Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-04-25 00:00:00), página 30

almas, hubo que renunciar á tal sospecha de haberse violado el secreto de la confesión.

Y como estas cosas no suelen estar ocultas mucho tiempo, al fin se descubrió el procedimiento, y nuestro carpintero ha venido á dar con su cuerpo en la cárcel, y con su fama en manos de la justicia, en virtud de querella formulada por el párroco, deseoso con razón de justificar su opinión de reservado.

Prometen ser divertidas las actuaciones de semejante proceso.

Modo de eliminar las burbujas del aire de un tubo barométrico.—En las mudanzas, por mucho cuidado que se tenga, suele haber un mueble que rara vez llega intacto á su destino: tal es el barómetro. Verificándose su traslación con frecuencia verticalmente, y no bastando algunas veces la cantidad de mercurio contenida en el sifón para llenar toda la cámara barométrica, las oscilaciones del mercurio arrastran burbujas de aire que, introduciéndose en el tubo, separan la columna; el poco diámetro del tubo impide, á pesar de la inversión y de las sacudidas, la expulsión de estas burbujas de aire.

He aquí un medio, á la vez tan sencillo y práctico como poco dispendioso, que permite efectuar con facilidad la unión del mercurio. Se toma un matraz de 500 centímetros cúbicos próximamente, con algunos centímetros de agua, cerrado por un tapón de caoutchouc ó de corcho empapado de sebo y con dos orificios por donde pasan dos tubos pequeños de cristal: uno de ellos tiene sobrepuerto un trozo de tubo de goma elástica; el otro, encorvado dos veces en ángulo recto, tiene en su extremidad un tapón pequeño de caoutchouc, que se introduce en el sifón del barómetro. Hecho esto, se hiere el agua del matraz para expulsar el aire del mismo; cuando el vapor sale con rapidez por el tubo pequeño, se retira la lámpara y se cierra este tubo comprimiéndole con los dedos; después, por la condensación del vapor de agua, se verifica el vacío en el matraz, la columna de mercurio desciende prontamente y arrastra las burbujas de aire que contiene el mercurio. Obtenido este resultado se afloja el tubo, y el aire al entrar hace subir lentamente el mercurio en el barómetro.—(M. Van Eecke, Profesor en la Escuela industrial de Courtrai.)

Aleaciones fusibles para instalaciones eléctricas ú otros usos.—Los interruptores de corriente empleados en las instalaciones eléctricas están formados generalmente de una aleación que se funde en cuanto la calefacción de los conductores puede ofrecer peligro.

He aquí, según el Electrotechnische Zeitschrift, la composición de seis aleaciones que se funden á temperaturas relativamente poco elevadas, y cuyo empleo presenta toda clase de garantías:

    Temperatura de fusión.
    Pb
    Sn
    Cd
    Bi

    95% C.
    250
    500

    100

    89°5 C.
    306

    71
    532

    76°5 C.
    344
    94
    92
    500

    68°5 C.
    260
    148
    70
    520

    63°8 C.
    240
    142
    108
    501

    63°0 C.
    207
    133
    100
    190

Para preparar estas aleaciones en las proporciones indicadas anteriormente, se funde en un baño de estearina á 370° sucesivamente el plomo (325°), el cadmio (315°), el bismuto (260°), el estaño (230°), cuidando de incorporar uno tras otro estos últimos mientras el enfriamiento.

A la temperatura ordinaria estas aleaciones son duras y quebradizas, y no se reblanecen antes de llegar á su punto de fusión.

BIBLIOGRAFÍAS.

Histoire d'un inventeur, por Georges Barral. Hermoso volumen de 600 páginas con 280 grabados.

Es el asunto de este libro la relación de cuantos inventos ha producido la fecunda fantasía de M. Gustavo Trouvé, al que la ciencia eléctrica debe tan notables aplicaciones.

Los preciosos grabados que acompañan á la obra son un incentivo más para los amateurs, que pueden