La Gaceta industrial (1887-03-25 00:00:00), página 9

nal á la variación de nivel del mercurio en la rama abierta del barómetro. Ahora bien; para evitar el inconveniente que esto originaría, al practicar la lectura del diagrama del barómetro, se obtiene el grabado inverso, pues es el verdadero, por el empleo de una pila suplementaria y de un relevo. Se evita la chispa de ruptura al momento de salir la sonda del mercurio por medio del conmutador \( F'F'' \).

Un método parecido es aplicado para registrar las indicaciones de los demás instrumentos que entran en el meteorógrafo, cuyas indicaciones, repetimos, son grabadas unas después de otras sobre una misma horizontal para una misma observación. Terminada esta observación automática, todo el mecanismo registrador queda inmóvil, salvo el sistema grabador, quien, por efecto de una revolución de la rosca R puesta en relación con el eje motor del cilindro, desciende una pequeña cantidad, estando así dispuesto para registrar sobre otra paralela las indicaciones de la observación siguiente.

Querer describir con más detalles el meteorógrafo Van Rysselberghe nos tomaría muchísimo tiempo, pues si bien todo el principio del mismo es el que acabamos de indicar, las disposiciones cambian cuando se trata de los termómetros, del údómetro, de la dirección y de la velocidad del viento; sin embargo, por lo dicho, se ve que este ingenioso aparato funciona del mismo modo que lo haría un observador ciego, quien, no viendo las indicaciones de los instrumentos, se serviría del sentido del tacto. En efecto, la sonda de platino (polo +), yendo al encuentro del mercúrio del barómetro (polo -), es en realidad un observador automático, que tan pronto como toca al menisco indicador, transmite una señal eléctrica al buril grabador, y éste anota entonces la observación.

El meteorógrafo Van Rysselberghe se encuentra instalado en las costas del Adriático, en el Cáucaso, en la India y en el Japón, formando una línea que atraviesa nuestro hemisferio de N.W. (1) á S.E. Bélgica cuenta con un aparato central instalado en Bruselas, y dos locales, uno en Ostende y otro en Arlon.

Descanso vivamente que España cuente dentro de poco con un meteorógrafo central en Madrid y tres locales; uno en Barcelona, otro en la Coruña y otro en San Fernando. Estamos persuadidos de que con ello se daría un gran impulso á los estudios climatológicos y meteorológicos agrícolas, y en particular á los de previsión del tiempo; importante servicio hoy montado en todas las naciones de Europa menos en España.

La tercera categoría de aparatos registradores hemos dicho que comprendía los registradores fotográficos. Un haz de luz es proyectado sobre el instrumento, del cual se desea obtener una marcha continua; si éste es el barómetro, una parte de los rayos luminosos proyectados es interceptada por la columna mercurial, y la otra, atravesando por la cámara barométrica, va á dar sobre un papel sensible arrollado sobre un cilindro que gira sobre su eje, movido por un aparato de relojería. Esta categoría de aparatos registradores se ha generalizado, muy particularmente en Inglaterra, encontrándose entre ellos el barómetro y termómetros registradores fotográficos Adie, los magnetógrafos del mismoinventor y el electrógrafo Mascark, construido en París.

(Se continuará.)

M. Capdevila y Pujol.

ELEVACIÓN DE AGUAS.

Bomba de vapor llamada «El Diluvio.»

El grabado adjunto representa una instalación completa de esta bomba, que se compone de un solo cuerpo cilíndrico de fundición, de una válvula de absorción y otra de expulsión, y de un distribuidor.

En cada período de expulsión se produce una inyección de agua fría, que motiva la condensación del vapor en el cuerpo de bomba, y se produce por un pequeño tubo de comunicación, que se ve en la figura entre el tubo de expulsión y la parte inferior del cuerpo de bomba.

El distribuidor está formado por una caja de bronce, colocada en la parte superior de la bomba, y hecha de dos piezas, una fija y móvil otra, con unos agujeros pequeños, por los cuales, durante la expulsión, penetra el vapor en la caja del distribuidor.

Este no corta la acción del vapor hasta que el cuerpo de bomba está completamente vacío, que es cuando toca á su fin el período de la expulsión.

El efecto útil de esta bomba es, pues, muy considerable, funcionando con una pulsación lenta y regular, sin que sea necesario darle mucho aire, como sucede con los pulso-metros ordinarios.

(1) Empleamos la letra W, en lugar de O, para representar el Oeste, pues con ello nos conformamos con la nomenclatura adoptada por el último Congreso meteorológico celebrado en Viena.