La Gaceta industrial (1885-05-10 00:00:00), página 5

corde (1), que es un hilo de platino de resistencia conocida, tendido paralelamente á una regla dividida y en contacto con un indicador metálico móvil á lo largo de la regla, por la cual recibe la corriente.

Como esta sigue el hilo hasta el fin, la resistencia ofrecida varía según la longitud de la parte recorrida, es decir, según la posición del indicador. Con arreglo á los diversos casos á estudiar, el rheocorde es añadido al circuito, ó por el contrario, sustituye completamente uno de los pedazos del hilo, cuando la resistencia que se busca es muy pequeña.

Con otro tipo de puente de Wheatstone de hilo de platino y regla dividida, se puede fijar únicamente la resistencia b, en vez de dar valores constantes á a y b, y entonces se varía la relación \( \frac{c}{a} \) con la condición de dejar un valor constante á la suma \( (a + c) \).

Entonces n es la división delante de la cual se ha parado el indicador, y se tiene \( \frac{c}{a} = \frac{n}{4000 - n} \) y \( x = b \frac{n}{1000 - n} \).

Este mismo método sirve para hallar la relación ó el valor relativo de dos resistencias.

Cuando un aparato, cuya resistencia se trata de medir, forma ya parte de un circuito eléctrico recorrido por una corriente, para poder emplear el método del puente Wheatstone, es necesario interrumpir dicho circuito ó tomar las medidas en frío, que es la expresión especial sancionada.

Para las bobinas de las máquinas eléctricas y de las lámparas de incandescencia, la resistencia no es lo mismo en frío ó en reposo que en caliente ó en actividad. Es muy conveniente algunas veces poder medir las resistencias en caliente, y para ello es necesario apolar á otro método.

Se toma entonces la intensidad de la corriente con un amperómetro, y la diferencia de potencial entre los dos extremos de la resistencia desconocida con un voltímetro. En este caso, según la ley de Ohm, el cociente de la segunda lectura por la primera, expresa la resistencia buscada.

Los Sres. Ayaton y Perri han ideado un instrumento con el que se obtiene directamente este cociente.

Para medir las resistencias de los líquidos, los métodos empleados son los mismos que para los conductores sólidos; pero hay que tener en cuenta algunas dificultades especiales.

Si la corriente eléctrica descompone el agua de la disolución, se deposita en los electrodos una capa gaseosa, que es el fenómeno conocido con el nombre de polarización. La resistencia parece entonces mayor de lo que es en realidad.

Entre otros medios que permiten remediar este inconveniente, se debe á M. Mathier el siguiente:

Se encierra el líquido que ha de atravesar la corriente en un tubo entre dos discos metálicos, de un diámetro casi igual al del tubo; y mientras uno de los discos está fijo, el otro es móvil de manera que puede modificar á voluntad la distancia entre los dos. Colocando un galvanómetro en el circuito se nota la desviación de su aguja para una separación dada de los discos. Luego se da á esa separación un valor l más pequeño, y se añade una resistencia R tal que la desviación del galvanómetro permanezca la misma.

En este caso, R representa la resistencia de la columna de líquido l — l', y cuanto mayores son l y l', más exacto es el resultado obtenido.

Se puede también, como lo ha hecho M. Kohlrausch, evitar la polarización de los electrodos, sustituyendo con corrientes alternativas la corriente continua ordinaria.

Entre los aparatos cuyas resistencias tienen necesidad de medir los electricistas, deben citarse los galvanómetros, puesto que en el examen de los resultados que suministran, para operar con exactitud es necesario tener en cuenta la resistencia propia del instrumento. No nos detendremos en describir los métodos especiales empleados con este objeto, por ser materia larga á la vez que árida.

Nos limitaremos á decir que se procede, ya sea por el método poco exacto llamado de la semi-desviación, por el de la igual desviación ó por el de W. Tomson. Con este último método y el de la semi-desviación se puede medir también la resistencia interior de una pila, que se mide también por los métodos de Muuro y otros electricistas.

Respecto á las capacidades eléctricas, es conveniente medir los otros cables submarinos y de los condensadores. Para estos últimos se emplea un condensador-tipo, y se procede luego de esta forma:

Después de haber cargado con una pila el condensador-tipo de capacidad C₁, se le descarga sobre el galvanómetro, anotando la desviación obtenida, y lo mismo se practica con el condensador á estudiar cuya capacidad es C₂, y que comunica á la aguja una nueva desviación D₂. Como por una parte la capacidad es proporcional á la cantidad de electricidad y en razón inversa de la diferencia de potencial, y por otra parte la diferencia de potencial no cambia en este caso, pues no es más que la fuerza electro-motriz de la pila, las dos capacidades C₁ y C₂ están entre sí en la misma relación que las cantidades de electricidad ó que las desviaciones observadas, y entonces \( C₂ = C₁ \frac{d₂}{d₁} \), con la condición precisa de emplear un galvanómetro cuyas desviaciones sean proporcionales á las cantidades de electricidad.

L. POILLÓN,
Ingeniero de Artes y Manufacturas.

(Se continuará.)

QUIMICA INDUSTRIAL.

Blanqueo de la lana.

Es un hecho conocido que la lana, blanqueada por diferentes medios, posee siempre un viso amarillento, y que es indispensable, para quitarle este tinte y obtener un blanco puro, disimularlo por medio de un color azulado que, neutralizando el amarillo, produzca un gris de un tono imperceptible ó un gris ligeramente teñido del color neutralizante. Se toman á este fin varios colores azules y violados, como la orchilla, el ultramar, el azul de Prusia, el azul de cobalto, y moderadamente el carmín de añil, la púrpura de añil y varios azules y violados de la anilina.

Los resultados obtenidos hasta aquí, por lo que se refiere á la belleza del blanco, son ya bastante satisfactorios; pero tocante á la resistencia al aire y á la luz, y á la resistencia á la acción del batán en presencia de los líquidos jabonosos que se emplean, dejan mucho que desechar.

El procedimiento propuesto por Hrr. Kallab, fundado en la aplicación del añil reducido por medio del ácido hidrosulfuroso de Schützenberger, produce un blanco del todo resistente á la luz, al aire y al batán. La diferencia notable que desde luego se presenta en el nuevo procedimiento, es que las estofas á blanquear son antes tintadas de azul, y no como se acostumbra después del blanqueo,

(1) Dejamos la palabra en francés, que en español podría traducirse por receverda, con permiso de la Academia.—(N. de la R.)