La Energía eléctrica (1928-11-10 00:00:00), página 12

Bloque de bornes para comprobación de contadores de alta tensión

Es regla general que los contadores de elevados amperajes y los de alta tensión son comprobados con más frecuencia que los de poca capacidad, lo que es muy justificado, porque los primeros tienen que registrar grandes cantidades de energía y hasta pequeñas variaciones en su precisión significan perjuicios financieros muy notables para la central suministradora de fluido. Sería sumamente molesto y costoso desmontar cada vez el contador para comprobarlo en el laboratorio de la central, aparte de que el contador sufriría en los frecuentes transportes. Se ha establecido por esto la norma de comprobar contadores de alta tensión únicamente en el lugar mismo de su funcionamiento, y sólo se les transporta al laboratorio si los resultados de la comprobación demuestran que es preciso un repaso y nuevo exacto ajuste. La comprobación en el lugar de funcionamiento se consigue más fácilmente y con mayor exactitud mediante un contador portátil de verificación, por estar entonces independiente de variaciones de carga, de tensión, de decalaje y de frecuencia.

Empleando un contador portátil de verificación, o bien vatímetros, es siempre preciso separar, por lo menos, dos hilos del contador para poder conectar en serie las bobinas de intensidad de los aparatos de comprobación. Haciendo esto frecuentemente, pueden romperse estos hilos, y puesto que los conductores de conexión entre transformadores y contador no conviene soldarlos, hay que substituirlos por nuevos. Esta sustitución significa una interrupción de todo el consumo, cosa que debe evitarse a toda trance; es decir, que también la colocación de aparatos de comprobación debe hacerse sin interrumpir el suministro. La interrupción del circuito secundario de transformadores de intensidad es además peligrosa para estos transformadores, y hasta a veces también para el montador. Por lo tanto, es preciso cerrar antes este circuito para poder intercalar sin peligro el aparato de comprobación. Esto, a su vez, equivale a una pérdida de cobro de energía suministrada, pues mientras el circuito secundario del transformador está cerrado, queda el contador parado. Si bien a veces sólo se trata de pocos minutos, puede significar tal pérdida un importe bastante elevado. En justa apreciación de todos estos inconvenientes, se construyen hace años bloques de bornes para facilitar las comprobaciones; pero éstos resultaban de tamaño algo grande y también de precio elevado.

La A E G construye ahora un bloque de bornes para comprobación de contadores de alta tensión con transformadores de intensidad y de tensión, que también puede emplearse para contadores de corriente continua y alterna de baja tensión. Tiene la ventaja de tamaño reducido, muy sencilla construcción y de precio económico. Por el aislamiento elevado de todas las piezas que llevan corriente está asegurada la seguridad absolutamente. Los bornes tubulares tienen agujeros para hilos hasta 6 mm.² de sección, de manera que los bloques pueden emplearse para intensidades hasta 25 A. La figura 1.ª demuestra un bloque sin la tapa protectora, que es precintable, mientras la figura 2.ª representa el esquema de un contador de alta tensión con dos vatímetros intercalados.

Los bornes c y i (fig. 2.ª) tienen puentes móviles.

Al hacer comprobaciones en el lugar de funcionamiento, no es, pues, necesario variar nada en los conductores que van hacia el consumidor ni a los que van al contador. Cada conexión, bien sea el cierre de los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad o el intercalar las bobinas de intensidad de los aparatos de comprobación, puede efectuarse con sólo situarse debidamente los puentes. La fijación de éstos y su buen contacto aseguran fuertes tornillos. En conexión normal están situados los puentes inclinados hacia abajo (véase el puente derecho en la figura 1.ª), uniendo así los bornes b y c, como también h y i (véase fig. 2.ª). Si se desea intercalar las bobinas de intensidad de los aparatos de comprobación, se conectan éstas a los bornes b y c, como también h y i, sin variar nada en el bloque de bornes, o sea sin interrumpir el funcionamiento del contador. Sólo después de la conexión se bajan los puentes completamente (fig. 2.ª), levantando la conexión directa entre estos bornes y dejando las bobinas de los aparatos en serie con el contador. Una vez efectuada la comprobación, se cierran otra vez los bornes b y c, como también h y i, y se desconectan los aparatos de comprobación sin interrumpir el circuito secundario de los transformadores de intensidad. Para conectar los circuitos de tensión a los aparatos de comprobación se han previsto en los tres bornes centrales del bloque tornillos a propósito. Si el resultado de la comprobación demuestra que el contador debe sufrir un repaso y nuevo ajuste, se sitúan los puentes en situación horizontal, de manera que quedan unidos los bornes a y b, como también g y h, es decir, los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad están cerrados. Entonces se puede cambiar el contador por otro sin peligro y sin interrumpir el suministro de fluido. Para evitar fraudes se suministran los bloques de bornes con tapas de metal precintable.