La Gaceta industrial (1884-08-25 00:00:00), página 7

res MM. Robert Koch, Gustave Wolffhügel, Goffsky y Leffler, han demostrado que el calor seco no era suficiente, y que era preciso recurrir á una desinfección por el calor seco y el húmedo combinados.

No vamos á entrar aquí en todos los detalles de estas interesantes experiencias, ni á reproducir las numerosas discusiones que han tenido lugar con este objeto en la Sociedad de higiene y que pueden verse en la Revue d’hygiène. Mirándolo bajo otro punto de vista, cuando se trata de la vida de un ser humano, creemos que no se debe descuidar nada. Poco importa que la desinfección no sea completa (dado caso que no lo fuera); ¿hay que farse elegante á ella, descuidando los demás medios preservativos? Poco importa que los objetos á desinfectar se enrojezcan ligeramente, que duren más ó menos después de haber sido desinfectados; ¿es esta una razón para no hacer nada ó para esperar á que se llegue á la perfección? No lo creemos.

Todo eso no significa nada al lado de la vida de un solo hombre que se puede preservar, que esto cueste un poco más ó un poco menos, importa poco; es el fin lo que se busca, y puesto que hay un progreso cierto realizado, un resultado obtenido, no nos detengamos y marchemos resueltamente adelante.

Probaremos que todo el mundo está conforme en que las estufas convenientemente repartidas pueden prestar incontestables servicios; si no son la perfección misma, realizan un gran progreso bajo el punto de vista de la humanidad. No es, pues, sorprendente ver funcionar estas estufas en todas las grandes ciudades de Europa: en Inglaterra, en Alemania, están por todas partes en los hospitales, habiendo también estufas públicas.

En Francia, desde 1877, se ha organizado una campaña, y esta agitación no ha sido estéril, pues el empleo de las estufas tiende á generalizarse. En París, la Asistencia pública posee 10 estufas. El prefecto de policía, á consecuencia de un informe de MM. Pasteur y Colin, en el Consejo de higiene y de salubridad del Sena (44 Junio 1884) ha prescrito la creación de varios lazaretos públicos de desinfección. Existe, además á disposición del público cierto número de carrajes para trasportar á los hospitales los atacados de enfermedades contagiosas. Recientes circulares, publicadas en los periódicos, han explicado la manera de llamar á domicilio estos carrajes.

Las 40 estufas construidas en los hospitales de París se relacionan con dos tipos generales:

1.º Estufa caldeada por el gas, y
2.º Estufa caldeada por el vapor;

En las estufas de desinfección conviene combinar los efectos del calor seco y del húmedo. Después de haber funcionado durante un tiempo determinado con aire caliente seco (una media hora, por ejemplo), es conveniente enviarle aire caliente húmedo bajo la forma de vapor, no habiendo que temer la condensación, dada la elevada temperatura del ambiente.

Los objetos caldeados serán penetrados fácilmente; al cabo de una media hora, se abrirá el registro para producir una corriente de aire caliente y seco. Sobre estos datos están basadas las estufas de desinfección de Rouen, Reims y Amboise, etc., etc.

En estas estufas se emplean con preferencia, como productores del calor, el gas y el vapor. El sistema con campana de fundición á hogar ordinario no sirve, puesto que no puede admitir, sino difícilmente, un termo-regulador.

Se emplea también el horno Michel-Perret con un advertidor eléctrico indicando las variaciones de temperatura que puedan producirse; estando advertido, siempre se puede llevar la temperatura al grado que deba tener. Este advertidor eléctrico funciona con mucha seguridad.

Una estufa de desinfección calentada por gas, se compone de:
1.º Un horno de gas que produce el vapor.
2.º Una estufa de desinfección propiamente dicha.

La parte que recibe la estufa de desinfección está dividida en dos por medio de una separación que existe en toda su altura. La estufa se coloca en medio teniendo el horno de gas situado lateralmente.

La entrada de los objetos que se van á desinfectar tiene lugar por la puerta anterior. Los cojelones se colocan sobre un carro que rueda sobre unos rails, dispuesto á este efecto; los vestidos, sabanas, colchas, etc., se colocan en otro, colocado en la parte superior de la estufa.

Una vez efectuada la introducción de los objetos, los carros se ruedan á la estufa que se cierra en seguida por medio de puertas de una construcción especial para evitar las pérdidas de calor.

La depuración se produce entonces por el aire caliente suministrado por el horno de gas del modo siguiente: en la parte inferior del horno está dispuesta una rampa de mecheros de gas; el aire frío llega por unas aberturas de los lados, se calienta por la acción de los mecheros y pasa á la estufa por unos conductos provistos de registros que se pueden maniobrar desde el exterior por medio de una manilla.

El aire caliente sigue un movimiento ascensional y penetra en la estufa por arriba, á donde para naturalmente en virtud de su poca densidad, y siendo llamado en seguida por la chimenea, se ve obligado á descender á la parte inferior, y por consiguiente, á repartirse bien en todo su trayecto sobre los objetos á desinfectar expuestos en la estufa, y en seguida se escapa volviendo á subir por los conductos para llegar á la chimenea. Es fácil formarse idea de la circulación metódica del aire caliente que asegura la economía del gas y una distribución racional del calor.

Después que los objetos que se han de desinfectar han sido sometidos algún tiempo al calor seco, una media hora poco más ó menos, según su naturaleza, se cierra el registro de la chimenea y se inyecta vapor de agua en la estufa por medio de un tubo agujereado y provisto de una llave colocada en el exterior de la estufa.

La acción calórica húmeda del vapor, unida á la del aire caliente seco, acaba de penetrar los objetos; se cierra la llave de inyección y el registro de la chimenea, se efectúa la completa evaporación por el aire caliente, que arrastra consigo todos los gérmenes miasmáticos completamente destruidos, y los evacua al exterior por la chimenea de atracción.

Una vez terminada la depuración, se abren las puertas de atrás de la estufa, se sacan los carros á la cámara posterior, aisladá de la anterior por medio de una separación. Entonces se quitan de los carros todos los objetos que han sido desinfectados con la operación que se acaba de describir, y se distribuyen al servicio por una puerta de salida.

El aparato de calefacción por el gas está provisto además de los órganos siguientes, que aseguran la regularidad de su funcionamiento:
Regulador de presión.
Regulador de temperatura destinado á mantener constante la temperatura en el interior de la estufa. El papel que juega este aparato es muy importante, siendo el punto capital para