La Gaceta industrial (1885-01-25 00:00:00), página 2

para que en él puedan instalarse desahogadamente los edificios y dependencias que un certamen de esta índole requiere. Y con el ánimo de contribuir á que su importancia crezca y sean en consecuencia más beneficiosos para el país sus resultados, el Ministro que suscribe cree llegado el caso de que V. M. acceda á los deseos del mencionado Comité, otorgándole todo el apoyo moral y la protección que sus propósitos merecen, con lo cual, por otra parte, el Gobierno no contrae responsabilidad efectiva de ningún género.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 9 de Enero de 1885.—Señor: A L. R. P. de V. M., Alejandro Pidal y Mon.

REAL DECRETO.—De conformidad con lo propuesto por mi Ministro de Fomento, veo en decretar lo siguiente:

Artículo 4.º La Exposición internacional de Industria y Artes que en el próximo año se ha de celebrar en el Parque de Madrid por el Comité organizado con el fin de realizar este proyecto, tendrá el apoyo moral y la protección del Gobierno, y especialmente del Ministerio de Fomento.

Art. 2.º La responsabilidad de todos los actos que se refieran á la dirección, administración y gestión económica del expresado certamen, será exclusivamente del Comité que toma á su cargo esta empresa y de los que lleven su representación.

Dado en Palacio á nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco.—Alfonso.—El Ministro de Fomento, Alejandro Pidal y Mon.

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.

Artículo 7.º (1)

Después de haber definido y explicado las unidades de cantidades eléctricas, es conveniente decir algunas palabras de los instrumentos creados para medirlas; pero pasaremos rápidamente sobre ese asunto, que es más propio de los electricistas de profesión que de simples aficionados ó constructores que sólo de una manera indirecta se ocupan en la organización de instalaciones eléctricas.

Necesario es, sin embargo, no confundir un galvanómetro con una caja de resistencia ó con un condensador, y vamos, por tanto, á resaltar los diversos instrumentos de medida, en cuanto eso es posible; sin auxilio de dibujos.

Empezaremos por los galvanómetros, que con más razón debieran llamarse galvanoscopios, puesto que la terminación metro implica la idea de medida, y los galvanómetros en general no hacen más que revelar la presencia de una ó muchas corrientes y á lo más compararlas entre sí; pero no puede decirse que suministren medidas exactas.

El principio en que están basados los galvanómetros radica en la antigua experiencia de Oerstedt, que consiste en aproximar á una aguja imantada sobre un eje un conductor atravesado por una corriente, con lo cual la aguja sufre una desviación. Para practicar esta experiencia, es necesario tener la precaución de alejar los objetos de hierro ó acero que estén próximos, pues pudieran obrar ellos también sobre la aguja imantada y modificar las desviaciones. Es necesario también tomar otras disposiciones cuando se trata de corrientes muy poco intensas, puesto que la acción de la tierra tiende á mantener una aguja imantada en el meridiano magnético ó llevarla á él cuando está separada, y una corriente débil sólo desviará la aguja una ligérissima cantidad apenas apreciable. Este inconveniente se evita por medio del multiplicador de Schweigger y del sistema estático.

El multiplicador Schweigger consiste en un bastidor rectangular alrededor del cual se enrolla el conductor con un gran número de vueltas y siempre en el mismo sentido, disponiéndolo de manera que la aguja imantada, cuya desviación se trata de observar, se presente en el plano de dicho bastidor y en su centro. En este caso, las diferentes vueltas del hilo ejercen acciones concordantes, y el efecto de la corriente sobre la aguja imantada se encuentra multiplicado, siendo entonces mucho más acusadas las desviaciones de la aguja.

En cuanto al sistema estático, su objeto es sustraer la aguja del instrumento de la influencia de la tierra, que es lo que Nobili ideó por primera vez, haciendo solidarias una de otra dos agujas imantadas iguales suspendidas de manera que sus polos contrarios estuvieran invertidos, una en el interior y en el plano del bastidor galvanométrico, y la otra encima. Claro es que, salva la influencia de una ligera diferencia de imantación que pueda existir entre las dos agujas hechas solidarias de esta suerte, su conjunto se hace insensible á la acción directriz de la tierra, puesto que sus polos son opuestos. En cuanto á la acción de la corriente, es indudable que obra con mucha más energía sobre la aguja situada en su plano que sobre la superior, de la que se encuentra alejada relativamente; pero ésta siente, sin embargo, algo de influencia en el mismo sentido.

La acción del bastidor es, por consiguiente, más energética sobre el sistema estático que sobre una aguja sencilla. Tenemos, pues, que la supresión casi total de la influencia directriz de la tierra y la acción más energética que ejerce el bastidor que lleva el hilo conductor de la corriente, son las dos razones que han hecho adoptar el sistema estático, y el galvanómetro ordinario no es más que un sistema estático suspendido de un hilo de seda y colocado en el interior de un bastidor multiplicador. La aguja superior se mueve en un plano horizontal en el interior de un círculo con divisiones. Una campana cilíndrica de vidrio lo cubre, y en cuanto pasa una corriente por el hilo del bastidor multiplicador, la desviación del sistema estático acusa su existencia y hasta cierto punto su intensidad.

Para hacer perceptibles las desviaciones producidas por corrientes muy débiles que no acusaría el galvanómetro ordinario, imaginó el Sr. Thompson un galvanómetro de reflexión, formado por una aguja imantada muy ligera, de unos ocho milímetros de largo, colocada encima de un pequeño espejo circular de ocho milímetros de diámetro. Sobre dicho espejo cae un rayo luminoso que va á reflejarse en una escala graduada, colocada á una distancia de un metro próximamente, y el desplazamiento de la imagen ó del punto luminoso, que permanece proporcional al de la aguja, presenta una amplitud absoluta mucho mayor, y por consiguiente más cómoda y fácil de observar.

La aguja está suspendida en el centro de la bobina induc- tora por un simple hilo de seda, y debajo de la escala con divisiones hay una lámpara que proyecta un haz luminoso por una ranura estrecha. Una lente biconvexa recoge este haz y lo hace converger sobre el espejo, mientras que un imán colocado en la parte superior del instrumento, y móvil en un plano horizontal, hace el sistema estático. Se le orienta de manera que al principio de la experiencia, el pla-

(1) Véase el número anterior.