La Gaceta industrial (1890-08-10 00:00:00), página 4

ni de otra cosa más que del completo abandono en que siempre todas las leyes arancelarias la han tenido, pareciendo como que haya habido el deliberado propósito de hacer imposible la existencia en el país de este ramo de industria, tan esencial para el desarrollo de las demás.

Cuando a una industria nacional se la coloca en condiciones imposibles de subsistencia, como sucede con la del informante, que se halla combatida por la protección dispensada á la maquinaria extranjera por nuestros mismos Aranceles, ya no puede afectarle cualquiera modificación de adeudo arancelario que no sea una reforma completa, equitativa y suficiente, por lo tanto, para poderse defender de la competencia extranjera.»

AGRICULTURA CIENTÍFICA.
(SEGUNDA SERIE) (1).

I.

INSTRUCCIONES PARA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS ESPAÑOLAS.

Instrumentos de observación.

Los instrumentos de observación ordinaria, de que deberían estar provistas todas las estaciones meteorológicas españolas, no importa el orden á que pertenecieran, habrían de ser del mismo tipo, y comprobados por un personal competente dedicado exclusivamente á ello; deberían ser observados á las mismas horas, y sus indicaciones anotadas conforme al Congreso de Viena, corregidas por unas mismas tablas, y, por fin, deducidos sus valores totales y medios por un mismo método.

Barómetro.

El barómetro que se adoptaría en las estaciones meteorológicas españolas sería del sistema Baudin, de nivel variable.

Este instrumento debe ser instalado en un gabinete bien claro, donde no exista chimenea, y, en cuanto sea posible, donde los rayos solares no puedan penetrar.

Al observar el barómetro, se empieza por leer el termómetro colocado á su lado. Si no se hiciera esta lectura, después de la observación de la altura barométrica, podría aquella ser errónea, á causa de la diferencia de temperatura que existe entre el cuerpo del observador y el instrumento. El primero ejerce una influencia sobre éste, al cabo de algún tiempo, abandonándose de su calorífico.

Leído el termómetro, es necesario dar algunos golpes secos, pero ligeros—con el lápiz que se tiene en la mano, por ejemplo,—sobre el tubo barométrico. Se sabe que el mercurio, en su movimiento ascendente y descendente, queda á menudo adherido á las paredes del tubo, y es indispensable despegarlo á fin de dar al menisco su verdadera forma.

Se hace entonces la lectura, teniendo cuidado de dirigir la visual sobre el vértice del menisco mercurial y perpendicularmente al tubo.

Se anota sobre la libreta de observaciones, en seguida de hecha la lectura, el número que ésta haya dado en milímetros y décimas de milímetro. Se tiene cuidado de anotar á su lado la temperatura observada al empezar.

Es sabido que el barómetro puede indicar, para una misma presión del aire, alturas diferentes. La causa es debida á la dilatación más ó menos grande del mercurio por efecto de la temperatura: según que ésta aumente ó disminuya, el mercurio se dilata ó se contrae.

Para hacer que las observaciones de un mismo barómetro ó de varios barómetros sean comparables entre sí, es, pues, necesario reducirlas todas á una misma temperatura, siendo 0° centígrado la adoptada en todas partes con tal objeto.

Cada número observado debe, por consiguiente, sufrir una corrección, que se encuentra indicada en la tabla siguiente:

Tabla para la reducción del barómetro á la temperatura de 0° centígrado.

    Temperatura del barómetro
    ALTURAS DEL BARÓMETRO.

    670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780

    0°	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

    1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

    2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

    3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

    4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

    5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

    6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

    7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

    8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

    9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

    10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

    11	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

    12	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

    13	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

    14	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

    15	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

    16	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

    17	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

    18	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

    19	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

    20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

    21	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

    22	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

    23	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

    24	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

    25	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

    26	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

    27	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

    28	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

    29	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

    30	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

La primera columna vertical contiene los diferentes grados que puede marcar el termómetro del barómetro. Las columnas siguientes dan la corrección á aplicar para cada uno de estos mismos grados.

Cuando la temperatura es bajo 0°, la corrección es aditiva; es sustractiva cuando la temperatura es sobre 0°.

Se procurará de observar con el más escrupuloso cuidado esta regla.

En la mayoría de casos, la observación barométrica da valores comprendidos entre aquéllos para los cuales la tabla