Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-25 00:00:00), página 9

quita con la mano derecha la barra de latón, sosteniendo mientras tanto con la izquierda el estribo para impedir que gire ó se rompa la seda; se pone en su lugar el índice y encima la pequeña aguja imantada del magnetómetro, y se deja entonces reposar el fanal, sin variarlo de posición, sobre su soporte graduado.

La construcción del índice requiere una poca práctica no difícil de conseguir. Tómese un trozo de tubo delgado de vidrio ó de cristal, de unos cuatro milímetros de diámetro, y sosteniéndolo por los extremos con las dos manos, expóngase su parte media á la llama de un soplete ó de un mechero de gas ó de espíritu de vino, dándole vueltas hasta que se caliente bien al rojo en una extensión de unos dos centímetros; apártese entonces de la llama, y estirándolo en sentido vertical, primero bruscamente y después despacio hasta producir un alargamiento de 40 á 50 centímetros próximamente, se obtiene un finísimo tubo capilar, de cuya parte más rectilínea se saca el índice.

La escala que ha de servir para medir los desvíos de la aguja imantada conviene que esté dividida en partes que representen las tangentes trigonométricas de dichos desvíos angulares, á fin de que las lecturas obtenidas en los experimentos sean directamente aplicables á la fórmula que implica el principio de la tangente antes citado, en que se fundan las mediciones con esta clase de instrumentos. La figura II representa una proyección horizontal del disco circular de madera que sirve de base al magnetómetro, y sobre la misma figura está indicada la construcción geométrica usual para el trazado de la escala de tangentes. Tómase para ello como unidad la tangente del ángulo de 45°, la cual se considera dividida á uno y otro lado del cero de la escala en cien partes iguales marcadas de diez en diez; trázanse desde el centro del círculo las secantes correspondientes á los puntos de división, y se marcan en la superficie anular de la escala los trazos de intersección mutua con los números 10, 20, 30.... 100, los cuales representarán evidentemente magnitudes proporcionales á las tangentes de los arcos, ó bien las mismas tangentes naturales si se consideran como centésimas partes de la de 45° que se toma por unidad. Así, por ejemplo, si observamos un desvío de 75 divisiones, la tangente natural será 0,75, correspondiente á un ángulo cuyo valor no nos interesa conocer. Sin embargo, como para los ángulos mayores de 45° caen ya tan juntas las secantes que determinan las tangentes naturales, sería muy errónea la observación, y entonces es preferible observar directamente el número de grados del ángulo de desvío, para buscar por él el valor de la tangente natural en una tabla trigonométrica: al efecto, el semicírculo opuesto á la escala de tangentes se divide en grados sexagesimales hasta 90° á uno y otro lado de la línea media 00.

Fig. 11.

El ajuste del magnetómetro exige además las disposiciones siguientes: 1.º, trazado de dos diámetros perpendiculares mm y pq que sirven para centrar la escala y determinar el punto e por donde debe pasar la prolongación del hilo de suspensión de la aguja cuando el instrumento está nivelado; 2.º, un estilete de latón de unos cuatro milímetros de altura situado perpendicularmente al plano de la escala en su centro e, á fin de que sirva de marcación para nivelar el instrumento; operación que se ejecuta por medio de los tornillos t (figuras 10 y 11), hasta conseguir que la punta del estilete se vea en la prolongación de la hebra de seda, dirigiendo por todos lados visuales al nivel de la cara superior del soporte; 3.º, y por último, con objeto de evitar el error de paralaje que pudiera ocasionar en la lectura de los desvíos la dis-