La Energía eléctrica (1927-09-10 00:00:00), página 8

encarnado brillante, suspendido sobre tres hilos finísimos de cocón, que se coloca cuando existe completo equilibrio sobre el centro del sistema de coordenados. Los extremos de los hilos se llevan en el interior del aparato a los tres sistemas de medida, cuyo movimiento rotativo influye sobre ellos.

Los tres sistemas de medida pasan su movimiento rotativo al mismo tiempo sobre el disco de indicación, desviándole del centro en caso de desequilibrio hacia un punto, el cual significa el lugar geométrico del punto de gravitación del nuevo estado de equilibrio creado por la asimetría. La disposición está hecha de tal manera, que el disco se aproxima hacia aquel punto del triángulo que representa la fase más cargada, mientras se distancia de las otras fases menos cargadas.

De esta manera se obtiene por medio de la posición del disco indicador una imagen exacta del estado de equilibrio reinante, como se ve en la figura 2.a, que representa un asymetro de carga efectiva en montaje empotrado.

Generalmente, el ajuste de estos aparatos se hace de manera que el disco esté colocado sobre un punto del triángulo cuando el conductor correspondiente a este punto esté sobrecargado en un 50 por 100 sobre la carga máxima admitida a cada fase.

En los asymetros indicadores de tensión a tierra se llega al punto de triángulo si en la fase correspondiente hay un circuito corto directo a tierra. Existe este circuito corto en dos fases; el disco se coloca sobre la mitad de la línea de comunicación entre los dos puntos del triángulo correspondiente a las dos fases. Se debe advertir expresamente que con los asymetros sólo pueden determinarse valores relativos. Sus indicaciones no dicen nada sobre el valor absoluto de una sobrecarga en una fase, como tampoco determinan en caso de un circuito corto a tierra el sitio respectivo. De todos modos, cuando en una red trifásica de condiciones malas respecto al aislamiento están distribuidos varios asymetros de contacto a tierra, el asymetro que está más cerca al circuito corto lo marcará más visiblemente y permitirá deducir dónde aproximadamente se encuentra.

En lo que se refiere a los sistemas de medida propiamente dichos, se ha indicado que para medir la carga efectiva como ciega se necesitan tres vatímetros de inducción, mientras los indicadores de contacto a tierra llevan aparatos de medida de inducción con un movimiento de torsión muy fuerte. Por medio de una conexión especial se consigue que los campos magnéticos en los aparatos ulteriores son constantes, mientras los otros campos magnéticos alternativos, que causan la desviación del disco indicador de la tensión a tierra, son proporcionales. Todos los sistemas de medida son construidos solamente para tensiones hasta 250 voltios, y en cuanto a intensidades hasta 5 amperios.

Con tensiones e intensidades mayores se emplean transformadores de tensión e intensidad. Estos son siempre necesarios en asymetros de contacto a tierra independientes de la tensión de la red, es decir, si no están conectados con una verdadera red de cables subterráneos, pues los sistemas de medida de inducción no se pueden construir en consideración a las otras condiciones mecánicas, tan insensibles para exponerse impunemente a las descargas atmosféricas y sus consecuencias.

Esas causas se deben tomar en consideración cuando se elijan los transformadores de tensión. Las partes eléctricas deben ser calculadas de tal manera, que cada derivación sea suficiente no sólo para la tensión de fase en conexión estrella, sino también para la tensión en triángulo. De la misma manera deben tener los transformadores con núcleo de hierro otro cuarto núcleo sin enrollamiento para prevenirse de un sobrecalentamiento en una fase cuando existe un circuito a tierra prolongado. Si existen transformadores de tensión a tierra en estas condiciones, pueden emplearse para la conexión de los asymetros, como también pueden conectarse con transformadores existentes los asymetros de carga efectiva y ciega en unión de otros aparatos de medida, si su rendimiento es suficiente. Los transformadores de intensidad serán cargados por los últimos con 5 VA.; los transformadores de tensión con 15 VA.,