La Gaceta industrial (1882-03-25 00:00:00), página 11

Unidad de resistencia.—La unidad de resistencia empleada por Siemens antes de que se fijara la actual, era, según los aparatos tipos construidos por el doctor Werner, la resistencia de una columna de mercurio, químicamente puro, tomado á la temperatura de cero grados centígrados, de un metro de longitud y un milímetro cuadrado de sección.

La unidad adoptada hoy para la medida práctica de las resistencias, ha recibido el nombre de Ohm (1) equivale á 10^6 unidades C. G. S.

La investigación de unidades eléctricas se debe, ya lo hemos dicho, como la mayor parte de los rápidos adelantos que ha experimentado el estudio de la electricidad en tan corto número de años, á la telegrafía.

La necesidad de establecer grandes líneas de cables submarinos, hizo que en 1861, la Asociación británica, para el adelanto de la ciencia, encargase á una comisión especial el estudio de la cuestión, bajo el doble punto de vista científico y práctico. En las memorias de esta comisión (2) es donde se hallan las bases de la electrometría moderna, hoy sancionadas en su mayor parte por el Congreso internacional de electricidad celebrado en París en los últimos meses del año anterior.

El Congreso ha decidido que una comisión internacional determine el valor absoluto del Ohm. Su representación material en la actualidad, es la resistencia á cero grados centígrados, de una columna de mercurio puro, que tenga un milímetro cuadrado de sección, 1,0436 metros de longitud (3).

La unidad mercurial establecida anteriormente por Siemens, equivale á 0,9536 Ohms.

La resistencia de un kilómetro de alambre de hierro de cuatro milímetros de diámetro, empleado en las líneas telegráficas, está comprendida entre 9,27 y 10,41 Ohms; admitiendo 10 como término medio, resulta que el Ohm está representado aproximadamente, por la resistencia de 400 metros de alambre telegráfico de cuatro milímetros de diámetro.

Para grandes resistencias se emplea la denominación de Megohm (un millón de Ohms), y para las pequeñas la de Microhm (una milésima de Ohm).

La intensidad de una corriente eléctrica se aprecia en varios aparatos, á cuya cabeza figuran los galvanómetros de diferentes sistemas.

Se aprecia prácticamente una resistencia cualquiera, introduciendo en un circuito una bobina ó carrete, llamado de resistencia, el cual ofrece una resistencia conocida.

La construcción de dicho carrete está sujeta á ciertos principios. El alambre que lo forma, unas veces de mallechort, otras de platino iridizado, recubierto por una doble envolvente de seda impregnada en parafina, tiene una longitud de 1 á 2 metros, y un diámetro de 0,5 á 0,8 milímetros; sus extremos están soldados á barras de cobre, y el todo encerrado en una caja de latón delgado, á fin de poder sumergirla en agua, hasta adquirir aquella temperatura, para la cual la resistencia es verdaderamente la unidad.

Una serie de diferentes carretes graduados, constituyen una caja de resistencia. Los extremos del alambre de cada carrete, están soldados á placas de cobre, separadas unas de otras por agujeros que se pueden cerrar con tapones de latón, de cabeza aisladora. Se introduce un carrete en el circuito, quitando el tapón del agujero correspondiente.

Los diversos tipos de cajas de resistencia que hemos visto en la Exposición, pueden apreciar, según la combinación de los tapones, resistencias comprendidas entre 1 y 10000.

Unidad de fuerza electromotora.—La unidad de fuerza electromotora ha recibido el nombre de Volt, y vale 10^8 unidades C. G. S. No tiene representación material exacta.

Un elemento de Daniell tiene una fuerza electromotora de 1,42 Volt próximamente, uno de Grove 1,942 Volt, y uno de Brunsen 1,9 Volt. El Volt está, pues, bastante bien representado por la fuerza electromotora de un elemento de Daniell.

Latimer Clark, sin embargo, ha construido un elemento especial de zinc amalgamado, cuya fuerza electromotora, 4,457 Volt, permanece constante con la condición de no emplearlo para producir corriente. Este tipo puede ser de gran aplicación en la práctica.

Unidad de corriente. Esta unidad, designada con el nombre de Weber, ha recibido en el último Congreso de electricidad, el nombre de Ampere, en homenaje á tan ilustre físico.

Es la intensidad de la corriente producida por la fuerza electromotora de un Volt en un circuito, cuya resistencia total es de un Ohm. Vale \( \frac{1}{10} \) de la unidad C. G. S.

El Vol, dividido por el Ohm, da el Ampere.

La intensidad de la corriente, puede determinarse, desde luego, por medio de un galvanómetro absoluto, del electrodi-namómetro, ó del voltímetro.

Edison ha presentado en la pasada exposición, con el nombre Webermetro, una balanza sumamente sensible que determina la cantidad de corriente eléctrica que ha atravesado un circuito en un tiempo dado.

El Webermetro puede prestar notables servicios respecto del puente de Wheatstone, el galvanómetro de Thomson y otros aparatos ya citados de que se valen los físicos para apreciar actualmente las cantidades eléctricas.

El nuevo aparato del infatigable inventor norte-americano, revela y permite medir, según asegura, una corriente tan débil, que no depositará más que diez miligramos de cobre en el espacio de un siglo.

Unidad de cantidad. Esta unidad ha recibido el nombre de Coulomb: es la cantidad trasportada en un segundo por un Ampere. Vale \( \frac{1}{10} \) de la unidad C. G. S.

Unidad de capacidad. La capacidad de un condensador, que contiene un Coulomb, cuando se halla cargado á la potencial (1) de un Volt, se llama Farad. Vale \( \frac{1}{10^8} \) de la unidad C. G. S.

Esta unidad es demasiado grande para la práctica y se emplea el Microfarad, que es la milésima parte del Farad, Un Microfarad vale \( \frac{1}{10^6} \) de la unidad C. G. S.

Se hallan en el comercio condensadores graduados en múltiplos y submúltiplos del Microfarad.

Las unidades absolutas adoptadas por el Congreso internacional de electricidad de 1881, es de esperar sean las definitivamente aceptadas por el mundo científico é industrial, como lo ha sido, salvo ligeras excepciones, el sistema métrico decimal de pesas y medidas para las transacciones comerciales. Al principio experimentarán los ingenieros algunas dificultades en el cálculo de las máquinas eléctricas por la impropiedad de los términos empleados; pero más tarde se habitarán como lo han hecho con la resistencia de materiales y otros cálculos mecánicos en que se emplean nombres que no expresan desde luego la idea que representan.

(1) Se llama potencial de un punto al trabajo desarrollado por la unidad de electricidad positiva situada en él, cuando dicha unidad se aleja hasta el infinito, suponiendo que la distribución eléctrica del sistema permanece constante durante este alejamiento.

(1) Cada una de las unidades verbales, lleva, generalmente, el nombre del físico que más se ha distinguido en su investigación.
(2) Reports of the Committee on Electrical Standards appointed by the British association for the advancement of Science.
(3) Unités de mesure des grandeurs, électriques, par M. D. Monnier.