La Gaceta industrial (1880-02-25 00:00:00), página 10

es bien seguro que hallaría las reformas por medio de las cuales la cavadora Darby sería la máquina con que labrar el olivar alineado.

Hace ya más de un año que hablamos con el fabricante; pedía entonces por la máquina que tenía en Elstington 25.000 pesetas; pero era evidente que el valor que le daba se fundaba en la novedad y la patente de que disfruta. A nuestro entender, y la examinamos muy despacio, no veíamos razón para que pasara el coste en Inglaterra de 15.000 pesetas. Si efectivamente llega á este precio, y se hace, como nos aseguraron gentes que habían trabajado con ella, 5 hectáreas al día, la cavadora llevará al arado de vapor la ventaja de invertir menos capital para la misma cantidad de trabajo, así como necesita también menos personal.

Si tuviéramos escuela de agricultura práctica, que no la tenemos, á pesar del bombo que se le da al cien pies que existe con el nombre de Escuela general de agricultura, la cavadora Darby sería seguramente una de las máquinas que se hallaría sometida á un estudio serio y detenido y peculiar á las condiciones de España.

J. G. H.

METEORÓGRAFO DE THÉORELL.

Los que visitaron la sección sueca en la última Exposición universal de París, pudieron observar un notabilísimo aparato expuesto por el Sr. Sörrensen, constructor de Stockholmo, aparato ideado por el Sr. Théorell, y llamado muy propiamente meteorógrafo. Este aparato, ó instrumento meteorológico, sirve para inscribir en caracteres romanos, á cada cuarto de hora, la presión atmosférica; las indicaciones de dos termómetros, uno de hola seca y de condensación el otro; la velocidad y dirección del viento, por último, y en la misma línea, la hora de la observación.

El reloj que regula la periodicidad de las inscripciones es remontado cada cuarto de hora por medio de una corriente eléctrica del mismo aparato, teniendo la pila empleada gran duración, de suerte que las observaciones quedan registradas automáticamente, en tanto que queda blanco en la tira de papel que las recibe. El aparato puede quedar abandonado á sí mismo, merced á esta circunstancia, durante tres meses, sin que cese de inscribir cuatro veces por hora las indicaciones de los diferentes instrumentos meteorológicos.

El meteorógrafo Théorell, ha sido probado por medio de un continuo y largo servicio en los observatorios de Upsal y de Viena y, no obstante la gran complicación de sus órganos, no se ha descompuesto lo más mínimo; lo que dice cuanto es el esmero con que lo construye el Sr. Sörrensen. En Upsal, inscribe este aparato regularmente seis veces por hora las indicaciones de cuatro aparatos meteorológicos, que dan de este modo y durante más de seis años 376 cifras por día. En Viena, está en servicio desde 1874, y puede funcionar cuatro veces por hora, sin que hasta ahora haya dejado de ser perfecto este servicio.

En la figura adjunta representamos el meteorógrafo registrador que imprime en un poste central las indicaciones de los instrumentos meteorológicos con quienes está en relación por medio de alambres eléctricos; disposición que permite colocar diferentes instrumentos de observación en los sitios más favorables para que funcionen bien. Pero antes de describir el aparato, creemos conveniente dar una idea general del principio en que está basado el servicio de sus diferentes partes.

Un eje horizontal soporta nueve ruedas, en cuya circunferencia van distribuidos los signos tipográficos que sirven para imprimir las indicaciones de los diversos instrumentos. Una de estas ruedas inscribe la hora; los termómetros y el barómetro necesitan dos cada uno, de las cuales una es para los números enteros y otra para los decimales; por último, las otras dos ruedas están en relación con los instrumentos que dan la velocidad y la dirección del viento, de quince en quince minutos: cada una de estas ruedas es accionada por un pequeño aparato electro-magnético, que recibe su movimiento de otro aparato semejante, en relación con el instrumento meteorológico, cuya indicación debe ser registrada; el número conveniente es de este modo conducido á la parte superior de todas las ruedas, y la banda de papel no tiene más que bajar para recibir simultáneamente todas las impresiones.

Para hacer comprender por qué método los diversos instrumentos traducen sus indicaciones en una rotación de la rueda que les corresponde en el aparato registrador, vamos á ver las diferentes fases de esta acción sobre uno de los termómetros. Los termómetros empleados por el Sr. Théorell difieren de los ordinarios solamente en que están abiertos en el vértice de modo que dejan subir ó bajar libremente un hilo delgado de acero para ponerse en contacto con el mercurio, cualquiera que sea la altura á que este último llegue por efecto de las variaciones de la temperatura ambiente. Por otra parte, en el poste central y cerca del aparato impresor, se encuentra una pequeña máquina electro-magnética, cuyo movimiento es regulado por un volante; cada quince minutos, un movimiento de relojería, que establece el contacto eléctrico, la pone en movimiento. En el circuito de este pequeño motor, y en el sitio en que se encuentra el termómetro, se ha dispuesto un electro-imán, cuya armadura tiene vibraciones sincrónicas de la del poste central, puesto que la misma corriente atraviesa los dos aparatos. Las dos armaduras llevan ruedas de escape semejantes, de modo que hacen una revolución al mismo tiempo.

En la estación del termómetro, el eje de esta rueda es vertical y lleva un paso de rosca que obliga á una tuerca á subir ó bajar entre guías cada vez que gira la rueda. A esta tuerca va fijo un hilo de acero que se mueve en el tubo del termómetro para ponerse en contacto con el mercurio; además, la división de las dos ruedas de escape y el paso de rosca del eje están calculados, de suerte que al pasar el extremo del hilo de acero por delante de las divisiones sucesivas de la escala termométrica, las cifras correspondientes de la rueda del registrador desfilan en la parte superior por delante de la banda de papel. Así, mientras que descende el hilo en el tubo del termómetro, la rueda correspondiente del registrador lleva debajo de la banda las cifras correspondientes dispuestas á verificar la impresión. Este doble movimiento continúa hasta que el hilo de acero toca el mercurio; el contacto eléctrico que entonces se establece, tiene por efecto poner un nuevo electro-imán en el circuito de una segunda pila. La armadura de este electro-imán es atraída inmediatamente y su movimiento produce dos efectos; el primero de estos efectos es de pasar las dos ruedas separando los escapes que le dan el movimiento que hemos analizado; el segundo efecto es hacer disponible por el juego del barómetro, por ejemplo, la acción del aparato electro-magnético principal que no ha cesado de funcionar.

La misma sucesión de movimientos tiene lugar por lo que respecta al barómetro, que es de sifón, y cuya altura se mide también por el contacto de un hilo de acero.