La Gaceta industrial (1887-05-10 00:00:00), página 8

Ahora bien, conocido es el adagio que dice «que un aparato no funciona bien sino cuando está en observación»; y aunque no fuera más que para facilitar las observaciones, era absolutamente necesario sustituir al hombre, que cada dos ó cinco minutos poco más ó menos determina, sea el rendimiento, sea la fuerza electro-motriz del acumulador en descarga, por un aparato mecánico, que él mismo registra de un modo continuo las menores variaciones en el circuito eléctrico.

De esta suerte no hay manera posible de acomodarse con el deseo de llegar á un resultado determinado, pues no se emplea más que un engrane que da vueltas y una pluma que escribe.

Para la descarga no había dificultad, puesto que existen ya muchos registradores excelentes; pero son poco legibles, y no se refieren en manera alguna á la curva trazada á la mano por el cálculo.

Generalmente parten del centro á la circunferencia de un círculo, y están construidos de tal modo, que un centímetro de recorrido equivale á un espacio de tiempo relativamente bastante largo.

Pero para la carga son completamente insuficientes, pues hay que contar con la oscilación del amperómetro ó del voltímetro, producida por las desigualdades de la máquina y de la correa; en una palabra, por los mil incidentes del trabajo mecánico, que viene, como de costumbre, á perjudicar á la regularidad del trabajo eléctrico.

Hay que vencer dos dificultades:

1.º Tener una pluma de gran ligereza que marque sobre el papel, sin apoyar en él, y siga constantemente las oscilaciones del aparato sin contrariarlo jamás.

2.º Tener un papel que se desarrolle con bastante rapidez, porque las líneas producidas por las vibraciones de la aguja indicadora sean separadas las unas de las otras y no formen un borrón de tinta.

Hemos conseguido, con el feliz concurso de la casa Richard, hermanos, construir un aparato que reemplace las condiciones expuestas y satisfaga todas las exigencias de una comprobación formal.

El aparato representado por la figura 1 se compone de un galvanómetro Marcel-Deprez, generalmente llamado «Galvanómetro de arista de pescado». Los dos bornes exteriores, más pequeños que los dos del centro, son las tomas de corriente del voltímetro, constituido por una bobina de fino hilo, enrollado alrededor de un marco rectangular en el interior del imán. Esta bobina, que tiene una resistencia de cerca de 2.000 ohms, recibe una derivación de la corriente á medir, y ejerce, por consiguiente, una influencia magnética sobre una lámina de hierro dulce en forma de arista de pescado, que está sostenida por unos cuchillos en el interior del marco de la bobina, y por consecuencia, del imán.

Esta lámina de hierro dulce lleva, sobre el eje más cerca-

Fig. 1.

no de los polos del imán, una polea de cobre, en cuya garganta pasa un hilo de seda que gobierna el eje de la aguja indicadora, y amplía considerablemente los movimientos de esta última.

El amperómetro se compone del marco de cobre que soporta la bobina del voltímetro, pero aislad eléctricamente de ella. Los bornes del amperómetro están colocados en el centro, y son los dos mayores.

Cuando ninguna corriente atraviesa el aparato, la lámina de hierro dulce está perfectamente horizontal sobre su eje; pero desde el momento que una corriente pasa, sea en la bobina del voltímetro, sea en el amperómetro, produce una perturbación en el campo magnético del imán y hace desviar la arista de pescado, y por consecuencia, oscillar la aguja.

He aquí descrito lo más sucintamente posible un aparato muy conocido y muy empleado.