazon B;B que lleva los centros del eje C,C'. El eje del rodillo medidor se apoya sobre un bastidor M que lo

FIG. 2.

FIG. 3.

vantar girando alrededor del eje horizontal mm. El brazo polar tiene 17 cm. de largo y el conductor A, tiene 30 centímetros, pudiéndose fijar el manguito por medio de tornillos de presion en el punto que corresponda á la escala de la figura que se ha de medir.

Alargando ó acortando el brazo conductor se aumenta ó disminuye el movimiento del rodillo R, como en el planímetro comun: para el mayor largo del brazo conductor, una rotacion del rodillo (1,000 unidades del nonio) corresponde á una superficie de 20 cm² y para el mayor acortamiento corresponde á 5 cm². Entre estas dos posiciones el brazo conductor se puede arreglar á cualquier escala.

La fig. 3 representa un planímetro fundado en el mismo principio que el anterior, pero no oscila libremente, por lo que se construye de menores dimensiones. El contacto del eje del disco horizontal S con el borde del plato P se verifica por el peso propio del aparato, que descansa también sobre la mesa ó plano por medio de la poleita L. El brazo conductor se apoya sobre el punto d del brazo polar, y pasa por un manguito, al que se puede fijar con el tornillo de presion H: este manguito lleva el bastidor M del rodillo contador R. El brazo polar es de 15 cen-

mismo que en los modelos anteriores pueda girar sobre el manguito mm. El brazo A permite un movimiento angular de 60° á 70°, de modo que con este instrumento se pueden recorrer superficies de cualquier longitud y del ancho del tamaño del brazo conductor.

Este tiene de largo 16 cm., está graduado y á cada rotacion del rodillo puede marcar desde 5 cm³ hasta 2 cm³ según la colocacion del brazo A.

S.

SANTEAMIENTO DE BARCELONA

Conclusiones del Dictamen aprobado por la Comisión encargada del estudio de una reforma general en el sistema del alcantarillado de Barcelona.

1.º Se completará el caudal de agua que se consume en Barcelona hasta obtener una cantidad de 200 litros diarios por habitante.

2.º De este caudal, se hará obligatorio para cada casa el consumo mínimo de 60 litros por día y habitante.

3.º El Ayuntamiento habrá de verter diariamente á la red de alcantarillado la cantidad de agua que corresponda á razón de 80 litros por cada uno de los habitantes que