La Gaceta industrial (1866-01-01 00:00:00), página 334

ha hecho del de Saussure un aparato enteramente nuevo, dotándole de una sorprendente sensibilidad.

Conocidos son de todos los efectos fisiológicos de la humedad de la atmósfera, sin la cual nuestros órganos acabarían por no funcionar; siendo por otra parte también perjudicial el exceso, de manera que puede decirse que el estado sanitario de una región depende en gran parte de la cantidad de agua atmosférica que contiene.

La necesidad de conocer el estado de la atmósfera, abrió al popular capuchino la puerta del menestral y la choza del pastor. Su principio está basado en un fenómeno muy sencillo: el agua penetrando en los poros de ciertas sustancias orgánicas las acorta, engruesándolas hasta el punto de que la fuerza de contracción pueda emplearse en levantar grandes pesos, como tuvo lugar en Venecia, mojando las cuerdas para poner en pie las columnas de granito de las plazas de San Marcos, y en Roma en la erección del obelisco de Sisto V.

Saussure se valió de un principio análogo, ó sea del aumento que el cabello desengrasado experimenta en su longitud por la humedad. El higrómetro de Monier, basado como hemos dicho en el mismo principio, tiene la apariencia de un barómetro metálico con menos diámetro y mitad de espesor. Una aguja se mueve alrededor de una semicircunferencia, que contiene 100 divisiones desde 0° á 100°, es decir, sequedad y humedad grande. La otra semicircunferencia lleva divisiones termométricas que corresponden á un encorvado termómetro de mercurio.

La aguja recibe el movimiento por medio de una disposición muy ingeniosa. El cabello es el motor, y en la caja circular hay tres pequeñas poleas en los vértices de un triángulo inscrito en la semicircunferencia, y otra en el centro á la que va unida la aguja. En la pared de la caja hay un tornillo en el que se fijan dos cabellos, que pasan luego sucesivamente sobre las tres pequeñas poleas de manera que formen el triángulo y luego á la polea central, viéndose sujetarse á un pequeño resorte de acero pegado á la caja: mercéd á esta disposición el inventor puede dar á los cabellos una longitud de 40 centímetros. El resorte tiene una tensión de seis decigramos, lo cual da para cada cabello tres decigramos, tensión que ya no es prudente llevar más adelante.

La acción de ambos cabellos y su gran longitud dan al aparato una extrema sensibilidad. Las paredes laterales de la caja están llenas de agujeros que permiten al aire penetrar con facilidad hasta los cabellos y circular á su alrededor.

La graduación del higrómetro se practica colocándolo primero debajo de una campana que contenga cloruro de calcio, y marcando cero en el sitio en que se detiene la aguja; se introduce luego una esponja impregnada de agua y se marca 100 grados en la nueva posición. Los higrómetros de Mr. Monier son comparables entre sí, lo cual les da un notable valor para las observaciones científicas.

Esta clase de aparatos lo mismo que los higróscopos, de que es el tipo el capuchino, no pueden pronosticar con exactitud el tiempo. Las corrientes húmedas vienen de húcia arriba; el instrumento caminará pues hacia la humedad cuando sea ya evidente para el observador el descenso del barómetro, del cual el higrómetro de Monier solo puede servir de comprobante.

Su fácil manejo le abrirá la entrada en varios establecimientos, como por ejemplo, en los hospitales, cámaras para la cría de los gusanos de seda, estufas, fábricas de hilados, aprestos, etc.: su sensibilidad es tal que marca 30 grados de diferencia entre una casa recién construida y otra antigua.

Recordamos finalmente que la humedad del aire es un elemento esencial del clima, y que debe variar hasta cierto límite en razón del temperamento de cada cual; las personas delicadas y sobre todo los enfermos, no deben respirar otro aire que aquel cuyo grado de humedad fije el médico de antemano. Si el higrómetro indica que es demasiado húmedo, se le despojará de exceso de agua por medio de cloruro de calcio colocado en un plato en el aposento: si es demasiado seco, bastará saturar la atmósfera con un pequeño evaporador, de esos que pulverizan los líquidos, regulando de este modo la cantidad de agua absorbida por los pulmones.

DAMASO CALVET.
(Diario de Barcelona.)

PARTE INDUSTRIAL.

MEMORIA SOBRE LA FABRICACION DE COLORES POR MEDIO DE LAS BRESAS DE LA HULLA POR MR. TH. COUPIER.

(Conclusion.) (4)

Según la tan verosímil teoría de Hofmann, la mejor anilina para el rojo debe ser una mezcla de 1 de anilina y 2 de toluidina. Tales son, según él, los únicos productos fiables.

Veamos cómo estas condiciones se realizan en la práctica. Los aceites se venden generalmente con un grado de destilación fijado de antemano, ya al 90 por 100, ó al 50, ó al 25, es decir, destilando 90, 50 ó 25 por 100, á una temperatura inferior á 100°. El producto más empleado para las anilinas para rojo, es el de 80 por 100. Tratando una gran cantidad de estos aceites en un aparato separador, dice Mr. Coupiér, he hallado que generalmente se componían de

56 á 60 por 100 de benzina
13 á 18 por 100 de toluena
5 á 6 por 100 de xilena
y el resto de aceites pesados, cumenas, etc.

Se comprende fácilmente que la transformación de esta mezcla no puede hacerse de una manera conve-

(4) Véase el número anterior.