La Gaceta industrial (1885-02-10 00:00:00), página 2

riódicas en los mismos.—Madrid 3 de Febrero de 1885.—El Ministro de Hacienda, Fernando Cos-Gayón.

En la misma sesión en que leyó el Ministro de Hacienda este proyecto de ley, presentó el de Estado el de autorización para el modus vivendi con Inglaterra, cuyo articulado dice así:

«Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno de S. M.:
Primero. Para conceder á la Gran Bretaña el trato de nación más favorecida en todo lo concerniente al comercio y á la navegación con la Peninsula hasta 30 de Junio de 1887, en que podrá ser denunciado tan pronto como el Gobierno de S. M. Británica se halle autorizado por el Parlamento para elevar del grado 26 de la escala alcoholica hasta el 30 el adeudo de un chelín, según lo estipulado en las declaraciones de 24 de Diciembre de 1884.
Segundo. Para llegar á un arreglo subsidiario en virtud del cual el Gobierno de S. M. Británica haría modificaciones más extensas superiores á 30 grados en la escala alcoholica, bastantes á satisfacer las exigencias legítimas del comercio español en compensación de los que el de S. M. el Rey introdujo en ciertos artículos del Arancel español, que hicieran desaparecer algunas de las desventajas existentes para el comercio británico.
Art. 2.º El Gobierno dará cuenta á las Cortes del uso que haga de la presente autorización.
Palacio 34 de Enero de 1885.»

Consignada antes de ahora nuestra opinión sobre este asunto, añadiremos una vez más que el aumento de 26 á 30º en la escala alcoholica que propone el Gobierno inglés, no lo consideramos aceptable para establecer un modus vivendi entre ambos países, ni mucho menos para contraer compromisos respecto á ulteriores negociaciones arancelarias de mayor alcance y transcendencia.

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.

Artículo 8.º (1)

Como decíamos al terminar el artículo anterior, cualquiera que sea la clase de aparato empleado para medir la intensidad de una corriente eléctrica, es necesario, ó colocarle directamente en el circuito, ó tener en cuenta las resistencias adicionales y corregir los resultados de la observación por medio del cálculo, si hay necesidad de poner el instrumento en derivación.

Entre los medidores de intensidad fundados en el principio de la acción de una corriente sobre un imán, hay la brújula de senos. Como hemos dicho anteriormente, cuando una bobina ó un bastidor multiplicador que rodea á una aguja imantada está atravesada por una corriente, se ve á la aguja imantada desviarse de la posición que ocupaba en el meridiano magnético. Si el bastidor está en el mismo plano que la aguja, la intensidad de la corriente es proporcional al seno del ángulo que forma la aguja con el meridiano magnético.

No nos detendremos en demostrar el hecho, ni daremos tampoco la descripción detallada de la brújula de senos, limitándonos á decir que dicho instrumento se compone de un circulo metálico vertical, encajado en la circunferencia de una garganta profunda que recibe las espiras del hilo por el que ha de pasar la corriente á estudiar, siendo movible dicho circulo alrededor de su diámetro vertical.

En un plano horizontal que pasa por el centro del circulo, se mueve una aguja imantada colocada sobre un pivote en el centro común de los dos circulos vertical y horizontal, haciéndose visibles los desplazamientos de dicha aguja por una graduación circular.

Para servirse del instrumento se coloca el circulo vertical en el plano del meridiano magnético, de manera que la aguja imantada quede en el O de su graduación, y al mismo tiempo por medio de tres tornillos, se pone perfectamente horizontal el plano del circulo dividido. En esta disposición se hace pasar por el hilo la corriente que se trata de observar, y la aguja se desvía. Se hace girar el circulo vertical alrededor de su diámetro hasta que se encuentre en el plano de la aguja, lo que se verifica cuando ésta ha vuelto al O de su graduación. El ángulo formado por la parte de vuelta que ha sido necesario dar, es precisamente el ángulo formado por la desviación de la aguja, cuya amplitud se ve en un nomius (vernier) de otro circulo horizontal colocado en la parte superior del aparato. Todo esto es bastante largo, porque cada movimiento del circulo vertical hace oscilar la aguja más ó menos tiempo.

Puesto que la intensidad de la corriente observada es proporcional al seno del ángulo z, se tiene: \( I = K \cdot \text{sen} \ z \) (siendo K un coeficiente dependiente del instrumento empleado). Es imposible, por consiguiente, servirse del aparato más allá del límite para el cual \( I = K \), porque entonces \( \text{sen} \ z = 1 \), y no puede llevarse la aguja al plano del circulo vertical. No puede ya haber equilibrio entre la acción del magnetismo terrestre y de la corriente observada.

Sin detenernos más en la brújula de senos, para no fatigar la atención del lector, hemos de decir algo de la brújula de tangentes, fundada en el principio de que una corriente circular de gran diámetro, obrando sobre una aguja imantada muy corta, produce sensiblemente el mismo efecto, cualquiera que sea la dirección de la aguja. Se demuestra que la intensidad es proporcional á la tangente del ángulo que forma la aguja imantada con el meridiano magnético; y se comprende que se haya ideado sobre este principio un aparato análogo á la brújula de senos, pero que no tiene límites respecto á la intensidad de la corriente á medir, cualquiera que sea; cuando el ángulo de desviación se aproxima á 45°, es cuando alcanza mayor sensibilidad, es decir, cuando una ligera variación de intensidad produce el máximo de efecto sobre la aguja.

Para una misma variación de intensidad, la brújula de tangentes es menos sensible en general que la de senos, porque una diferencia determinada del valor de los senos, corresponde á una variación de ángulo mayor que esta misma diferencia introducida en los valores respectivos de las tangentes. Es decir, que la variación del ángulo de desviación es mayor en la brújula de senos que en la de tangentes.

M. Gaugain ha precisado más la proporcionalidad entre la intensidad de la corriente y la tangente del ángulo de desviación, colocando el centro de la aguja imantada fuera del plano del circulo galvanométrico, á una distancia de 1/4 próxima del diámetro de dicho circulo. Ha hecho también más sensible el instrumento dando al circulo galvanométrico la forma de un tronco de cono, y enrollando en el bastidor una mayor longitud de hilo. El centro de la aguja se encuentra en la cuspide del tronco de cono.

El galvanómetro d'Obach es una brújula de tangentes en la que el circulo graduado que mide las desviaciones de la aguja es móvil alrededor de su diámetro horizontal y puede estar inclinado sobre el meridiano magnético. La intensidad de la corriente es proporcional al producto de la tangen-

(1) Véase el número anterior.