La Gaceta industrial (1890-10-10 00:00:00), página 2

AGRICULTURA CIENTÍFICA.

(SEGUNDA SERIE.)

VI (1).

INSTRUCCIONES PARA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS ESPAÑOLAS.

Agua caída.

La cantidad de agua que, en un sitio dado, se precipita sobre el suelo bajo forma de lluvia, de nieve ó de granizo, se mide por medio del pluviómetro ó nódromo.

El pluviómetro que habrían de adoptar las estaciones meteorológicas españolas sería el pluviómetro desdoblador de Schubark.

Este pluviómetro se compone de un vaso receptor de 20 centímetros de diámetro, soldado á un cilindro de zinc de menor diámetro, que comunica directamente con un tubo de vidrio que es paralelo. Este último lleva una escala graduada, de manera á dar directamente los milímetros de agua caída, gracias á la relación existente entre las secciones del cilindro de zinc y el tubo de vidrio, quienes forman dos vasos comunicantes. Por lo dicho se comprende que su inventor le haya dado el nombre de pluviómetro desdoblador, puesto que, en efecto, desdoblando de tal suerte el agua recogida, permite la determinación directa del agua caída sobre el suelo.

La escala está dividida en 88 partes iguales, representando los milímetros de altura de agua, y se estiman también las décimas de milímetro. En la escala, solamente las decenas están indicadas por cifras; de manera que si, por ejemplo, el nivel del agua en el tubo llega exactamente al medio de las divisiones 27 y 28 de la escala, se anotará en el boletín 27,5 como altura de lluvia observada.

Un manguito cilíndrico que envuelve á los tubos los protege de la acción directa de los rayos solares, girando esta caja de suerte á colocar su puerta hacia el Norte.

Para ceñirse á las instrucciones del Congreso meteorológico de Viena, se ha dado al vaso receptor la forma circular de 20 centímetros de diámetro, según lo hemos ya dicho más arriba, y se ha provisto su reborde de un fuerte anillo de latón que le impide deformarse.

Para que el pluviómetro pueda suministrar resultados precisos, dicho Congreso nos recomienda también colocar el instrumento en un sitio perfectamente despejado y lo más lejos posible de edificios elevados y de árboles frondosos, etc., quienes influirían en sus indicaciones. Nos recomienda además instalarlo de manera que la altura de la boca del vaso receptor con relación al suelo sea de 4m.80. Es hoy sabido que la cantidad de agua recogida en un pluviómetro disminuye á medida que éste está á mayor altura del suelo.

La observación de la cantidad de agua caída se hace una vez al día, á las ocho de la mañana. En los boletines de inscripción, la cifra observada será inserta con la fecha que precede á la de la observación. Así, el agua medida el 2 de Enero á las ocho de la mañana, será anotada en el boletín delante del 4.º de Enero.

El instrumento debe contener siempre la cantidad de agua necesaria para llegar al punto 0 de la escala graduada. El agua que, á la hora de la observación pasa de dicho punto, es la que proviene de la lluvia caída en el intervalo de las veinticuatro horas precedentes.

Después de cada observación se tiene cuidado de variar el instrumento por medio de una espita fija en él. Quedará, sin embargo, en el tubo una pequeña cantidad de agua, que es precisamente la necesaria para mantener cebado el aparato, es decir, para alcanzar el 0 de la escala.

En tiempo de nieves, ó cuando hiela, se encienden las dos lámparas que hay colocadas en el interior del manguito citado más arriba, á fin de derretir la nieve á medida de su caída, ó de evitar la congelación del agua que pudiera encontrarse en el aparato en el momento de una helada.

Cuando la nieve no se ha derretido completamente en el momento de la observación, se vierte agua caliente en el pluviómetro á fin de acelerar la fusión. Sirve para esta operación un vasito que acompaña al instrumento, llenándolo de agua caliente hasta su borde.

La altura de agua observada debe ser disminuida de 40 milímetros, que representan la cantidad de agua caliente vertida en el pluviómetro.

Se recomienda muy particularmente observar cada día el pluviómetro, y no hacerlo á intervalos más ó menos largos. Todo descuido bajo este concepto trae consigo dos gérmenes de errores: el primero es relativo á los días en que ha caído agua, cuyo número viene á ser naturalmente incierto; el segundo se refiere á la cantidad de lluvia, de la cual una parte se evapora por su estancia demasiado prolongada en el instrumento.

Cuando al observador no le ha sido posible durante un cierto tiempo hacer la observación y no ha encontrado medio de hacerse reemplazar, debe tener el más esmeradísimo cuidado, á la primera observación que sigue á su ausencia, de leer la altura de agua indicada por el pluviómetro y de anotarla, en el boletín, por medio de un corchete, abrazando toda la sucesión de días sin observación.

Estado del cielo.

La observación del estado del cielo consiste en la indicación de la forma y de la cantidad de nubes.

Las diversas formas que afectan las nubes pueden ser comprendidas en los cuatro grupos siguientes: cirrus, cumulus, stratus y nimbus, por medio de los cuales se obtienen los compuestos cirro-cumulus, cirro-stratus y cumulo-stratus. Vamos á dar su descripción según Howard, uno de los primeros meteorologistas que han tratado de establecer una clasificación racional de las nubes:

Cirrus.—Se componen de filamentos sueltos cuyo conjunto se parece ya á un pincel, ya á una cabellera rizada, ya á una rededilla. Son las nubes más elevadas, y su movimiento parece siempre extremadamente lento.

Cumulus.—Se presentan á menudo bajo la forma de una media esfera descansando sobre una base horizontal. Algunas veces estas semi-esferas se amontonan las unas sobre las otras, y forman éstas grandes nubes acumuladas en el horizonte, que se parecen de lejos á montañas cubiertas de nieve. Los marinos llaman á los cumulus balas de algodón.

Stratus.—Capas nebulosas horizontales, paralelas y muy extendidas, que se forman con frecuencia á la salida ó á la puesta del sol, y también por un cielo gris.

Nimbus.—Nubes de lluvia, de tinte gris, negro ó azulado, y de bordes franqueados. En la mayoría de casos son de gran extensión.