La Gaceta industrial (1885-02-25 00:00:00), página 5

llévase á cabo, sin embargo, del modo más práctico que las circunstancias del momento permiten, sin perjuicio de que mas adelante llegue á perfeccionarse mediante el ser desempeñada bajo una determinada propulsión mecánica.

Una vez obtenida la completa disolución del plomo, de cuya cantidad total sólo escapa un 4 ó un 5 por 100 á la acción electrolítica, elevase el bastidor del anodo sobre el nivel que guarda la disolución en los baños, y los sacos que contienen los residuos son entonces transportados á unos depósitos rotatorios conocidos comúnmente por el nombre de lavaderos, en donde aquéllos vacian, y una vez el reposo establecido, extraése el agua por medio de la aplicación de unos sifones, mézclanse los residuos con una cantidad proporcional de nitrato de soda, y en este estado pasan á ser fundidos en los crisoles. Esta operación da por resultado una aleación de oro y plata que, efecto de la gravedad y de sus propiedades químicas, ocupa el fondo de estos últimos, y otra segunda aleación formada por el antimonio, arsénico y demás metales que también, efecto de las propiedades citadas, permanecen mezclados con la escoria de los agentes con que se les trata.

Por lo demás, y no obstante la perfección relativa de los aparatos descritos y del sistema del profesor Keith, de quien el que suscribe fué el más humilde discípulo, á este establecimiento de Roma, que hoy por hoy constituye, sin ningún género de duda, el centro metalúrgico más vasto y mejor montado de cuantos se conocen en el mundo, aún le quedan muchos problemas que resolver y muchas dificultades que orillar, antes de que le sea dado obtener en el terreno de la práctica los beneficios que á estas industrias prometen las fórmulas químicas, los principios mecánicos y las teorías eléctricas.

M. E. Carcedo,
Ingeniero civil.

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.

Artículo 9.º (1)

Los Sres. Ayrton y Perry han ideado y construido un amperómetro ó ammetro muy cómodo por sus reducidas dimensiones, que da indicaciones instantáneas y susceptible de ser empleado, aun tratándose de corrientes muy energéticas.

Este instrumento, que es muy sencillo, puede medir corrientes hasta de 9 amperes acoplándolo sus hilos en tensión, y hasta de 90 amperes acoplándolos en cantidad. Es de corriente permanente, y como el magnetismo de un imán permanente disminuye con el tiempo, puede suceder que esta circunstancia cambie el valor en amperes de las divisiones de la escala.

Para obviar este inconveniente, los citados inventores y constructores han construido otro ammetro, en el que un resorte de espirales, fijo á la aguja indicadora, equilibra la acción de la corriente sobre ella.

Este nuevo aparato funciona con corrientes alternativas, y una tensión conveniente del resorte puede hacer inmóvil la aguja mientras la intensidad no alcance un cierto valor mínimo, y pudiendo así cambiar á voluntad la escala de las indicaciones del instrumento, se obtiene una movilidad mucho mayor.

Esto es fácil de comprender, y lo demostraremos con un ejemplo, suponiendo que se trata de medir una corriente comprendida entre 20 y 30 amperes. Se aumenta en este caso la tensión de manera que la aguja no empiece á desviarse hasta la intensidad de 20 amperes, y, merced á esta disposición, la aguja podrá experimentar una variación de 45° si la corriente varía de 20 á 30 amperes, ó sea de 40 amperes, es decir, que variará de 4 \( \frac{1}{2} \)° por ampére de variación.

Si, por el contrario, no se hubiera modificado la tensión del resorte, la misma desviación total de 45° habría correspondido á una variación de corriente de 0 á 30 amperes. Es decir, que la desviación por ampére no hubiera sido más que de \( \frac{45}{30} \), ó \( \frac{3}{2} \), ó \( \frac{1}{2} \), ó 1 \( \frac{1}{2} \), ó sea una sensibilidad tres veces menor.

Los galvanómetros medidores de corrientes que se venden en el comercio necesitan casi siempre una comprobación, y creo útil, por esta razón, indicar algunos de los medios que se emplean al efecto.

Como la cantidad de metal separado por el paso de una corriente en una disolución salina es proporcional á la cantidad de electricidad que ha circulado por ella, un primer procedimiento de comprobación consiste en hacer pasar una corriente durante un tiempo t por un electrolito y á la vez en el galvanómetro, manteniendo constante la desviación de la aguja de éste. Se mide entonces la cantidad de electricidad Q que ha pasado por el peso del metal separado ó depositado, y se tiene para la intensidad real de la corriente \( I = \frac{Q}{t} \), lo que permite ver si es exacta la indicación del galvanómetro.

Hay otro método, que consiste en introducir en el circuito de la corriente que atraviesa el galvanómetro una resistencia R, perfectamente conocida y determinada. Entonces E es la diferencia de potencial entre los dos extremos de esta resistencia, y se tiene, según la ley de Ohm, \( I = \frac{E}{R} \). Si el galvanómetro es exacto, debe estar de acuerdo con esa indicación.

Por último, pueden comprobarse las indicaciones del instrumento á comprobar con los de un galvanómetro-tipo ya comprobado.

En vez de medir las corrientes por sus efectos sobre un imán, puede apreciarse su acción sobre otra corriente, y ese es el principio en que están basados los instrumentos conocidos con el nombre genérico de electro-dinamómetros.

Un conductor fijo y uno móvil, atravesados el uno por la corriente á medir y el otro por una corriente constante, son los elementos esenciales de un electro-dinamómetro; y la desviación de la corriente móvil es proporcional al producto de las intensidades de las dos corrientes.

Algunas veces se hace pasar la corriente á medir por los dos conductores, y obrando entonces esta corriente sobre sí misma, las desviaciones son proporcionales al cuadrado de la intensidad. En este principio está fundado el primer dinamómetro de Weber.

Con estos instrumentos se pueden medir las corrientes alternativas lo mismo que las continuas, porque, cuando la corriente cambia de sentido, cambia á la vez en los dos conductores, lo que no modifica en manera alguna la acción recíproca. Un tipo industrial de electro-dinamómetro, más perfeccionado que el de Weber, es el aparato de Siemens y Halske, que anula la acción de la tierra sobre el bastidor móvil y se presta á medir grandes intensidades.

Para una corriente dada que actúa sobre un bastidor fijo y otro móvil, la acción desviadora es proporcional al producto del número de vueltas que da respectivamente sobre

(1) Véase el número anterior.