La Gaceta industrial (1885-02-10 00:00:00), página 3

te del ángulo de desviación de la aguja por el coseno del ángulo de inclinación del círculo galvanométrico.

Este instrumento permite medir cómodamente las corrientes de 1 a 90 amperios, y sirve también para la medición de las fuerzas electro-motrices.

Cuando se tiene necesidad de obtener rápidamente una medida eléctrica, se emplean los llamados galvanómetros de indicaciones rápidas. Para disminuir la duración de las oscilaciones de la aguja, Weber ideó rodearla de una masa de cobre rojo en la que la aguja, al moverse, desarrolla corrientes inducidas que reaccionan á su vez sobre el imán y tienden á fijarlo.

También se ha ideado agregar á la aguja una lámina muy ligera sobre la cual obra la resistencia de un líquido ó la del aire.

Para aumentar la rapidez de las observaciones, M. Marcel Deprez ha construido sus galvanómetros, destinados unos á medir las corrientes muy débiles, y los otros á las corrientes energéticas, que son objeto de aplicaciones industriales.

En el primer tipo, llamado galvanómetro Deprez y d'Arzonval, el imán es fijo, y móvil, por el contrario, el bastidor atraviesado por la corriente á observar. En este caso, los movimientos de este en el bastidor magnético determinan corrientes de inducción cuyo efecto es hacer parar las oscilaciones y obtener más pronto el estado de equilibrio. El imán es horizontal ó vertical, y se pueden medir hasta corrientes que sólo tengan una diezmillonésima de ampére.

En el amperómetro ó ammeter de Marcel Deprez, la graduación está hecha en amperios, para las aplicaciones industriales. Es un aparato sencillo, fácil de transportar e instalar, que da rápidamente las indicaciones exactas, y destinado muy especialmente á medir las corrientes de gran intensidad.

Entre los polos de un poderoso imán en forma de herradura, se dispone un bastidor rectangular galvanométrico, en cuyo centro se mueve una aguja de hierro dulce móvil sobre dos cuchillos y provista de una polea de cobre que forma cuerpo con ella y está en el mismo eje. Esta polea manda por medio de un hilo otra polea de un radio cinco veces menor, colocada encima á poca distancia, y cuyo eje es también móvil sobre dos cuchillos.

Este segundo eje lleva una aguja indicadora que recorre un cuadrante con divisiones, y como el trayecto recorrido por la segunda polea es cinco veces mayor que para la primera, se comprende desde luego que las indicaciones del instrumento se encuentran considerablemente amplificadas, y que ha de ser muy grande su sensibilidad.

En el bastidor galvanométrico se enrolla una lámina de cobre de gran sección (10 milímetros cuadrados por lo menos) para que presente muy poca resistencia y no modifique la intensidad de la corriente á medir cuando se la introduce en el circuito. Esta lámina de cobre va revestida de seda y solo tiene cuatro vueltas.

Dos polos-tornillos están unidos respectivamente á sus extremos, y en el bastidor galvanométrico hay un segundo circuito de gran resistencia, correspondiente á los tornillos exteriores, y cuyo objeto es medir las diferencias de potencial.

La desviación máxima de la aguja, en forma de espina, es de 10°, y dentro de estos límites se puede admitir que los ángulos de desviación son proporcionales á las intensidades de las corrientes, lo que constituye una gran ventaja. Multiplicando la cifra indicada en el cuadrante por el coeficiente particular de cada instrumento, se tiene el número de amperes de la corriente observada.

En el amperómetro Deprez y Carpentier, la presión no es tan grande, pero en cambio es un instrumento que, en caso necesario, puede ponerse en manos de un obrero cualquiera, sin que haga falta para su manejo conocimientos especiales ni práctica alguna.

Estando colocada en él la bobina oblicuamente con relación á las líneas de fuerza del campo magnético, el ángulo de desviación es anulado en un sentido para una intensidad dada, y doblado en el sentido opuesto. La corriente tiene, por tanto, que atravesar el aparato en el sentido conveniente para realizar ese segundo caso, y las indicaciones entonces son bastante claras y precisas para poder apreciar los medio-amperes.

El campo magnético está constituido por dos imanes semicirculares idénticos, entre los cuales está colocada la aguja galvanométrica de hierro dulce, móvil alrededor de un eje entre dos bobinas justapuestas. Para el arreglo del aparato se puede cambiar como se quiera la oblicuidad de la doble bobina, formada de láminas de cobre rojo de 40 milímetros de ancho, y de grueso variable. Una tabla de reducción, que va unida á cada instrumento, permite corregir las indicaciones, pues las desviaciones de la aguja no son rigurosamente proporcionales á las intensidades.

(Se continuará.)

L. POILLÓN,
Ingeniero de artes y manufacturas.

LA INDUSTRIA ACEITERA EN ESPAÑA.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS MEJORAS DE QUE ES SUSCEPTIBLE Y SOBRE LOS MEDIOS DE REALIZARLAS.

Nuestros lectores han notado, sin duda, la frecuencia con que nos ocupamos en todo lo que, más ó menos directamente, se relaciona con la elaboración de aceites, que debiera constituir en España una de las ramas más interesantes de la industria nacional, y figurar entre las más adelantadas. No es así, sin embargo, pues á pesar de constituir los aceites uno de los artículos más importantes de nuestra producción, dejan mucho que deseasen los procedimientos seguidos para la extracción, fabricación y refino, y nuestros aceites siguen vendiéndose á infimo precio, comparado con el que alcanzan los de Francia ó Italia, cuya sola ventaja es la de estar mejor elaborados que los nuestros.

Y no es que esta industria esté abandonada, como otras muchas, sin que nadie se acuerde de introducir en ella las mejoras de que es susceptible; pues sucede, por el contrario, que abundan los inventores de aparatos y procedimientos nuevos para mejorar tal ó cual operación, y no faltan tampoco cosecheros dispuestos á ponerlos en práctica. ¿Cómo se explica entonces que, en esas condiciones y con tales elementos, no progrese la fabricación de aceites, y la calidad de estos siga siendo tan inferior que casi estén relegados á ciertos usos industriales, y se vendan á menos de la mitad del precio que alcanzan las de otras procedencias?

He aquí la cuestión que nos proponemos someter á la consideración de nuestros lectores, y muy especialmente de los que, por circunstancias particulares, pueden contribuir á darle una solución satisfactoria, pues son muchos los que están en ese caso, entre los favorecedores de nuestra Revista. Antes, sin embargo, creemos de gran oportunidad hacer una rápida indicación de las mejoras propuestas y no realizadas, para tratar luego de inquirir las causas de su no realización.

En el número anterior, sin ir más lejos, dimos á conocer la