La Gaceta industrial (1877-05-25 00:00:00), página 8

El astrónomo citado, y el reputado físico M. Pouillet, tuvieron casi á un mismo tiempo la idea de medir la energía de la radiación solar exponiendo á los rayos del sol un peso determinado de agua encerrada en una envolvente de superficie útil conocida. Examinando la elevación de temperatura del agua al cabo de un cierto tiempo, y añadiendo las pérdidas debidas al paso al traves de la atmósfera y á la dispersión de los rayos, llegaban á calcular de una manera aproximada la potencia dinámica total desarrollada por el sol.

Pero los instrumentos ideados por estos dos sabios estaban plagados de imperfecciones que daban origen á numerosas causas de error, y que Ericsson ha evitado con su calorímetro solar, representado en la figura 1.ª adjunta, obteniendo con él un medio de medir con rigurosa exactitud la intensidad de los rayos solares.

vacío más perfecto posible, y una envolvente para la circulación del agua mantiene una temperatura media.

Para medir la intensidad de la radiación solar en un momento dado, ha ideado Ericsson el actinómetro representado en la figura 2.ª. Este instrumento se compone de una esfera hueca de cobre muy delgado, animada de un movimiento de rotación, y colocada en el interior de una cámara cilíndrica en que se ha hecho el vacío. Esta esfera, revestida de negro de humo en el interior y en el exterior, está expuesta á los rayos del sol, introducidos al traves de una lámina delgada de cristal de caras paralelas que cierra el orificio de la cámara, y tiene un diámetro igual al de la esfera.

La cámara en que se hace el vacío está rodeada por una envolvente de circulación de agua para mantener una tem-

(Fig. 1.)

Este instrumento está dispuesto, como indica el dibujo, sobre una mesa ó tablero móvil instalado en el interior de un observatorio rotativo. Compárese:

1.º De un recipiente de cobre lleno de agua en el interior, y cubierta con una capa de negro de humo la superficie expuesta á los rayos del sol. Un termómetro colocado en el interior del líquido, indica las variaciones de temperatura, y un agitador movido por una correa y la pequeña polea marcada en el dibujo, permite obtener una temperatura media.

2.º De una cámara que afecta exteriormente la forma de un tronco de cono vuelto, cerrada por una lente plano-convexa, que concentra en el calorímetro todos los rayos que caen sobre el círculo de la base. En dicha cámara se hace el vacío más perfecto posible, y una envolvente para la circulación del agua mantiene una temperatura media.

El movimiento de rotación de la esfera se obtiene por medio del pequeño volante dispuesto en el árbol hueco unido á la esfera. Un termómetro atraviesa dicho árbol, y el recipiente revestido de negro de humo ocupa el centro de la esfera, participando, por consiguiente, del movimiento de rotación producido por el volante. La capacidad del recipiente es considerable con relación á la del tubo graduado, como se ve en el dibujo, de manera que las más pequeñas variaciones de temperatura se acusan con exactitud y rapidez.

He aquí ahora la manera como se establece la comparación entre este instrumento y el termómetro ordinario. Siendo la superficie de la esfera igual á cuatro grandes círculos, y la superficie ocupada por el haz luminoso igual á uno, es evi-