La Energía eléctrica (1928-10-10 00:00:00), página 12

INDUCTORES DE MANIVELA PARA MEDIR AISLAMIENTOS

En interés de la seguridad de servicio en instalaciones eléctricas, es indispensable la comprobación de su estado de aislamiento. Tales mediciones sólo resultan exactas empleando corriente continua, porque haciéndolas con corriente alterna es influido el resultado por la capacidad de la instalación en el sentido que las obtenidas resistencias de aislamiento pueden ser más reducidas que los valores efectivos.

Para efectuar fácilmente mediciones de aislamiento, ha construido la A E G una serie de aparatos provistos de inductores de manivela de corriente continua, que tanto en lo concerniente a acabado técnico como a fácil manejo responden en alto grado a las exigencias de la práctica. Tomando una batería como fuente de corriente de medición, resulta el aparato siempre pesado y molesto en el manejo, aparte que la batería envejece y, por consiguiente, no puede contarse con constancia de voltaje. En cambio, se puede producir con el inductor de manivela cualquier voltaje deseado a propósito para instalaciones de corriente industrial, y el aparato es de reducido tamaño y peso. Muy detenidos estudios han dado por resultado reducir en nuestros inductores a un mínimo dimensiones y pesos.

Respondiendo a las exigencias de la práctica, son ejecutados los diversos inductores para medir aislamientos cada uno solo para un voltaje de medición nominal. Desde luego, pueden obtenerse también otros voltajes más reducidos, eligiendo una velocidad de manivela a propósito. En las partes eléctricas se han observado todas las precauciones necesarias, y sus aislamientos se comprueban en fábrica con un múltiple de la tensión de medición. El colector gira sin producir chispazo alguno. Los aparatos no necesitan entretenimiento de ninguna clase. Las manivelas son plegables en todos los tipos para que no estorben en el transporte ni puedan perderse.

La tabla insertada más abajo demuestra hasta qué grado se logró reducir pesos y dimensiones.

En el tipo más pequeño (fig. 1) están montados inductor y ohmímetro en estrecha caja de tan reducidas dimensiones, que el aparato cabe en un bolsillo. Ha sido construido para substituir los conocidos galvanoscopios de aguja, con batería de bolsillo, por no tener las desventajas de éstos: inseguridad de la batería, dependencia del campo magnético terrestre, etcétera. La tensión de medición de 10 V. se alcanza con 3 revoluciones de la manivela por segundo. No sólo es aplicable para comprobar aislamientos, sino también para verificar conductores, fusibles, arrollamientos, etc. Se ha propuesto reducir en este aparato hasta el mínimo dimensiones y pesos, y en consecuencia ha resultado el voltaje de medición algo reducido, lo que a su vez limita naturalmente su campo de empleo.

En el aparato de fig. 2 es el voltaje de medición 220 V. lo que le hace apto para comprobar aislamientos en instalaciones de igual voltaje de servicio. También en éste se han obtenido muy reducidas dimensiones, cumpliendo así los deseos de la práctica.

Una variante de este tipo (figura 3) está provista además de un voltímetro electromagnético para poder medir también en instalaciones de corriente alterna monofásica y trifásica voltajes de servicio hasta 500 V.

Los de corriente continua pueden leerse en la escala de voltaje del ohmímetro.

El tipo de alta tensión (fig. 4), además de servir para comprobaciones de aislamientos en redes, puede utilizarse para comprobar resistencias de perforación de materiales aislantes, el estado de aislamiento de aisladores de porcelana, etcétera.

    Figura.
    Tipo
    Dimensiones en mm.
    Peso.
    Alcance.
    Voltaje de medición.

    1
    Aparato de bolsillo
    75 × 155 × 40
    0,6 k
    0,5 Megohm.
    10 V.

    2
    Tipo de montaje núm. 1
    105 × 120 × 150
    2,1
    20
    220

    2
    &gt;&gt;
    105 × 120 × 150
    2,1
    50
    440

    3
    &gt;&gt; 3 con voltímetro electromagnético hasta 500 V.
    132 × 120 × 150
    2,5
    50
    440

    4
    Tipo de alta tensión
    170 × 170 × 180
    5,6
    100
    1.000