La Gaceta industrial (1885-05-10 00:00:00), página 4

carbonatos alcalinos bajo la influencia del calor y de la presión.

Es decir, que son tres operaciones distintas, en las que las soluciones no obran á la misma concentración ni á la misma temperatura ó presión, ni tampoco es la misma la duración de la operación.

Estas operaciones, que en un laboratorio son fáciles, tienen grandes dificultades en la práctica.

Nada se dice en el procedimiento de la forma de las vasijas donde se introducen las cintas, ni cómo se han de cerrar aquéllas para resistir á la presión de tres ó cuatro atmósferas, ni cómo se sacan las cintas después de haber sufrido la acción de cada uno de los reactivos, ni una palabra sobre el procedimiento para blanquear las fibras.

Tampoco se dice cómo varían la proporción de álcali, la temperatura ó la presión, y el tiempo que han de actuar los reactivos, según que las plantas tengan más ó menos vasculosa; de modo que para poder aplicar el procedimiento á la obtención de las fibras de pita, agave, lino y cañamo, hay que acudir á la práctica, como lo hacen hoy los industriales al someter á la acción de los álcalis el esparto, la paja y las distintas clases de madera que la experiencia les ha enseñado, la concentración, la temperatura y la duración de la acción de las disoluciones alcalinas, para obtener la celulosa pura de cada uno de los vegetales.

De las consideraciones anteriores se deduce que el procedimiento no reúne verdaderas condiciones industriales, por mas que la Memoria descriptiva sea un interesante trabajo científico, que revela al sabio profesor que ha pasado muchos años estudiando con el Sr. Urbain la composición de los tejidos de los vegetales, y las memorias publicadas por estos dos sabios servirán de útil enseñanza á los industriales para investigar nuevos procedimientos, más prácticos y más económicos que el que acabó de examinar.

Este artículo es ya demasiado extenso, y dejo para otro número la publicación del procedimiento químico-mecánico de mi invención para el descorteza do del ramio y demás plantas textiles.

LUIS MARÍA UTOR.

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.

Artículo 12 (1).

Con objeto de abreviar el estudio de los aparatos de medidas eléctricas, no nos detendremos en el galvanómetro d'Obach, ideado especialmente para medir las diferencias de potencial, y que por otra parte, es casi el mismo instrumento que se emplea para la medida de las intensidades.

Sólo de paso nombraremos también el voltámetro de M. Marcel Deprez, instrumento que ofrece la gran ventaja de dar á conocer al mismo tiempo la intensidad de una corriente y la diferencia de potencial de dos puntos cualesquiera de un circuito.

Sin describirlos, indicaremos los voltámetros de los señores Deprez y Carpentier, y de Ayrton y Perry, y los procedimientos por medio de los cuales se puede comprobar ó rehacer de nuevo en un momento dado la graduación de un voltámetro.

Pasemos, pues, á los métodos ideados para la medida de las resistencias, describiendo solamente los dos más empleados, que son: el método de la sustitución y el llamado del puente de Wheatstone.

El método de sustitución es sencillo; pero en cambio sólo es exacto cuando se dispone de una pila absolutamente constante.

He aquí cómo se aplica: en un mismo circuito se dispone una pila constante, un galvanómetro de inflexión de Thomson y la resistencia á medir, y se nota la desviación de la aguja del galvanómetro.

Quitando luego la resistencia desconocida, se la sustituye por una caja de resistencia que engendra una desviación superior á la observada en la primera experiencia. Sacando clavijas de la caja se hace que la desviación sea la misma, y entonces la resistencia desconocida ó buscada, es evidentemente igual á la suma de las resistencias de las bobinas destapadas.

Es necesario, pues, para que los resultados sean exactos, que la pila sea bien constante y no cambie de régimen de una á otra experiencia. Por otra parte, el resultado sólo se indica á una unidad próximamente de las bobinas de resistencia contenidas en las cajas.

Cuantto al método del puente de Wheatstone, he aquí en qué consiste:

Supongamos que entre dos puntos A y B de un circuito eléctrico, se sustituye con dos hilos el hilo único primitivo, y se une luego por medio de un tercer hilo dos puntos de los dos primeros que tienen el mismo potencial. En este caso no pasará corriente alguna por el tercer hilo, y si pasara una, sólo podrá ser debida á una diferencia de potencial que no existe dentro de la hipótesis admitida.

Pero, según la ley Ohm, las diferencias de potencial entre muchos puntos de un mismo circuito eléctrico, son proporcionales á las resistencias comprendidas entre dichos puntos.

Sean entonces \( V_1 \) y \( V_2 \) los potenciales de los puntos A y B, entre los cuales se han establecido dos hilos: \( v' \) el potencial común de los dos puntos unidos por el tercer hilo, y \( a, b, c, d \) las resistencias de los cuatro pedazos de hilo comprendidos respectivamente entre los dos orígenes A y B y los dos puntos intermedios elegidos que tienen el mismo potencial.

Considerando sucesivamente los dos hilos, entre A y B, tendremos:

\[
\frac{V_1 - v'}{a} = \frac{v' - V_2}{c}, \quad \frac{V_1 - v'}{b} = \frac{v' - V_2}{d},
\]

ó dividiendo miembro á miembro estas dos ecuaciones:

\[
\frac{a}{b} = \frac{c}{d}.
\]

Si, pues, tres de las resistencias \( a, b, c, d \) son conocidas, y la otra desconocida, es fácil determinar ésta.

Para servirse del método, basta, por consiguiente, fijar \( a \) priori las resistencias \( a, b \), y hacer variar \( c \) por medio de una caja de resistencia hasta que los dos puntos intermedios escogidos tengan el mismo potencial, es decir, hasta que la aguja de un galvanómetro colocado en el trayecto del tercer hilo no sufra ninguna desviación, ni acuse el paso de corriente alguna. Entonces \( a \) ó \( d = \frac{b \cdot c}{a} \).

La aproximación del resultado obtenido depende, pues, de la relación \( \frac{b}{a} \), y las resistencias \( a \) y \( b \) deben ser tomadas tanto mayores cuanto más grandes sean \( a \) ó \( c \).

Cuando hay medio de determinar una resistencia muy pequeña ó de obtener una gran exactitud, la caja de resistencia ordinaria es insuficiente, y es necesario emplear el rheo-

(1) Véase el número 7.