La Gaceta industrial (1869-05-31 00:00:00), página 8

en que se une á la caja, dos hendiduras longitudinales opuestas \(a, a'\) (figuras 1.* y 2.* y 3.*), y en su interior lleva un vástago cilíndrico \(v\) de un diámetro algo menor. Con objeto de impedir la comunicación de la caja \(C\) con el exterior, por el espacio capilar que queda entre el tubo \(T\ T'\) y el vástago \(v\), sin que haya rozamiento apreciable, se halla dicho vástago metido en un tubo de caoutchouc (figura 4.*) que se adhiere á él en \(ss\); se eleva enseguida á lo largo de sus paredes, y revolviéndose sobre sí mismo, desciende luego por las interiores del tubo \(T\ T'\) al que se une en su extremidad \(i\). Por medio de esta disposición se consigue evitar la comunicación con el exterior y el rozamiento, puesto que al elevarse ó descender el vástago, las superficies interiores, engrasadas por el aceite, resbalarán fácilmente, mientras que la exterior del caoutchouc, se adhiere á las asperezas que presentan las del vástago \(v\) y el cilindro \(T\ T'\), como se ve en la figura, adquiriendo el conjunto un movimiento, en cierto modo, análogo al de un dedo que se saca de un guante. De este modo se consigue que la presión que el vapor ejerce sobre el aceite, se transmita íntegra al vástago \(v\), pues la pérdida ocasionada por el rozamiento es insignificante, y está en parte compensada con la presión que ejerce la columna de aceite \(ll'\ t' ll'\).

Receptor indicador.—Está compuesto de una serie de 24 prismas de hierro \(p...\), de 16" de longitud, 2,3 de ancho y \(1/4\) de alto cada uno; dimensiones que dan por peso de cada prisma 146gr.,010, suponiendo 7,78 la densidad del hierro. Como se ve, el peso de cada uno de estos prismas equivale á la presión que el vapor ejerce cuando tiene media atmósfera de tensión sobre una superficie de 28mm.27, que es precisamente la superficie de la base del vástago \(v\) sobre que actúa el vapor, aunque indirectamente. Encajan con holgura por sus extremos en un bastidor \(B\ B\), y van todos atravesados en su medio por el tubo \(T\ T'\). Cada uno de ellos está unido con los inmediatos, del modo que indica la figura 5.*; presentan en sus extremos un bocado de 2mm. de altura y de todo el espesor del prisma, de modo que en definitiva aparece éste terminado por dos láminas salientes de las que la inferior y más larga, de 1mm. de espesor, va doblemente encorvada en ángulo recto con objeto de que pueda introducirse en el bocado del prisma inmediato inferior (1). Como se comprende, una vez enlazados todos de este modo, bastará elevar el primero, para que progresivamente vayan elevándose todos los demás; se ve también que la máxima distancia que puede haber entre cada dos prismas, es de un milímetro. Con objeto de poder elevar el primero por la acción del vapor, va unido á la parte superior del vástago \(v\) por medio de dos láminas, que saliendo de este por las hendiduras \(a, a'\) del tubo, penetran en el espesor de dicho prisma. Lleva este además una cremallera que al elevarse hace girar un piñón, al cual va unida la aguja indicadora. Estando soldados el vástago y la cremallera al primer prisma, es claro que en su peso, 146gr.,010, van incluidos los de estas dos piezas.

Modo de funcionar el aparato. Una vez bien comprendido el aparato, supongamos que no ha empezado á funcionar; los 24 prismas de hierro descansarán unos sobre otros, y la aguja estará dirigida á la parte superior. Si ahora, por medio de la tuerca que existe en el extremo inferior del tubo \(t\ ll'\ t'\), ponemos á este en comunicación con la caldera ó depósito de gas comprimido, estando abiertas las dos llaves \(ll\) y \(ll'\), el vapor ejercerá sobre la columna de aceite que llena el tubo \(ll'\ t'\), una presión que el líquido trasmitirá íntegra al vástago \(v\); éste se elevará, arrastrando uno por uno tras de sí los prismas rectangulares de hierro, y con el primero la cremallera, que al subir hará recorrer á la aguja \(1/4\) de la circunferencia por cada prisma que se eleve; es decir, el arco correspondiente á la media atmósfera que cada uno representa, y de este modo se equilibrarán mutuamente la tensión del vapor y el peso de los prismas. A medida que la tensión aumente, se tendrán que ir elevando mayor número de prismas, y conforme disminuya irán descendiendo, para que constantemente se conserve el equilibrio.

Supongamos que, como indica la figura 1.*, la aguja señala 1 \(1/4\), es decir, \(3/4\) de la circunferencia del cuadrante; como hemos visto que por cada arco igual á \(1/4\) de dicha circunferencia que avance la aguja, se eleva un prisma, es evidente que se habrán elevado tres. Ahora, pesando cada uno de los prismas 146gr.,010, los tres prismas suspendidos por el vapor representan un peso de 146gr.,010, x3, y como sabemos que cuando el vapor obra sobre una superficie de 28mm.27, ó sea la del vástago \(v\), teniendo media atmósfera de tensión, equilibra un peso de 146gr.,010, resulta que en tal caso su tensión será de tres medias atmósferas, ó sea atmósfera y media.

Se ve, pues, que la aguja indica perfectamente la tensión del vapor en la caldera.

Observaciones sobre el manómetro. Una de las condiciones esenciales que debe reunir el aparato es la inalterabilidad de sus partes, si han de merecernos confianza sus indicaciones. Esta condición se halla realizada, puesto que el tubo de caoutchouc que va en el interior del \(T\ T'\), única parte alterable, por la propiedad que posee esta sustancia de perder su elasticidad con los cambios de temperatura, está al abrigo de estos cambios por la disposición especial de los tubos y caja de compresión. Contribuyen también á este efecto la estrangulación \(ll'\) y la buena calidad del caoutchouc, que deberá estar pri-

(1) Este engranaje de los prismas no está bien indicado en la figura 1.*