La Gaceta industrial (1890-11-10 00:00:00), página 6

AGRICULTURA CIENTÍFICA.

(SEGUNDA SERIE.)

VI (I).

INSTRUCCIONES PARA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS ESPAÑOLAS.

Observaciones especiales.

Minimas barométricas extraordinarias.—Durante las fuertes tormentas atmosféricas, el barómetro desciende algunas veces mucho más abajo de la altura normal. Es bueno, en este caso, vigilar la marcha del instrumento y observarlo con mucha frecuencia—todas las medias horas, por ejemplo,—a fin de poder asegurarse de cuál ha sido el punto más bajo á que ha llegado el mercurio, y notar el instante en que esto se ha verificado. Estas observaciones son muy importantes para llegar á conocer con exactitud la dirección que siguen las tempestades sobre el continente europeo.

Corrientes superiores de la atmósfera.—La observación de la marcha de las nubes del género cirrus es muy precisa bajo el punto de vista del estudio de los movimientos del aire en las altas regiones.

Se recomendará, pues, á los observadores anotar la dirección de los cirrus, no solamente cuando la ocasión de ello se presente á las horas reglamentarias de observación, sino también cada vez que nubes de esta especie atraviesen el cielo en el intervalo de estas mismas horas.

Evaporación del suelo.—Pérdidas de agua por las plantas.—Acción del calor sobre la respiración vegetal.—Estudio del magnetismo terrestre y el de la electricidad atmosférica.—Aclaramiento.—Estas observaciones, aparte la del aclaramiento, serían sólo del dominio de las estaciones de primer orden, las cuales se servirían, para la medición de la evaporación del suelo y la de las pérdidas de agua por las plantas, de los atmógrafos ó básculas fisionólogicas; para el estudio de la acción del calor sobre la respiración vegetal, de un termómetro ordinario de mercurio expuesto al sol e instalado horizontalmente sobre un suelo encespado; para el estudio del magnetismo terrestre, de los magnetógrafos Adie; y, para el de la electricidad atmosférica, del electrógrafo Mascart. La mayoría de tales aparatos, así como la manera de servirse de ellos, nos servirán, pues, de tema para otro trabajo científico de orden más elevado. Al contrario, la observación del aclaramiento, que se verificaría con el actinómetro de termómetros conjugados, deberá ser practicada por todas las estaciones de nuestra red meteorológica, razón por la cual vamos á dar algunas instrucciones al efecto.

Aclaramiento.

La ciencia moderna nos demuestra que no es sólo el calor el agente que obra sobre la vegetación, sino que existe otro, al que debe darse tanto o más importancia; y es este el grado de aclaramiento de las plantas, es decir, el total de rayos luminosos que llegan hasta ellas durante cada uno de los días del año, cualquiera que sea el estado del cielo que las recubre.

Cada día los fisiólogos dan mayor importancia al trazado de un mapa de líneas de igual grado de aclaramiento en los diversos meses del año, diciendo que ofrecería á lo menos tanto interés para la climatología agrícola que el mapa de líneas de igual grado termométrico. Por esta razón, para colaborar en los trabajos emprendidos desde poco tiempo por los más célebres meteorologistas y fisionólogos del extranjero, creemos será de interés incluir aquí, si bien sucintamente, las instrucciones más generales y más necesarias al efecto, dejando también para el otro trabajo la parte más científica.

Ya hemos dicho más arriba que se empleará para la medición del aclaramiento el llamado actinómetro de termómetros conjugados, cuyo instrumento se compone de dos termómetros de mercurio, lo más semejantes posible, y de cubeta esférica. Una de estas dos cubetas ha sido ennegrecida con negro de humo. El vacío en el interior del tubo termométrico de estos termómetros no debe ser completo.

Cada termómetro está encerrado en una envolvente de vidrio, en cuyo interior se ha hecho el vacío absoluto. Es sabido que la fracción de radiación perdida por defecto de transmisión del vidrio es completamente despreciable. Estos dos termómetros serán colocados uno al lado del otro, en esta disposición v; las cubetas hacia arriba, á dos metros de altura sobre un suelo encespado, y lejos de todo abrigo. Las dos envolventes tienen, pues, una misma temperatura; pero los dos termómetros no marcharán de acuerdo más que en la oscuridad. Al amanecer el día, y lo mismo en los días en que el cielo está completamente cubierto, el termómetro de cubeta ennegrecida marca siempre una temperatura t más alta que la t' marcada por el otro termómetro.

La diferencia t — t' = M, dada por los dos termómetros, basta á ella sola para poder comparar en una misma estación meteorológica los grados de aclaramiento en las diversas horas del día ó en los diferentes días del año.

Es verdad que no se puede decir que M mida de una manera absoluta las radiaciones directas ó difusas que llegan hasta nosotros. Si bien todas ellas tengan un origen común, el sol, son, sin embargo, alteradas en proporciones variables: según su grado de refrangibilidad para el vapor de agua contenido en el aire; según el coeficiente de absorción de las envolventes de los termómetros, aunque éstas no interceptan más que los rayos fácilmente absorbibles. Pero estas causas de error son relativamente insignificantes y faltas de todo otro medio de observación continua; no puede cabernos duda alguna sobre las incontestables ventajas que el propuesto presenta para el género de estudios á que va dirigido.

Con todo, si la suma de rayos recibidos, por ejemplo, anualmente en un país, es uno de los elementos esenciales de su clima, sobre todo bajo el punto de vista agrícola, es, pues, además importante de que los valores M, determinados en una de las estaciones de su red meteorológica, sean comparables con los valores M observados en cada una de las demás. Para ello, cada valor de M determinado será multiplicado por una cantidad constante para cada actinómetro. Esta constante será previamente determinada por la estación central, comparando directamente cada actinómetro de la red con su actinómetro tipo.

En resumen, para la observación del grado de aclaramiento real se observa la temperatura de los dos termómetros del actinómetro. Se busca la diferencia t — t' = M. Se multiplica el valor encontrado para M por una constante que habrá sido dada para cada actinómetro por la estación central, y el producto es el aclaramiento real comparable entre nuestras estaciones, y el único que debe ser anotado en el boletín.

(1) Véase el número anterior.