La Gaceta industrial (1885-01-25 00:00:00), página 3

no del espejo sea perpendicular al rayo luminoso, para que la imagen vaya al cero de la escala. Este imán puede también resbalar verticalmente á lo largo del eje, de manera á estar más alejado de la aguja propiamente dicha, á medida que es más débil la corriente á observar.

El galvanómetro Thompson es extremadamente sensible, y para servirse de él es necesario sustraerlo á todas las vibraciones y trepidaciones. Se construyen de diversos tipos y formas, limitándonos á citar entre ellos el de Carpenter, que ofrece algunas variantes.

Si se hiciera pasar una corriente demasiado fuerte por el hilo de un galvanómetro de precisión, podría calentarse el hilo hasta el punto de destruir su capa aisladora, ó alterar la imantación de la aguja, ó por lo menos hacer salir la imagen inductora de las divisiones de la escala. Para evitar estos inconvenientes, se apela al artificio de no hacer pasar por la bobina mas que una parte de la corriente. Al efecto, se interpone entre los dos polos tornillos del galvanómetro, lo que los ingleses llaman un shunt ó conductor de derivación, estando calculada la resistencia de éste de manera que no deje pasar al galvanómetro mas que una fracción determinada de la corriente total.

Para fijar mejor las ideas, sean \( I \) la intensidad de una corriente á observar, y \( GS \) las resistencias propias del galvanómetro y del shunt. La corriente de intensidad \( I \) se dividirá entre el galvanómetro y el shunt en dos corrientes de intensidades respectivas \( i_1 \) e \( i_2 \), inversamente proporcionales á la resistencia, y se tendrá

\[
i_1 = i \frac{S}{G+S} \quad \text{ó} \quad i_2 = I \frac{G}{(G+S)}
\]

Puesto que la interposición del shunt permite no someter el galvanómetro con la corriente \( I \) mas que á una corriente en la relación de \( I \) á \( \frac{S}{G+S} \), para reducir la corriente que actúa sobre el instrumento en una relación cualquiera \( \frac{4}{n} \), basta establecer

\[
\frac{S}{G+S} = \frac{4}{n} \quad \text{ó} \quad S = G \frac{4}{n-1}
\]

Generalmente los constructores establecen los shunt para reducir la intensidad de una corriente que obra sobre el galvanómetro, \( \frac{4}{10}, \frac{4}{400}, \frac{4}{4000} \) del valor de la corriente á observar, siendo entonces sus resistencias \( \frac{4}{9}, \frac{4}{99}, \frac{4}{999} \) de la resistencia del galvanómetro con arreglo á la anterior ecuación.

Según vimos en nuestro primer artículo, al hablar de las leyes de Kirchhof, y de los circuitos derivados, el establecimiento de una derivación entre dos puntos de un circuito disminuye la resistencia total, y por consiguiente, según la ley de Ohm, aumenta la intensidad de la corriente entre el origen de electricidad y los puntos de derivación. Así, pues, introduciendo un shunt se disminuye la resistencia entre los polos del galvanómetro, y se aumenta la intensidad de la corriente primitiva. En caso de que, por una razón cualquiera, se quiera conservar á dicha corriente su intensidad primitiva, es necesario corregir el aumento que acabamos de señalar, añadiendo para ello en el circuito principal una cierta resistencia \( P \), fácil de calcular con exactitud. Basta para ello decir que \( p \) debe ser exactamente igual á la diferencia entre la intensidad con el shunt y la intensidad sin el shunt. Es decir, que

\[
p = G - \frac{GS}{G+S} = \frac{G^2}{G+S}
\]

En la práctica se emplean como shunts de los galvanómetros, bobinas preparadas de antemano y de resistencias determinadas. Los extremos de los hilos de estas bobinas se fijan á unas placas de latón, aisladas entre sí, pero que se comunican por medio de las bobinas. Se puede hacerlas comunicar directamente por medio de clavijas conductoras de latón, que permiten á la corriente pasar directamente de una placa á la inmediata. Por el contrario, cuando se retira la clavija, la corriente se ve obligada á circular por la bobina correspondiente á la placa que la lleva, y por consiguiente en el circuito.

En resumen, los galvanómetros de que hemos hablado indican el paso de una corriente y permiten darse cuenta de si es más ó menos intensa; pero, para medir rigurosamente la intensidad de una corriente, es necesario recurrir á otros instrumentos ó aparatos de medir, que pueden clasificarse en tres categorías:

1.º Aparatos que utilizan la acción de una corriente sobre un imán, brújulas, amperómetros, etc.

2.º Los electro-dinamómetros que utilizan las acciones de las corrientes sobre otras corrientes.

3.º Los aparatos electroclíticos, cuyas medidas resultan de descomposiciones electroquímicas.

Los primeros son los generalmente empleados, y los últimos pueden servir como contadores de electricidad. Para medir la intensidad de una corriente, hay que colocar el aparato medidor directamente en el circuito, ó bien, si se le coloca en derivación, es necesario tener en cuenta las resistencias por el cálculo y corregir los resultados.

L. POILLÓN,
Ingeniero de artes y manufacturas.

SOCIEDAD «EL CROMO»
DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Á DOMICILIO.

La Lumière Electrique publicó en uno de sus últimos números, la siguiente noticia:

«Hemos sabido que con el título de El Cromo, acaba de constituirse en París una sociedad, que va á ocuparse de las aplicaciones de la electricidad á los usos domésticos, y muy especialmente del alumbrado eléctrico por medio de pilas de ácido cromico de una fabricación especial, encargándose por un precio alzado de las pilas en las casas particulares.»

Nuestro corresponsal de París, Sr. Poillón, que ha tenido ocasión de presenciar los ensayos hechos con dichas pilas, nos dice que, en vista de los resultados obtenidos, cree, en efecto, que las pilas de ácido cromico de fabricación especial van á resolver muy pronto, de una manera económica y cómoda, el problema del alumbrado eléctrico á domicilio, así como el de mover los triciclos, máquinas de coser y otras herramientas para el trabajo doméstico, y añade:

«La pila eléctrica va á dejar de ser un origen de energía demasiado débil e inconsistente en sus efectos para prestarse á las aplicaciones que acabamos de indicar. Ignoramos, por lo demás, si la Sociedad citada tiene ó no que ver con las experiencias que hemos presenciado; pero lo cierto, y esto es lo importante para el público industrial, es que la solución indicada puede considerarse como un hecho, del que nos ocuparemos especialmente en uno de los próximos números.

»Nos parece inútil encarecer la gran importancia de estos