La Gaceta industrial (1869-05-31 00:00:00), página 7

cion extensa de todos los detalles, se alargaría y dificultaría en extremo este artículo, cuyo objeto es simplemente dar una idea de la maravillosa máquina á las personas extrañas á la ciencia.

GERARDO HERNÁEZ DE PEREA.

MANÓMETRO DE PESO.

Explicacion del aparato. Careciendo la industria de un manómetro bastante seguro para poder fiar enteramente en sus indicaciones, y habiendo nosotros ideado uno que, á nuestro modo de ver, reúne á esta condición la de ser su construcción bastante sencilla para poder entrar en el terreno industrial, lo damos á luz, sometiéndolo al juicio de las personas ilustradas, guiados tan solo por la idea de que pueda ser de alguna utilidad.

Para comprender el principio en que se funda, supongamos un tubo indefinido, puesto en comunicación por uno de sus extremos con una caldera de vapor ó depósito de gas comprimido, y en cuyo interior exista un émbolo, que teóricamente ni pese ni tenga rozamiento alguno con las paredes. Sabemos que se ha convenido en decir que el vapor ó gas tiene tensión de una atmósfera cuando su fuerza elástica, oponiéndose á la gravedad, es capaz de sostener una columna de mercurio, cuya base sea el émbolo y cuya altura en el interior del tubo sea 760 mm; tensión de dos atmósferas, cuando puede sostener una columna de la misma base y doble altura, es decir, una cantidad doble de mercurio, y así sucesivamente. De esto resulta, que si, para fijar las ideas, hacemos igual á 3 mm el radio interior del tubo, diremos que el gas ó vapor tiene tensión de una atmósfera, cuando obrando sobre una superficie de

\[
\pi R^2 = 3,14159 \times 3^2 = 28,27
\]

base del émbolo, sostiene 292 gr.,021, peso del mercurio contenido en la columna cilíndrica; tensión de dos atmósferas, cuando obrando sobre la misma superficie, sostiene 2 x 292 gr.,021; tensión de media atmósfera, cuando obrando sobre la misma superficie, sostiene

\[
\frac{1}{2} \times 292 \text{gr.},021 = 146 \text{gr.},010.
\]

Desde luego se comprende que si, conforme hemos supuesto, permanece constante la superficie sobre que actúa el vapor ó gas, importa poco que la materia de que estén hechos estos pesos sea el mercurio, ni que tenga la forma cilíndrica de la columna; así, que si del émbolo suponemos parte una varilla terminada en un platillo, uno y otro sin peso, mediríamos en atmósferas la tensión de la caldera, con solo colocar sobre el platillo pesos de 292 gr.,021, de un metal cualquiera, y de una forma también arbitraria, como por ejemplo, la prismática, tan perfectamente como antes lo hacíamos con la columna de mercurio, y con la ventaja de ser en este caso el aparato más cómodo en la forma. Tal es el principio en que se funda nuestro manómetro de peso, sustituir al mercurio otro metal, que no siendo líquido evite la forma incómoda de la columna.

Sentado esto, pasemos á su descripción, en la cual nos ajustaremos, para mayor claridad, al modelo que representan las figuras y que sirve para 12 atmósferas. Nótese que las mismas letras representan las mismas cosas en todas ellas.

Figura 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Deben distinguirse en este aparato tres partes esencialmente distintas: caja de compresión, aparato de transmisión y receptor indicador.

Caja de compresión.—Tiene por objeto servir de intermedio para que el vapor ejerza sobre el aparato su acción como fuerza, pero no como foco de calor. Se compone esencialmente de una doble caja C bastante resistente para que no cambie sensiblemente de volumen cuando el vapor comprima el aceite de oliva que la llena; las paredes exteriores á b son de hierro, y las interiores m m de madera. Esta caja comunica con el depósito de vapor por medio del tubo de hierro encorvado t t' t", que como la caja, lleva sus dos ramas recubiertas interiormente por una chapa de madera; la rama u u' u", que va llena de aceite, presenta dos estrangulaciones, en las cuales el diámetro interior queda reducido á 6 mm; dos llaves U y U', taladradas por un conducto de 6 mm también, atraviesan el tubo, precisamente en estas estrangulaciones, cuya abertura puede por lo tanto disminuirse á voluntad, haciéndolas girar más ó menos. Por medio de esta disposición de la caja y del tubo, se consigue que el vapor comprima el aceite, pero apenas lo caliente.

Aparato de transmisión.—Consiste en un tubo T T', que desde la parte superior del aparato llega casi al fondo de la caja C, á la que va perfectamente unido en el punto en que la atraviesa, y cuyo diámetro interior es de 6 mm. Este tubo presenta, desde unos 12" más arriba del punto